FR 2861281 A1 20050429 FR 0403481 A 20040402 L'invention concerne un type de réfractomètre qui diffère considérablement des types Al et A2 décrit dans la demande initiale N . 0312453 bien qu'il compte sur le même principe physique pour détermination de l'amétropie. II est plus simple et son utilisation est aussi plus facile mais il ne mesure pas l'acuité visuelle. Il est peut être convenable pour le balayage d'amétropie et pour vérifier une correction déjà prescrit, et avec ces rôles de l'appareil, une personne quelconque pourra lui-même l'utiliser sans besoin d'aucune assistance. La présentation brève des figures concernant type B Figure (1) : Le type B 1- Le tube, 2- La lentille, 3- La règle, 4- La ligne droite, 5 - La fente étroite 6- Le cercle, 7- Les graduations de l'angle, 8- L'indicateur, 9La poignée. Figure (2) : Exemple sur la vue visuelle à travers la fente étroite. Cet appareil se compose des parties suivantes: (selon la figure 1) - Le tube cylindrique (1) : Il mesure (9.5cm) de longueur et son diamètre dépend de celle de la lentille. - La lentille (2) : sa puissance est (+10D) et il est préférable qu'elle est de qualité supérieure et aurait un grand diamètre (5cm ou plus). Elle se fixe à l'ouverture du tube - La règle (3) : Sa longueur compte (21 cm), et son début est fusionné diagonalement avec le tube au dessous de la lentille en sorte que l'angle entre la surface de la lentille et la règle sera (75 ). II y a une ligne droite et mince(4) s'allonge sur la surface de la règle, cette ligne remplace les diapositives existant dans les deux types précédents, elle commence à côté de la lentille et s'allonge jusqu'à un point à distance de (20cm) de la lentille, ainsi chaque point de la ligne a une distance différente du foyer principal de la lentille et cette distance si en centimètres est égale à la distance dioptrique entre l'image du point même et le foyer secondaire où l'oeil est situé, et comme dans les deux appareils Al et A2, la graduation de la règle donne cette distance, et cette graduation serait de( 10D) au niveau de la lentille jusqu'au (+10D) à une distance de (20cm) à partir de la lentille, mais tout en prenant en considération que la distance à partir de la lentille signifie la distance directe et non pas la longueur sur la règle diagonale, ainsi la distance entre une graduation et autre sur la règle ne sera pas (1cm) mais (10.35 mm) selon la relation suivante: d=v/sina, où (d) est la distance diagonale, (v) est la distance droite, (a) est l'angle de l'inclinaison, à savoir que l'angle(75 ) est estimatif et non pas obligatoire vu qu'il serait plus grand au cas de l'utilisation d'une lentille d'une diagonale plus petite, vu que l'objectif de cet angle est que l'abaissement de la ligne 2861281 2 droite sur la lentille soit vertical et la fin de la ligne droite soit au niveau du bord supérieur de la lentille. - La fente étroite (5) : C'est la superficie qui couvre l'autre ouverture du tube et que contient une fente d'une largeur de (0.8 -1.2mm) , l'axe de la fente devrait être perpendiculaire avec l'abaissement de la ligne droite sur la lentille, ainsi la fente ne changera pas la clarté de l'image de la ligne droite mais elle rendra claires les lignes de la règle perpendiculaires avec la ligne longue, même en dehors du domaine de l'accommodation. La distance entre la fente et la lentille sera (9.5cm) donc celle entre la cornée et la lentille en regardant par la fente, sera presque de (10 cm). - Le cercle (6) : Il entoure le tube avec une possibilité de sa rotation (avec la règle bien sûr) à l'intérieur de ce cercle. Au côté de la fente se trouvent sur le cercle quatre graduations de l'angle (7), qui sont A, B, C, D, qui coïncident successivement avec les angles 90 , 45, 180 et 135. Sur la surface du tube se trouve un indicateur (8) qui montre l'angle et qui se situe à l'axe posé verticalement avec celui de la fente étroite. - La poignée (1) : Fait corps avec le cercle et elle est utile pour porter l'appareil lors de l'examen. - Il est préférable que l'appareil contient un cache-oeil pour couvrir l'oeil non examiné, ce qui n'existe pas sur le dessin. L'utilisation de l'appareil: On met l'indicateur à la position A où la fente étroite sera horizontale et l'abaissement de la ligne droite sur la lentille sera vertical, en cet état de cause, la vision à travers cette fente donnera une photo distinguée similaire au dessin dans la figure2, où on trouve que l'image de la ligne droite est verticale mais claire seulement dans une petite zone et dehors de cette zone en haut et en bas le flou progresse graduellement, toutefois la plupart des lignes horizontales de fa règle seront claires, et ce, en raison de l'influence de la fente étroite horizontale, tandis que les chiffres seront totalement clairs dans la même zone de clarté de la ligne droite mais le flou progresse d'une façon plus lente de celui de la ligne droite, vu que les lignes horizontales dans le chiffre (et partiellement les lignes diagonales) résisteront au flou grâce à la fente étroite horizontale. Mais la zone de la clarté totale se déplacera à toute région où le regard est concentré tant qu'elle se situe dans l'espace de l'accommodation. La personne qui utilise l'appareil doit faire un balayage visuel de la ligne droite de bas à haut jusqu'à arriver au point le plus loin à voir clairement et fit ensuite la graduation de la règle qui coïncide avec ce point et qui est la valeur de la réfraction sur l'axe 90 (la flèche dans la figure2 souligne le point le plus loin de la zone de la clarté totale qui coïncide ici avec la valeur -0.5D sur la graduation de la règle). On enregistre la réfraction sur l'axe 90 et on fait ensuite l'examen sur les autres trois axes (45 , 180 et 135 ) et ce, en tourner le tube (avec la règle bien sûr) successivement aux positions D, C et B. Etant donné que la fente étroite restera perpendiculaire avec l'abaissement de la ligne droite sur la lentille, alors le principe et la méthode de l'examen ne changeront pas, sauf il faut lire la graduation avec une position diagonale. La détermination de la réfraction des quatre axes donnera une idée claire sur l'état de la réfraction et si la personne examinée a besoin d'une correction ou non. Mais on peut également compter la réfraction finale à partir de la réfraction sur les quatre axes, et ce, à travers le fait de compter le taux [ (A-C) 1(B-D) j, où (A) est la valeur de la réfraction sur l'axe 90 , (B) est la valeur de la réfraction sur l'axe 45 , (C) est la valeur de la réfraction sur l'axe 180 , (D) est la valeur de la réfraction sur l'axe 135 , tout en prenant en considération l'indice. Ensuite on peut obtenir l'axe de l'astigmatisme et puis compter la réfraction selon le tableau suivant: 25 30 35 - où (Axe) est l'axe de l'astigmatisme, (Cyl) est la valeur de Fastigmatisme, (Sph) est l'amétropie sphérique, (A) est la réfraction sur l'axe 90, (9) est la réfraction sur l'axe 45, (C) est la réfraction sur l'axe 180 et (D) est la réfraction sur l'axe 135. (A-C)/(B-D) AXE CYL SPH +ao -+ +15.5 90 A - C C +155-++ 4.6 85 1.1(A-C) C -0.09(Cyl) +4.6-+ +2.5 80 1.23(A-C) C - 0.17(Cyl) +2.5--> +1.5 75 1.4(A-C) C - 0.25(Cyl) +1.5-> +1 70 1.6(A-C) C - 0.34(Cyl) +1-+ +0.65 65 1.6(B-D) D - 0.34(Cyl) +0.65-+ + 0.4 60 1.4(13-D) D -0.25(Cyl) +0.4-+ + 0.2 55 1.23(13-D) D - 0.17(Cyl) +0.2-+ + 0.06 50 1.1(13-D) D -0.09(Cyl) +0.06-> -0.06 45 B-D D -0.06-+ -0.2 40 1.1(B-D) D -0.09(Cyl) -02-> - 0.4 35 1.23(13-D) D - 0.17(Cyl) -0.4-+ - 0.65 30 1.4(13-D) D -0.25(Cyl) -0.65-+ -1 25 1.6(13-D) D - 0.34(Cyl) -1-+ -1.5 110 1.6(A-C) C - 0.34(Cyl) -15-+ 2.5 105 1.4(A-C) C -o.25(Cyl) -2.5-+ - 4.6 100 1.23(A-C) C - 0.17(Cyl) -4.6--> -15.5 95 1.1(A-C) C - 0.09(Cyl) -155-> - co 90 A-C C 2861281 4 REVENDICATIONS 1- Un appareil pour mesurer l'amétropie d'une façon subjective. Il se compose d'un tube (1) et d'une lentille positive(2) qui est fixée à l'ouverture du tube, d'une fente étroite (5) qui ferme l'autre ouverture du tube, d'une règle(3) liée à la lentille d'une façon diagonale, d'une ligne droite et mince (4) qui s'allonge sur la longueur de la règle d'une façon que l'oeil, qui voit à travers la fente, puisse voir l'image de la ligne droite tout entière, d'un porteur de l'appareil composé d'un cercle (6) et d'une poignée (9). 2- Appareil selon la revendication 1 caractérisé en ce que la puissance de la lentille positive est +10 dioptries. 3- Appareil selon l'une quelconque des revendication précédentes caractérisé en ce que le cercle permet la rotation de l'appareil dedans, et contient une graduation (7) pour l'angle de la rotation. 4- Appareil selon l'une quelconque des revendication précédentes caractérisé en ce que la longueur du tube est (9,5cm) c'est-à-dire (0.5cm) moins de la distance focale de la lentille. 5- Appareil selon rune quelconque des revendication précédentes caractérisé en ce que le fente étroite (5) est de largueur de (0.8 1.2mm) et son axe est perpendiculaire avec l'abaissement de la ligne droite(4) sur la lentille. 6- Appareil selon l'une quelconque des revendication précédentes caractérisé en ce que les graduations de la règle commencent à +10 dioptrie au niveau de la lentille jusqu'à -10 dioptrie au point à la distance directe de 20cm de la lentille.