FR 2879094 A1 20060616 FR 0413184 A 20041210 DOMAINE TECHNIQUE DE L'INVENTION L' invention s'inscrit dans le domaine des activités de recherches médicales et biologiques sur petits animaux de laboratoire en général et à celles touchant à l'acquisition de données en imagerie médicale en particulier. L'invention porte sur un équipement en matériel conçu pour contenir dans une cellule d'isolement hermétique et stérile,un rongeur sous anesthésie gazeuse, de sorte qu'il pourra être transporté vers une unité de données en imagerie médicale. L'acquisition des images pouvant s'étaler sur plusieurs heures, les animaux contaminés ou non doivent être maintenus calmes, insensibles à la douleur et immobiles. 1 0 Cet état physiologique, caractérisé par une bonne anesthésie générale chimique ou volatile, une bonne ventilation et un bon maintien de la température corporelle, est obtenu en quatre étapes: 1 la préparation: elle assure le conditionnement de l'animal selon l'espèce, son état de santé, le protocole expérimental. 2 la prémédication: elle consiste à administrer des agents préanesthésiques destinés à calmer l'animal. 3 l'anesthésie: elle est obtenue par administration de substances inhalées / injectées ou une combinaison des deux. 4 le réveil: aussi rapide que possible, il concrétise la bonne mise en 20 oeuvre et le bon aboutissement des 3 étapes précédentes. Les étapes 1-2 et 4, étroitement liées à l'espèce, au type d'intervention et protocoles associés, s'inscrivent dans un domaine technique différent de celui de l'invention et ont été rappelées ici pour mémoire. L'étape 3 fait partie des contraintes liées à l'invention et est rappelée ci-dessous. On utilise des agents anesthésiques halogénés liquides, très volatils, non inflammables ni explosifs, en association avec un gaz vecteur tel que l'air ou l'oxygène seuls et/ou complétés par un gaz anesthésique tel que le protoxyde d'azote (N2O) . Ces agents sont: l'halothane ( CF3-CHBrCL), l'isoflurane (CF3-CHCI-O-CHF2)-l'enflurane (CHCIF-CF2-OCHF2), le desflurane (CF3-CHF-O-CHF2), le sevoflurane (CF3- CH(CF3)-O-CH2F). L'appareillage est constitué d'un débitmètre distribuant le gaz vecteur ( débit exprimé en litres par minute) qui, en traversant un évaporateur d'agent anesthésique (évaporation exprimée en % réglable) se charge dudit agent anesthésique à hauteur de la concentration affichée sur l'évaporateur.Les gaz anesthésiants sont dirigés vers différents 2 2879094 accessoires qui permettront soit d'endormir soit de maintenir endormi l'animal à traiter. -L'endormissement, permettant à l'animal de passer progressivement de l'état vigil à la pré-anesthésie, est obtenu avec l'aide d' une chambre ou cage à induction hermétique. Il faudra la remplir de gaz anesthésiants puis la vider de ses vapeurs halogénées avant de prélever l'animal à traiter. - Le maintien sous anesthésie, permettant à l'animal de passer du stade de la pré-anesthésie à l'anesthésie véritable, est obtenu avec l'aide d'un masque ou tunnel ou d'un respirateur équipé. L'appareillage délivre les gaz anesthésiants au niveau du museau de l'animal et extrait simultanément les vapeurs halogénées en excès. La présente invention traite l'aspect matériel en aval de la source de distribution de gaz anesthésiants. Elle assure l'endormissement, le maintien sous anesthésie volatile d'un animal contaminé ou non, de sorte qu'il pourra être transporté, manuellement ou automatiquement vers une unité d'acquisition de données en imagerie médicale. Elle tient compte de la sécurité des utilisateurs et de la réglementation en vigueur. ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE 1 ) pour assurer l'endormissement de l'animal, les cages ou chambre d'induction existantes sur le marché ont pour point commun: - l'obligation du remplissage du volume disponible de gaz anesthésiants suivie par l'obligation de vidange du même volume avant d'extraire l'animal pour les suites à donner. - elles sont fortement consommatrices en agents anesthésiques, gaz vecteur et autres consommables destinés à capter les vapeurs polluantes extraites. - elles exigent une manipulation contraignante, une immobilisation de l'animal relativement longue et un temps global de traitement trop important ( à paramètres d'induction constants, selon le modèle de cage et le fabricant, selon les caractéristiques physiologiques de l'animal, entre 2 à 4 mn) - elles n'évitent pas l'imprégnation de la fourrure de l'animal par les vapeurs halogénées. Exemple: Pour l'induction d'un rat de 350 grammes avec une cage d'environ 6 litres, un débit de gaz vecteur de 1.5 litre/minute, une concentration d'anesthésiques délivrée par l'évaporateur de 3 à 4.5%, on aura: - Temps d'induction: compris entre 3 et 4 minutes Consommation de gaz moteur: 4.5 à 6 litres - Consommation d'agents anesthésiques: environ 1.5 ml à 2 ml 3 2879094 - Concentration d'anesthésiques présents dans la cage: entre 30 000 et 45 000 particules par million qu'il faudra ramener à zéro particules par million et par heure au mieux ou deux particules par million et par heure au pire, dans l'environnement de travail des utilisateurs, eu égard aux risques afférents à l' exposition aux halogénés. 2 ) Pour assurer le maintien sous anesthésie volatile de l'animal, les systèmes existants sont conçus selon le principe des circuits à double canalisations avec induction des anesthésiques/extraction simultanée des gaz polluants.Dans leur forme actuelle, certains systèmes assurant la fonction d'endormissement et de maintien sous anesthésie volatile répondent à beaucoup d' applications des centres de recherches dans des conditions de sécurité convenables.Selon le modèle et le fabricant, ils peuvent être simples ou permettre le réchauffement de l'animal afin d'éviter l'hypothermie et ses conséquences. Cependant, aucun ne s'adapte exactement aux besoins des équipements permettant la saisie et l'acquisition d'images médicales. Les systèmes existants ne sont pas conçus avec des composants amagnétiques et ne permettent ni le transfert, ni la surveillance d'un animal contaminé ou immuno-déficient et dans l'état physiologique exigé , vers une unité d'acquisition de données en imagerie médicale. EXPOSE DE L'INVENTION L' invention satisfait aux fonctions suivantes: 1) assurer l'endormissement de l'animal, au moyen d'un dispositif d'induction. 2) assurer le maintien de l'animal sous anesthésie dans une cellule d'isolement (stérile ou non) fermée hermétiquement ou non. 3) assurer la mise en place de matériels et accessoires adaptés au protocole expérimental, au 25 moyen d'un accès sécurisé allant de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule d'isolement occupée par l'animal anesthésié. 4) assurer le maintien de la température corporelle de l'animal sous anesthésie, au moyen d'un système de réchauffement contrôlé des gaz ambiants contenus dans la cellule d'isolement. 5) assurer le transfert, manuel ou robotisé , de la cellule d'isolement occupée par l'animal anesthésié et réchauffé , vers l'unité d'imagerie sans risque de contamination croisée 6) assurer une sécurité optimale des utilisateurs, au moyen de prises de raccordement sécurisées à double obturation équipant tous les postes et accessoires. 4 2879094 Elle est matérialisée par deux produits différents que sont le dispositif d'induction et la cellule d'isolement. Ils sont complémentaires et interdépendants l'un de l'autre dans un contexte intégrant un outil d'acquisition des données d'images médicales (Imagerie par R.M.N). Le dispositif d'induction peut toutefois être dissocié du domaine d'acquisition de données d'images médicales puisqu'il pourra se substituer purement et simplement à la chambre ou cage à induction dans la plupart des domaines d'application où elle est en usage. En ce qui concerne le dispositif d'induction. Le dispositif d'induction est un accessoire au générateur de gaz anesthésiants permettant l'endormissement de l'animal à traiter. Il y est relié au moyen d'un circuit coaxial permettant la circulation de deux flux de gaz en simultané . L'un provenant du générateur vers le dispositif, l'autre inversement provenant du dispositif vers une unité d'aspiration des gaz polluants résiduels. Ce circuit est pourvu aux deux extrémités d'une prise mâle avec système à double obturation. Ces prises sont conçues pour se raccorder à une prise femelle, elle-même pourvue du système à double obturation.Si les prises male/femelle à double obturation sont désolidarisées l'une de l'autre, les flux d'arrivée des halogénés et d'extraction des gaz pollués résiduels seront obturés. Cet équipement permet d'isoler par rapport à l'environnement le circuit coaxial lui même mais aussi tous les dispositifs qui y sont raccordés. De plus il n'y aura aucune émission de gaz halogénés dans l'environnement si le circuit coaxial, - raccordé au générateur de gaz anesthésiants -, ne l'est pas au dispositif d'induction ou à la cellule d'isolement. Les prises male/femelle à double obturation sont conçues de façon à activer, au moment du couplage, l'extraction des gaz résiduels dans un premier temps puis l'induction des anesthésiants dans un deuxième temps de sorte que toute fuite d'halogénés, au moment du raccordement, serait captée. Elles constituent une sécurité de branchement des matériels périphériques au poste d'anesthésie. Ce système de prises mâles/femelles sécurisées équipent le générateur de gaz anesthésiants, le dispositif d'induction et la cellule d'isolement et fait partie intégrante de l'invention. Le dispositif d'induction est constitué d'un corps principal fixé sur un bâti assurant la stabilité mécanique de l'ensemble, et de deux parties mobiles solidarisables constituées par le cylindre d'induction et le corps mobile. Le cylindre d'induction est équipé , au niveau de son extrémité postérieure d'une partie conique de dimensions adaptées à l'espèce animale à contenir et à induire. L'extrémité antérieure est montée en liaison pivot par rapport au bâti. Le débattement angulaire de cette liaison pivot est limité à 90 de sorte que 2879094 le cylindre d'induction peut débattre d'une position verticale à une position horizontale. En position horizontale, le cylindre d'induction permet la mise en place, tête la première, de l'animal vif. Le passage de la position horizontale à la position verticale est réalisé manuellement par l'utilisateur du dispositif. Cette manoeuvre actionne l'ouverture mécanique d'un robinet situé dans le corps du bâti. Elle autorise le passage des gaz halogénés via un canal qui débouche dans la partie antérieure du cylindre et aboutit précisément au museau de l'animal. Les effets de l'induction sont pratiquement immédiats du fait de l'absence de volume mort à saturer. La distribution de gaz anesthésiants pourra rester très faible soit environ un volume égale au produit du volume courant par la fréquence respiratoire de l'espèce animale concernée ( V = VC x Fréq). Le cylindre d'induction est équipé d'une aspiration permanente située en amont de la source de distribution des gaz anesthésiants. Cette aspiration est en service quelle que soit la position du cylindre, (verticale ou horizontale) de façon à capter au plus près possible de la source d'émission les gaz halogénés en excès. La partie centrale du cylindre, munie d'une fenêtre transparente, permet à l'utilisateur de visualiser le comportement de l'animal à induire. A l'issue du temps d'induction nécessaire soit environ 20 à 30 secondes d'exposition, l'utilisateur interrompt l'envoi des gaz anesthésiques en basculant le cylindre de la position verticale à la position horizontale. L'animal endormi, dont le pelage est préservé des vapeurs halogénées, peut être extrait du cylindre d'induction. Pour se faire, l'opérateur désolidarise le cylindre de son bâtis et accède ainsi à la partie antérieure de l'animal. Il pourra être aisément dégagé et positionné sur un accessoire de maintien standard sous anesthésie ou dans la cellule d'isolement en position ouverte. Pendant cette période de manipulation, l'aspiration est toujours active et évacue les particules halogénées résiduelles. Ce dispositif offre un gain de temps important ( de l'ordre de 5 à 6 fois plus rapide que la cage à induction) , une sécurité accrue des utilisateurs ( les pelage des animaux manipulés est préservé des vapeurs halogénées) . Les coûts de revient des expérimentations sont donc réduits au niveau des consommations d' agent anesthésique, de gaz vecteur, d'éléments filtrants. En ce qui concerne la cellule d'isolement. Au préalable, on indique que l'utilisation de système d'imagerie par résonance magnétique interdit la proximité de matériaux magnétiques. Dans le cadre d'études sur certaines maladies, les animaux sous traitement médical et/ou chirurgical sont affaiblis et/ou contaminants. Il peut être nécessaire de les isoler des personnels qui les manipulent mais 6 2879094 aussi des autres animaux. La surveillance de leur anesthésie, de leur fréquence cardiaque, de leur rythme respiratoire, de leur température, est rendue nécessaire durant toute la durée de traitement en unité d'imagerie. La cellule d'isolement, est également un accessoire au générateur de gaz anesthésiants. Elle permet de maintenir sous anesthésie gazeuse un animal en vue de son transfert et /ou transit dans une unité d'acquisition de données en imagerie médicale.Elle est reliée au générateur au moyen d'un circuit coaxial permettant la circulation de deux flux de gaz en simultané . L'un provenant du générateur de gaz anesthésiants vers le dispositif, l'autre, inversement, provenant du dispositif vers une unité d'aspiration des gaz pollués résiduels. Il s'agit du même type de circuit que celui utilisé avec le dispositif d'induction. La cellule d'isolement est constituée d'un corps principal et d'une partie mobile appelée bulle isolante. L'ensemble repose sur un bâti fixe destiné à assurer la stabilité mécanique du produit. Cet ensemble est conçu de façon à permettre un transfert manuel ou automatisé vers le noyau d'une unité R.M.N. Le corps principal est pourvu de deux canaux spécifiques assurant, pour l'un, le prélèvement du gaz contenu dans la cellule, pour l'autre, la restitution simultanée et intégrale de ce gaz après en avoir contrôlé et / ou modifié la température. Dans ce corps principal s'emboîte un tunnel de maintien avec un canal technique à membrane perforable qui permet le passage de cathéters, sondes, électrodes, circuits respiratoires, circuits pneumatiques de commande de valve respiratoire amagnétique ou autre. La bulle isolante, constituée d'un lit, d'un tunnel de maintien et d'un contenant externe transparent, permet d'isoler l'animal contenu dans la bulle du milieu ambiant, lorsque ce contenant externe est vissé sur la molette de réglage. Certaines pièces de cette cellule peuvent être constitués d'éléments stériles à usage unique pour les applications interdisant le risque de contamination croisée. La cellule d'isolement peut être utilisée dans un isolateur dédié, en position ouverte ( absence d'isolement du milieu ambiant) ou en position fermée ( isolement par rapport au milieu ambiant) . La position ouverte est obtenue en tournant la molette de commande vers la position induction+extraction. Elle permet à l'utilisateur de positionner/contenir/préparer l'animal qui vient d'être extrait du dispositif d'induction et le maintenir endormi.I1 sera disposé sur un lit aux formes et dimensions adaptées à sa morphologie. Ce lit peut être équipé de barres d'oreilles permettant la contention de l'animal. Il peut être réalisé en matériaux transparents et de faible épaisseur. Il est réglable en inclinaison suivant l'axe longitudinal de l'animal afin de faciliter la prise de certaines images. Le museau de l'animal 7 2879094 est dirigé vers un cône permettant son immobilisation et l'admission directe des halogénés. En périphérie de ce cône et en aval de son museau, sont disposés des canaux d'extraction permettant l'aspiration maximale des gaz pollués en surplus. Après la mise en place de l'animal sous anesthésie, sa connexion aux matériels adaptés au protocole expérimental via l'accès sécurisé spécifique allant de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule d'isolement, la connexion du système de réchauffement des gaz froids contenus dans la cellule d'isolement, l'utilisateur visse le contenant externe transparent de la cellule sur la molette de commande de sorte.qu'elle sera en position fermée. La position fermée est obtenue en tournant complètement la molette de commande vers la position induction+surpression. Cette molette sera actionnée après la fermeture du couvercle transparent. La mise en service de cette fonction a pour conséquence de laisser le passage des halogénés vers l'animal alors que l'extraction sera déviée mécaniquement de sorte que l'intérieur de la cellule ne sera que partiellement aspiré. La déviation mécanique de l'extraction évite ainsi une dépression à l'intérieur de la cellule. L'animal, maintenu sous anesthésie, réchauffé, isolé du milieu ambiant, traité selon les besoins de l'application, est prêt à être transféré manuellement ou automatiquement, de la zone de préparation vers la zone de traitement telle que l'unité d'acquisition d'images médicales, ou à être mis en attente de traitement ultérieur. En phase finale d'expérimentation, l'animal sera retiré de la cellule qui pourra être 2 0 réutilisée après décontamination et/ou ré- équipée de nouveaux éléments stériles. PRESENTATION SYNTHETIQUE DES 6 SCHEMAS constituant le dispositif d'induction ( Fig 1 et 2), le système sécurisé de prises male/femelle à double obturation ( Fig 3 et 4) et la cellule d'isolement (Fig 5 et 6) 1/ 6 Schéma de principe du dispositif induction POSITION CYLINDRE HORIZONTAL ( Fig 1) - Coupe AA visualisation du clapet fermé - Coupe BB visualisation de l'arrêt en rotation du cylindre -2/ 6 Schéma de principe du dispositif induction POSITION CYLINDRE VERTICAL ( Fig 2) - Coupe AA visualisation du clapet ouvert - Coupe BB visualisation de l'arrêt en rotation du cylindre - 3/ 6 Schéma de principe prises mâle/femelle CONNECTEES ( Fig 3) 8 2879094 - 4/ 6 Schéma de principe prises mâle/femelle DECONNFCTEES ( Fig 4) - 5/ 6 Schéma de principe de la cellule non isolée POSITION OUVERTE ( Fig 5) - Coupe AA visualisation de l'arrêt en rotation de la molette - Coupe BB visualisation de la prise d'air obturée - 6/6 Schéma de principe de la cellule d'isolement POSITION FERMEE (Fig 6) - Coupe AA visualisation de l'arrêt en rotation de la molette Coupe BB visualisation de la prise d'air ouverte EXPOSE DETAILLE D'UN MODE DE REALISATION se référant aux schémas 1 à 6 ( Fig 10 1 à6) - Figures 1 et 2: Le dispositif d'induction est lié en permanence à un bâti fixe(1) posé sur une paillasse ou plan de travail. Ce bâti assurant la stabilité de l'ensemble mécanique est de dimension, de forme, de poids tels qu'il reste stable lors de la phase d'induction. Le dispositif d'induction comprend un corps principal (7) fixé sur le bâti, avec prise coaxiale femelle à double obturation (4) intégrée et de deux parties mobiles solidarisables. La première est constituée du cylindre d'induction et de contention ( 2) la seconde du corps mobile ( 3) . La prise coaxiale femelle (4) équipant le corps principal ( 7) doit être connectée ( Fig 3) et vissée à la prise coaxiale mâle à double obturation(5) du circuit coaxial raccordant le générateur de gaz anesthésiant au dispositif d'induction afin de permettre deux circulations libres et indépendantes de gaz. La première véhicule les gaz halogénés du générateur de gaz anesthésiant vers le dispositif d'induction. La deuxième extrait les gaz halogénés résiduels du dispositif d'induction vers l'unité d'aspiration des gaz pollués située en aval. Si la prise coaxiale femelle ( 4) est déconnectée ( Fig 4) de la prise mâle ( 5) , les deux flux de gaz seront obturés de sorte qu'il n'y aura aucune émission de gaz halogénés ni aspiration de l'air ambiant de l'environnement de travail. De plus, les systèmes situés en amont et en aval des prises femelle/mâle seront complètement isolés. La partie mobile appelée cylindre d'induction et de contention ( 2) est de forme et de dimension adaptées à la morphologie de l'animal à induire. Ce cylindre d'induction, muni d'une fenêtre de surveillance, est pourvu d'un perçage central permettant le libre passage des halogénés jusqu'au museau de l'animal à induire et de canaux périphériques (31) permettant la libre extraction des halogénés résiduels Le cylindre d'induction ( 2) peut être rapidement désolidarisé du corps mobile (3) lors des opérations de 9 2879094 changement de cylindre de plus ou moins grande taille par déboîtement. Le corps mobile ( 3) est monté en liaison pivot sur le corps principal ( 7) avec une rotation limitée à 90 de façon à ce que le cylindre d'induction ( 2) puisse débattre de la position horizontale (Fig 1) vers la position verticale (Fig 2). Son arrêt en rotation et translation par rapport au corps principal ( 7) est assuré par un pion d'arrêt ( 8) . Le corps mobile ( 3) est pourvu d'un perçage ( 32) permettant de faire communiquer les canaux d'aspiration ( 31) du cylindre d'induction ( 2) au perçage dédié du corps principal ( 7) quelle que soit la position ( horizontale Fig 1 ou verticale Fig 2) du cylindre d'induction (2) de sorte que l'extraction des halogénés résiduels est toujours active. L'extrémité du corps mobile ( 3) est munie d'une came ( 33) permettant l'ouverture ou la fermeture des gaz halogénés. Le clapet ( 6) selon qu'il est actionné (Fig 2 - Coupe AA) ou' pas (Fig 1 - Coupe AA) est décollé du corps principal ( 7) ou pas. Il a donc pour fonction d'ouvrir ou fermer l'arrivée des gaz halogénés. Lorsque le cylindre d'induction (2) est en position horizontale ( Fig 1) les gaz halogénés sont stoppés au niveau du clapet ( 6) qui est maintenu fermé et en contact avec le corps principal ( 7) à l'aide du ressort (34) . Cette position permet la mise en place de l'animal vif. Lorsque le cylindre d'induction ( 2) est en position verticale ( Fig 2) , les gaz halogénés peuvent franchir le clapet ( 6) ouvert et décollé du corps principal ( 7) , traverser le corps mobile ( 3) et le canal central et déboucher au centre du cylindre d'induction. Cette position permet à l'animal vif de passer au stade d'endormissement. L'état de fonctionnement de l'appareillage est repéré sur le corps mobile (3) : Position verticale du cône d'induction: Extraction+induction ( animal en cours d'induction) , position horizontale du cône d'induction: Extraction ( en attente d'animal à induire ou arrêt) -Figures 5 et 6: La cellule d'isolement est supportée par un bâti fixe (1)lui- même posé sur une paillasse ou un plan de travail. Ce bâti fixe (1) assurant la stabilité de l'ensemble mécanique est de dimension, de forme, de poids tels qu'il reste stable pendant toute la phase de préparation de l'animal préalablement induit. La cellule d'isolement comprend un corps principal (7) avec prise coaxiale femelle à double obturation ( 4), une molette de réglage (13) , et trois parties amovibles constituant la bulle isolante. La première; le lit (10) sur lequel l'animal induit est mis en place, la seconde; le tunnel de maintien (11) la troisième; le contenant externe transparent ( Fig 6 - 16) .L'ensemble monté peut être désolidarisé du bâti (1) afin d'assurer son transfert. La prise coaxiale femelle ( 4) équipant le corps principal ( 7) doit être connectée 2879094 ( Fig 3) et vissée à la prise coaxiale mâle à double obturation ( 5) du circuit coaxial raccordant le générateur de gaz anesthésiant à la cellule afin de permettre deux circulations libres et indépendantes de gaz. La première véhicule les gaz halogénés du générateur de gaz anesthésiant vers la cellule d'isolement, la deuxième extrait les gaz pollués résiduels de la cellule d'isolement vers l'unité d'aspiration des gaz pollués située en aval. Si cette prise coaxiale femelle ( 4) est déconnectée (Fig 4) de la prise mâle ( 5), les deux flux de gaz seront obturés de sorte qu'il n'y aura aucune émission de gaz halogénés ni aspiration de l'air ambiant de l'environnement de travail. De plus, les systèmes situés en amont et en aval des prises femelle/mâle (4 - 5) seront complètement isolés. Le corps principal ( 7) est équipé de deux canaux (22 - 23) et d'un perçage (40) réservé au passage du tunnel de maintien (11) et à son emboîtement. Les deux canaux ( 22 - 23) disposent de sorties à connecter au système de réchauffement de l'animal sous anesthésie ( 17). Ce système, fonctionnant en circuit fermé , comprend une pompe ( 14) destinée à extraire les gaz froids contenus dans la bulle d'isolement ( 11 + 10 +16) via un double circuit isolé thermiquement, les réchauffer, assurer leur régulation, puis les réintroduire dans la bulle d'isolement. Une des canalisations du circuit est connectée au canal ( 23) dédié à l'extraction des gaz froids contenus dans la bulle d'isolement, l'autre canalisation, équipée d'un système de chauffe et de régulation, est connectée au canal ( 22)dédié à la réintroduction des gaz réchauffés dans la bulle d'isolement. Le canal (41) 2 0 du corps principal(7)permet de faire communiquer vers l'extérieur l'aspiration /cône (19) . La première partie amovible appelé lit ( 10) est de forme et de dimension adaptées à la morphologie de l'animal à traiter. Ce lit ( 10) , transparent et de faible épaisseur, est solidaire du tunnel de maintien (11) et peut être rapidement désolidarisé en cas d'utilisation interdisant tout risque de contamination croisée ( lit à usage unique) par 2 5 simple traction. La deuxième partie amovible appelée tunnel de maintien (11) est pourvue d'un cône (19) dans lequel est positionné le museau de l'animal à traiter. Dans le prolongement du tunnel de maintien (11) existe un canal technique (18) obturé par un bouchon (12) . Ce bouchon (12) perforable assure un accès sécurisé de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Le passage ainsi dégagé permet la mise en place de cathéter, sonde, électrode... abouchant directement au niveau du museau de l'animal. Ces divers équipements seront mis en place lors de la phase de préparation de l'animal. Le tunnel de maintien (11) est également pourvu d'un canal (20) dédié au passage des gaz halogénés directement délivrés au niveau Il 2879094 du museau de l'animal et de canaux périphériques ( 21) permettant l'aspiration des gaz halogénés résiduels. Lorsque le tunnel de maintien (11) est complètement emboîté dans le corps principal ( 7) , il actionne le clapet ( 6) et permet le passage des gaz halogénés. Lorsque le tunnel de maintien (Il) est enlevé du corps principal (7), le clapet (6)obture le passage des gaz halogénés. Le tunnel de maintien (11) est orientable en inclinaison suivant son axe longitudinal. Le tunnel de maintien ( 11) est muni de repères permettant de connaître l'angle d'inclinaison décrit entre le corps principal ( 7) et le tunnel (11) . Cette fonctionnalité permet d'orienter l'ensemble lit (10) + animal+tunnel (11) de sorte que la prise de certaines images sera facilitée. Le tunnel de maintien (11) peut être rapidement désolidarisé et changé en cas d'utilisation interdisant tout risque de contamination croisée par simple traction. La troisième partie amovible appelée contenant externe ( 16) , de forme et de dimension adaptées à la morphologie de l'animal, transparent et de faible épaisseur, est visée sur la molette de réglage (13) à l'aide d'un filetage pour fermeture rapide. Sa mise en place isole complètementl'animal à traiter de l'air ambiant. Une molette de réglage ( 13) est montée en liaison pivot (fig 6 coupe AA) sur le corps principal ( 7) avec une rotation limitée à 90 par rapport à l'axe longitudinal de la cellule. Son arrêt en rotation et translation par rapport au corps principal ( 7) est assuré par un pion d'arrêt ( 8). La molette (13) se règle selon deux positions distinctes: 1 ) position cellule ouverte ( Fig 5) : extraction maximale puisque le canal d'aspiration est complètement libre 2 ) position cellule fermée (Fig 6) : extraction minimale puisque la prise d'air ( 41) située à l'extérieur de la cellule accentue les effets de la réduction d'aspiration. Lorsque la. cellule est fermée, l'extraction est utilisée comme dispositif de collecte des gaz halogénés résiduels. L'état de fonctionnement de l'appareillage est repéré sur la molette de réglage (13) - cellule ouverte: induction+extraction ( animal anesthésie non isolé de l'air ambiant) - cellule fermée: induction + surpression ( animal anesthésié, isolé de l'air ambiant, effets liés à la surpression jugulés) APPLICATIONS INDUSTRIELLES POSSIBLES Le dispositif d'induction: il peut s'inscrire dans tout domaine d'activité nécessitant - l'admission d'un gaz avec extraction simultanée du même gaz ou d'un autre gaz vers un 12 2879094 autre contenant. - une utilisation dans un milieu lui-même isolé de l'air ambiant. La cellule d'isolement: elle peut s'inscrire dans les mêmes domaines d'activités que ceux du dispositif d'induction. En outre, elle s'inscrit dans tout domaine d'activité 5 nécessitant - l'admission d'un gaz vers un contenant, lui même contenu dans un contenant fermé hermétiquement et où tous les effets de la surpression interne seront jugulés. - le traitement,en circuit fermé, du gaz contenu dans le contenant extérieur fermé hermétiquement - un accès sécurisé vers l'intérieur du contenant extérieur fermé hermétiquement et destiné au passage d'instruments / équipements divers - le transfert sécurisé du contenant extérieur fermé hermétiquement d'une zone à une autre Le système de prises male/femelle à double obturation peut s'inscrire dans tout domaine d'activité nécessitant la circulation de deux flux de gaz en sens inverse et en simultané avec obstruction de la circulation des deux flux de gaz et dans les deux sens lorsque lesdites prises mâles/femelles sont désolidarisées. 13 2879094 REVENDICATIONS 1 Dispositif pour induire un gaz à un rongeur afin de le faire passer progressivement de l'état vigile à l'état d'anesthésié puis le transférer, manuellement ou par système robotisé , dans de bonnes conditions physiologiques, vers une unité d'acquisition de données en imagerie médicale caractérisé par un dispositif d'induction directe de gaz anesthésiant (fig 1 - 2) assurant la pré-anesthésie, et une cellule d'isolement ( Fig 5 - 6) transférable assurant le maintien sous anesthésie volatile surveillée et réchauffée. 2 Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le dispositif d'induction directe de gaz anesthésiant ( Fig 1- 2) et la cellule d'isolement (Fig 5 - 6) sont des accessoires du générateur de gaz anesthésiant et y sont reliés au moyen d'un circuit coaxial qui permet la circulation libre et indépendante de deux gaz dont l'une est dédiée à l'induction des gaz anesthésiants. 3 Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 et 2 caractérisé en ce que le dispositif d'induction directe de gaz anesthésiant ( Fig 12) et la cellule d'isolement ( Fig 5 - 6) sont connectés à un système d'extraction des gaz pollués et y sont reliés via le circuit c oaxial p ermettant la c irculation 1 ibre et indépendante de deux gaz dont l'autre est dédiée à l'extraction des gaz pollués. 4 Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1, 2 et 3 caractérisé en ce que le dispositif d'induction directe de gaz anesthésiant ( Fig 1- 2) et la cellule d'isolement ( Fig 5 - 6) disposent d'une prise de raccordement femelle ( Fig 3 - 4) à double obturation à connecter à la prise de raccordement mâle (Fig 3 - 5) à double obturation du circuit coaxial de sorte que la circulation libre et indépendante de deux gaz s'effectue si les deux prises sont connectées (Fig 3). Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 4 caractérisé en ce que le dispositif d'induction directe de gaz anesthésiant ( Fig 1- 2) et la cellule d'isolement ( Fig 5 - 6) sont complètement isolés si leur prise de raccordement femelle ( Fig 4 - 4) à double obturation est déconnectée de la prise de raccordement mâle (Fig 4 - 5) à double obturation du circuit coaxial ( Fig 4) de sorte que la circulation libre et indépendante de deux gaz est interdite si les deux prises sont déconnectées ( Fig 4) 6 Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 caractérisé en ce -30 que le dispositif d'induction directe de gaz anesthésiant ( Fig 1- 2) comporte deux parties mobiles ( 2 et 3) et une partie fixe (7) solidarisée au bâti (1) 14 2879094 7 Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 caractérisé en ce que le dispositif d'induction directe de gaz anesthésiant ( Fig 1- 2) comporte deux parties mobiles ( 2 et 3) 'dont l'une, appelée cylindre d'induction, est désolidarisable de la deuxième partie mobile( 3) par déboîtement. 8 Dispositif selon la revendication 7 caractérisé en ce que la première partie mobile (2) est pourvue d'un canal central (30) permettant la libre circulation des gaz halogénés et est munie de canaux périphériques permettant la libre extraction des gaz halogénés résiduels. 9 Dispositif selon une quelconque des revendications 1 à 6 caractérisé en ce que le dispositif d'induction directe de gaz anesthésiant ( Fig 1- 2) comporte une deuxième partie mobile (3), appelée corps mobile montée en liaison pivot sur le corps principal (7) , de sorte que le cylindre d'induction tel que revendiqué en 7 et 8 peut débattre de la position horizontale (Fig 1) vers la position verticale ( Fig 2) . Dispositif selon la revendication 9 caractérisé en ce que le corps mobile (3) est pourvu d'un passage libre réservé à l'extraction ( 32) permettant de faire communiquer l'extraction du corps principal ( 7) aux canaux d'aspiration (31) du cylindre d'induction (2) de sorte que l'extraction des gaz halogénés résiduels est toujours active quelle que soit la position du cylindre d'induction ( 2) 11Dispositif selon l'une quelconque des revendications 9 et 10 caractérisé en ce que le corps mobile (3) est pourvu d'un passage commandé et réservé à l'induction de gaz d'anesthésie permettant de faire communiquer l'induction d'anesthésiques du corps principal (7) au canal central( 30) du cylindre d'induction (2) de sorte que l'induction des gaz anesthésiants est activée lors du passage du cylindre d'induction ( 2) de la position horizontale ( Fig 1)à la position verticale ( Fig 2) 12 Dispositif selon l'une quelconque des revendications 9 à 11 caractérisé en ce que l'extrémité du corps mobile (3) est pourvu d'une came (33) permettant la commande d'ouverture ( Fig 2 c oupe A A) ou de f ermeture ( Fig 1 c oupe A A) d u p assage d es gaz halogénés selon que le cylindre d'induction (2) est en position verticale( Fig 2)ou en position horizontale (Figl) 13 Dispositif selon l'une quelconque des revendications 9 à 12 caractérisé en ce que le corps mobile(3) est pourvu d'un clapet ( 6) qui, maintenu en contact avec le corps principal (7) à l'aide d'un ressort (34) , désactive le passage des gaz halogénés du corps 2879094 principal (7) vers le cylindre d'induction (2) se trouvant ramené en position horizontale ( Fig 1) 14 Dispositif selon l'une quelconque des revendications 9 à 13 caractérisé en ce que le corps mobile (3) est pourvu d'un clapet ( 6) qui, décollé du corps principal (7) par la came ( 33), active le passage des gaz halogénés du corps principal ( 7) vers le cylindre d'induction (2) se trouvant ramené en position verticale ( Fig 2) Dispositif selon l'une quelconque des revendications 6 à 14 caractérisé en ce que la partie fixe appelée corps principal ( 7) du dispositif d'induction directe de gaz anesthésiant ( Fig 1- 2) dispose de deux perçages dont l'un est relié aux circuits d'extraction des deux parties mobiles (2-3) puis au circuit coaxial allant vers l'unité d'aspiration des gaz résiduels via le système des prises male/femelle de raccordement à double obturation connecté (Fig 3) 16 Dispositif selon l'une quelconque des revendications 6 à 14 caractérisé en ce que la partie fixe appelée corps principal (7)du dispositif d'induction directe de gaz anesthésiant ( Fig 1- 2) dispose d'un autre perçage reliant les circuits d'induction de gaz anesthésiants des deux parties mobiles (2 - 3) au circuit coaxial provenant du générateur de gaz anesthésiants via le système des prises male/femelle de raccordement à double obturation connecté( Fig 3) 17 Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 caractérisé en ce - 20 que la cellule d'isolement ( Fig 5 - 6) comporte trois parties amovibles (10-11-16)s'adaptant au corps principal ( 7) lui-même équipé d'une molette de réglage (13) L'ensemble est supporté par un bâti fixe(1) d'où il peut en être ôté afin d'être transféré vers une unité d'acquisition de données en imagerie médicale. 18 Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 et 17 caractérisé en ce que la première partie amovible appelée lit (10) de la cellule d'isolement (Fig 5-6) s'emboîte ou se déboîte du tunnel de maintien (11) , et est destiné à supporter l'animal anesthésié . 19 Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 et 17 et 18 caractérisé en ce que la deuxième partie amovible appelée tunnel de maintien (11) s'emboîtant ou se déboîtant du corps principal (7) de la cellule d'isolement ( Fig 5 -6) , est munie d'un cône (19) et dans le prolongement duquel existe un canal technique (18) équipé d'un bouchon perforable (12) permettant l'accès de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. 16 2879094 Dispositif selon la revendication 19 caractérisé en ce que le tunnel de maintien ( 11) est pourvu d'un autre canal (20) dédié au passage des gaz anesthésiants délivrés en sortie du cône (19) 21 Dispositif selon l'une quelconque des revendications 19 et 20 caractérisé en 5 ce que le tunnel de maintien( 11) est pourvu de canaux périphériques d'extraction (21) permettant l'aspiration les gaz anesthésiants résiduels 22 Dispositif selon l'une quelconque des revendications 19 à 21 caractérisé en ce que le tunnel de maintien (11) est orientable en inclinaison suivant son axe longitudinal. 23 Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 et 17 et 22 caractérisé en ce que la cellule d'isolement ( Fig 5 -6) dispose d'une troisième partie amovible appelée contenant externe transparent ( 16) qui isole complètement son contenu de l'air ambiant lorsqu'il est vissé à la molette de réglage ( 13) . 24 Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 et 17 à 23 caractérisé en ce que la cellule d'isolement ( Fig 5 - 6) dispose d'une molette de réglage (13) montée en liaison pivot ( Fig 6 coupe AA) sur le corps principal (7) avec rotation limitée à 90 par rapport à l'axe longitudinal de la cellule. Dispositif selon la revendication 24 caractérisé en ce que la molette de réglage ( 13) , comporte deux positions de réglage à savoir une position ouverte ( Fig 5) qui permet une extraction maximale de par l'obstruction de la prise d'air ( 41) , et une position fermée (Fig 6) qui permet une extraction minimale de par l'ouverture de la prise d'air (41) des gaz halogénés de surpression de sorte que la pression interne dans la cellule sera très légèrement positive. 26 Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 et 17 à 25 caractérisé en ce que la cellule d'isolement ( Fig 5 - 6) comprend, outre ses trois parties amovibles, un corps principal ( 7) avec les deux perçages (22- 23) reliés au double circuit isolé thermiquement (22-23). 27 Dispositif selon la revendication 26 caractérisé en ce que la sortie du premier perçage ( 23) est reliée à la canalisation d'extraction des gaz froids contenus dans le contenant externe transparent (16) et la sortie du deuxième perçage (22) est reliée a la 3 0 canalisation chauffante réservée à la réintroduction des gaz réchauffés dans le contenant externe transparent (16) du double circuit isolé thermiquement (22+23). 28 Dispositif selon la revendication 26 caractérisé en ce que le double circuit isolé thermiquement (22+23) est relié à une pompe ( 14) permettant, en circuit fermé, 17 2879094 l'extraction des gaz froids contenus dans le contenant externe transparent ( Fig 6) et leur réintroduction après réchauffement dans le contenant externe transparent (16) 29 Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 et 20 à 22 caractérisé en ce que le tunnel de maintien ( 11) complètement emboîté dans le corps principal ( 7) est agencé pour actionner le clapet ( 6) qui permet le passage des gaz anesthésiants.