FR 2865538 A1 20050729 FR 0400580 A 20040122 - 1 - Dispositif et procédé pour mesurer le contraste des franges dans un interféromètre de Michelson, et système d'examen de l'oeil incluant un tel dispositif La présente invention concerne un dispositif pour mesurer le contraste des franges dans un interféromètre de Michelson opérant en plein champ. Elle vise également un procédé mis en oeuvre dans ce dispositif, ainsi qu'un système d'examen de l'oeil incluant un tel dispositif. L'interférométrie de Michelson plein champ est une technique interférométrique dérivée du montage de Michelson classique qui permet entre autres de déduire les profils de surface et de réflectance d'un échantillon à partir des interférences réalisées entre la lumière réfléchie par l'échantillon et celle en provenance d'un bras de référence. Lorsqu'elle est mise en oeuvre avec une source de lumière temporellement faiblement cohérente, cette technique présente dans les milieux transparents et faiblement diffusants une capacité tomographique. Il s'agit alors de tomographie optique cohérente (OCT) plein champ. La figure 1 illustre ainsi la structure d'un système de tomographie OCT par interférométrie plein champ représentatif de l'art antérieur. Pour l'étude de milieux éventuellement biréfringents, d'une part, mais également dans le souci de collecter le maximum de lumière en retour de l'échantillon, l'OCT plein champ a souvent été utilisée en lumière polarisée. Dans ce cas, les deux bras de l'interféromètre de Michelson fonctionnent avec des polarisations perpendiculaires. Les interférences ne sont réalisées sur le bras de sortie qu'après projection sur un axe commun par l'emploi d'un analyseur à 45 degrés. La modulation interférométrique, jusqu'à présent nécessaire à la détection d'interférences de faible amplitude, est réalisée soit en déplaçant le miroir mobile du bras de référence, soit en modulant le chemin optique d'une des polarisations sur le bras de sortie de l'interféromètre, par exemple, par l'emploi avant l'analyse à 45 degrés, d'un modulateur photo-élastique. Les mesures d'amplitude d'interférogrammes dans des conditions médiocres de rapport signal/bruit amènent souvent à considérer des techniques de modulation de la différence de marche interférométrique couplées à des techniques de détection synchrone. L'état de phase des interférogrammes obtenus va être temporellement modifié de manière à pouvoir éliminer a composante continue éventuellement variable du signal mesuré, qui résulte de la combinaison incohérente des signaux de sortie, due soit à des - 2 - réflexions parasites, soit à des réflexions avec des différences de marche supérieures à la longueur de cohérence du rayonnement utilisé. Quand la stabilité mécanique, donc interférométrique, de l'ensemble du système impose des fréquences de modulation élevées, il arrive que la chaîne de détection, le plus souvent un capteur CCD dans le cas du plein champ, ne puisse opérer convenablement. En général, celle-ci devient le facteur limitant de la fréquence de modulation/détection donc de la capacité du système à observer des franges. Lors de l'analyse d'un interférogramme de Michelson, au moins trois mesures de l'interférogramme à des états de phase différents sont nécessaires pour déduire sans ambiguïté l'amplitude et la phase de l'interférogramme. Pour des raisons pratiques, on opte le plus souvent pour quatre mesures indépendantes obtenues pour des différences de marche séparées d'un quart de longueur d'onde. C'est donc quatre mesures qu'il est nécessaire de réaliser dans le temps caractéristique où le système d'interférences peut être considéré comme stable. Cette exigence rend d'autant plus délicate la mise en oeuvre d'une détection synchrone. Quand la stabilité temporelle de l'interférogramme fait défaut, ou que la chaîne de détection ne peut atteindre les fréquences requises, la mesure devient difficile, voire impossible. En sortie d'un interféromètre de Michelson, on utilise habituellement un polariseur à 45 degrés des directions de polarisation incidentes, sur la direction duquel les champs issus des deux bras de l'interféromètre sont projetés. Apparaissent alors les interférences. Lors de cette projection, la moitié de l'énergie entrante est perdue, ce qui contribue à dégrader les performances de l'interféromètre. Le but de la présente invention est de remédier à cet inconvénient en proposant un dispositif pour mesurer le contraste des franges dans un interféromètre de Michelson, permettant une obtention simultanée d'interférogrammes dans différents états de phase, ce qui donne accès à une mesure de leur amplitude et même de leur phase en dépit d'éventuelles instabilités. Cette invention s'applique au cas d'interférogrammes plein champ en lumière polarisée. Cet objectif est atteint avec un dispositif de mesure de contraste comprenant des moyens pour dévier deux polarisations perpendiculaires entrantes dans deux directions émergeantes différentes, ces moyens de déviation étant disposés au sein de l'interféromètre en substitution du polariseur unique. 2865538 - 3 - La lumière perdue est la projection des champs sur une direction perpendiculaire à la direction du polariseur. Or sur cette direction, on pourrait observer aussi des interférences. Remplacer le polariseur unique par un prisme de Wollaston permet d'utiliser les deux sorties comme les sorties de deux polariseurs perpendiculaires qui seraient utilisés simultanément. L'intégralité de la lumière entrante est ainsi utilisée. Les moyens de déviation peuvent être avantageusement réalisés sous la forme d'un prisme de Wollaston, dont les axes sont orientés à 45 degrés des polarisations des bras. Ce prisme est un dispositif commercial courant qui est habituellement utilisé pour séparer angulairement des radiations polarisées linéairement. L'angle de séparation est une caractéristique du prisme de Wollaston et peut être choisie dans une large gamme. Le montage d'un prisme de Wollaston en sortie d'un interféromètre de Michelson plein champ permet ainsi de réaliser plusieurs simultanées des interférogrammes à des états de phase différents. Il rend particulièrement simple et robuste l'extraction des informations d'amplitude et de phase des rayonnements issus de l'interféromètre. Le dispositif selon l'invention s'applique particulièrement bien au cas de la tomographie par OCT plein champ sur des échantillons mécaniquement instables à une échelle interférométrique. Lorsque l'interféromètre de Michelson est mis en oeuvre dans un système de tomographie OCT, l'extraction du contraste interférométrique des données se fait, compte tenu de la très faible valeur de ce contraste, par l'empli de techniques de modulation associées à des méthodes de détection synchrone. Deux à quatre mesures, selon le cas, obtenues pour des différences de marche différant de 7,/2 ou a/4 le cas échéant, sont ainsi réalisées. Ces mesures sont, par le principe même de la modulation, obtenues à des dates différentes. Garantir la cohérence de ces mesures impose de pouvoir garantir l'invariance de la différence de marche (hors la modulation recherchée) constante. A 2 = 780 nm, pour une fréquence d'échantillonnage de 100hz, par exemple, garantir la différence de marche à 714 près, s'exprime en imposant une variation de la différence de marche inférieure à V=100*7v/4=2 m/sec. Une telle contrainte rend toute mesure in vivo quasi impossible. Un second objectif de la présente invention est de résoudre ce problème relatif à la variabilité de la différence de marche. Cet objectif est atteint avec l'emploi d'un prisme de Wollaston qui permet d'obtenir au moins deux mesures strictement - 4 simultanées et en opposition de phase. En effet, si la première projection mène à la quantité : Ia=I1+I2+2. (I1. I2).cos(p) (I) où cp est le déphasage relative des deux voies, alors la seconde projection conduit à : Ia=I1+I2-2. (I1.I2).cos(9) (II) Ce qui s'écrit aussi: Ib=I1+I2+2. (I1.I2).cos(9+7r) (III) On dispose donc bien simultanément de deux réalisations du système d'interférence à deux différences de marche séparées de 1/2. Un autre problème rencontré dans un interféromètre de Michelson concerne la disponibilité de quatre mesures par modulation. En effet, l'obtention de quatre mesures pose encore plus de problèmes que l'obtention de deux mesures par modulation, toujours pour des raisons de variabilité de la différence de marche. Ce problème de disponibilité de quatre mesures est résolu en séparant en deux le faisceau par une lame séparatrice simple non polarisante. Dans l'un des deux faisceaux produits, un retard supplémentaire de ?14 est imposé entre les polarisations issues des deux bras de l'interféromètre. Une lame quart d'onde permet d'imposer ce retard. Les deux faisceaux ainsi conditionnés sont ensuite réintroduits ensemble et avec un petit 2 0 angle, dans le prisme de Wollaston de telle sorte qu'en sortie de ce dernier, on dispose alors de quatre faisceaux avec les intensités suivantes: Ia=11+I2+2. (Il.I2).cos(cp) (IV) Ia=I1+I2+2. (Il.I2).cos(q + ?r/2) Ia=Il+I2+2. (Il.I2).cos(q + t) Ia=I1+I2+2. (Il.12).cos(p+37r/2) Les interférogrammes doivent être consistants, c'est à dire que le déphasage impose (0, 7r/2, 7r, 3 n/2) doit être constant dans le champ. A cette fin le prisme de Wollaston est utilisé dans un plan pupille. Tous les points du champ voient ainsi la même portion du prisme, ce qui garantit la condition fixée de 3 0 constante du déphasage dans le champ. Il est à noter que les équations (IV) précitées ne sont valables que si l'angle de direction des polarisations est rigoureusement égal à 45 degrés. Pour atteindre cet objectif, on dispose une lame demi-onde précédant le prisme de Wollaston. Cette lame 2865538 - 5 - demi-onde permet d'orienter arbitrairement, mais ensemble, les polarisations des quatre faisceaux incidents par rapport aux axes propres du prisme de Wollaston. Le prisme de Wollaston est ainsi précisément aligné par rapport au détecteur, par exemple selon la direction de séparation parallèle aux lignes du détecteur, sans hypothèse sur l'alignement précis des polarisations incidentes par rapport à lui. La lame demi-onde joue un rôle d'interface entre le montage en amont du prisme de Wollaston et le montage en aval. Les fréquences de modulation souhaitées sont généralement assez élevées, ce qui impose des temps de pose et de lecture assez courts. Ce problème de cadence image et de temps de pose est résolu avec une simultanéité des mesures qui supprime alors toute nécessité de rapidité pour le détecteur. La brièveté de la pose, le cas échéant, peut être assurée par la brièveté de l'éclairement, par exemple un flash, sans que ni l'intégration du détecteur, ni sa lecture, ne soient brèves ou rapides. Suivant un autre aspect de l'invention, il est proposé un système d'examen de l'ceil par tomographie in vivo, comprenant: - un interféromètre de Michelson, réalisant un montage d'OCT plein champ, - des moyens d'optique adaptative, disposés entre l'interféromètre et un oeil à examiner, réalisant la correction des fronts d'onde en provenance de l'ceil mais aussi à destination de l'oeil, et - des moyens de détection, disposé en aval de l'interféromètre, permettant sans modulation ni détection synchrone, de réaliser la mesure interférométrique selon le principe de l'OCT, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un dispositif pour mesurer le contraste des franges dans un interféromètre de Michelson en plein champ, ce dispositif comprenant des moyens pour dévier deux polarisations perpendiculaires entrantes dans deux directions émergentes différentes. Ce système d'examen selon l'invention peut en outre avantageusement comprendre un dispositif de visée comprenant au moins une cible mobile présentant une forme et une trajectoire programmable, cette au moins une cible étant affichée sur un écran approprié, visible des deux yeux, pendant la durée de l'examen. D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront à l'examen de la description détaillée d'un mode de mise en oeuvre nullement limitatif, et des dessins annexés sur lesquels: - 6 - - la figure 1 est un schéma synoptique d'un système de tomographie OCT plein champ représentatif de l'art antérieur; - la figure 2 illustre le principe d'un prisme de Wollaston mis en oeuvre dans un dispositif d'amélioration selon l'invention; - la figure 3 illustre schématiquement une première configuration, de mesure en deux phase, d'un dispositif d'amélioration de contraste selon l'invention, - la figure 4 illustre schématiquement une seconde configuration, de mesure en quatre phase, d'un dispositif d'amélioration de contraste selon l'invention; et - la figure 5 illustre schématiquement un exemple pratique de réalisation d'un système de tomographie in vivo intégrant un dispositif d'amélioration de contraste selon l'invention. On va maintenant tout d'abord décrire, en référence aux figures 2 et 3, le principe de la mesure en deux phases mis en oeuvre dans le dispositif selon l'invention. Si l'on nomme al (resp. a2), l'amplitude du champ électrique en provenance du bras de référence (resp. mesure) de l'interféromètre de Michelson, la projection sur l'un des axes du prisme de Wollaston a pour amplitude: Av= 2/2(al+a2) tandis que la projection sur l'autre axe du prisme de Wollaston aura pou amplitude: Ah= 2/2(al-a2) Les deux projections sont séparées angulairement de l'angle caractéristique du prisme de Wollaston. Focalisées par l'objectif de chambre, elles produisent deux images interférométriques du champ juxtaposées, dont les énergies ont pour expression: Iv=lAvI2 et Ih=IAhf2 soit Iv=1 /2(a12+a22+ 2a1.a2.cos(cp)) et Ih=1/2(a12+a22-2a1.a2.cos(9)) où cp est la différence de phase entre les deux rayonnements al et a2. La seconde égalité peut aussi s'écrire: Ih=1/2(a12+a22+2a1.a2.cos(cp+ir)) - 7 - Ainsi, on obtient simultanément deux images correspondent à deux états de l'interférogramme en opposition de phase. La durée de la pose (ou de l'illumination de l'échantillon) peut être rendue arbitrairement courte, dans la limite de la détection, pour garantir le gel de l'information interférométrique. Néanmoins, la simultanéité des deux mesures, donc le déphasage de 7c, n'est jamais remise en cause. Il faut également noter que ce déphasage est obtenu mathématiquement, par construction, et est totalement achromatique. En réalité, la quantité a2 doit être vue comme la superposition d'un rayonnement d'amplitude a20 qui n'interfère pas avec al faute d'une différence de marche suffisamment petite, et d'un rayonnement d'amplitude a2* réfléchi avec une différence de marche inférieure à la longueur de cohérence de la source utilisée, qui lui, interfère. On a donc: Iv=1 /2(a12+a22+2a1. a2*.cos((p)) Ih=1 /2(a12+a22+2a1. a2*.cos(cp-lit)) De la différence entre Ih et Iv, on tire la quantité réellement module: Im=2al. a2*.cos((p) C'est cette même quantité que l'on obtient par détection synchrone, mais alors au prix d'une dichotomie temporelle de la mesure, puisque la moitié du temps de pose doit être consacrée à chaque mesure, à cp et cp+n. Outre la simultanéité, cette méthode offre donc un avantage photométrique qui trouve son origine dans le fait que les deux projections possibles à 45 degrés sont traitées. Toute l'énergie disponible est utilisée. Toutefois, la quantité lm ne sépare pas a2* de Dans une seconde configuration du dispositif selon l'invention illustrée par ka figure 4, on effectue une mesure selon quatre phases. On prélève avant le prisme de Wollaston 50% de l'énergie via une lame semiréfléchissante. Sur le faisceau dévié, où l'on trouve les rayonnements des deux bras encore polarisés perpendiculairement, on installe une lame quart d'onde dont les axes sont alignés avec les deux polarisations incidentes. On impose ainsi un déphasage supplémentaire de 7r/2 entre les deux bras. Il suffit alors d'injecter le faisceau dans le même prisme de Wollaston, mais avec un petit angle par rapport au faisceau non dévié, qui peut d'ailleurs être choisi égal à l'angle caractéristique du prisme de Wollaston, pour obtenir en sortie quatre faisceaux angulairement séparés. Pour des raisons pratiques, on peut faire précéder l'ensemble d'une lame demi-onde dont la fonction est de préparer l'orientation de toutes les polarisations. Les amplitudes du champ dans les quatre faisceaux sont: AA=1/2(al+a2) AB=1/2(al-a2) Ac=1/2(at+a2[7r/2]) AD=1/2(al-a2[1r/2]) où a2[7r/2] représente l'amplitude du rayonnement a2 déphasé de 7r/2. A ces quatre amplitudes correspondent quatre intensités mesurées: IA=1/4(a12+a22+2a1.a2*.cos((p)) IB=1 /4(a12+a22-2a1. a2 *.cos(p)) le=1 /4(a12+a22+2a1.a2*.cos((p+7r/2)) ID=1 /4 (a 12+a22-2 a l. a2 * .cos (cp+ rr/2)) Soit encore: IA=1 /4(at 2+a22+2a1.a2*.cos(cp)) IB=1/4(a12+a22-2a1. a2*.cos((p)) le=1 /4(a12+a22+2a1. a2 *. cos((p+n/2)) 20 ID=1 /4(a12+a222a1. a2*.cos((p+ir/2)) On a bien cette fois quatre images interférométriques simultanées du champ, correspondent à quatre états de phases différents de l'interférogramme, desquelles on peut tirer classiquement les deux quantités: ImI=IA-IB=at.a2*.cos((p) Im2=le-ID=a1. a2*.cos(cp -hc/2)= a1.a2*.sin(cp) Ce qui permet d'éliminer la phase par somme des carrés: I=Im12+Im22=a12. a2*2=I1.I2 * où Il et I2* sont les intensités retournées par le bras de référence de l'interféromètre de Michelson et l'échantillon, à la profondeur sélectionnée par la longueur du bras de référence. Du rapport de Im1 et Im2, on peut tirer tg(p) indépendamment de I2*. - 9 - Si l'emploi d'un prisme de Wollaston donne accès à des mesures simultanées de l'interférogramme à des états de phase différents, ces mesures sont néanmoins réalisées avec des détecteurs ou des pixels du capteur CCD différents. Un étalonnage soigné de la sensibilité et du biais propre de chaque pixel doit donc être effectué pour écarter toute possibilité de biais dans le calcul des différences Iml et Im2 et donc de la somme de leur carré. On va maintenant décrire, en référence à la figure 5, un exemple pratique de réalisation d'un système de tomographie in vivo selon l'invention intégrant un dispositif de mesure de contraste interférométrique. Ce système comprend un interféromètre, de type Michelson plein champ, comportant un bras de mesure prévu pour illuminer l'oeil et collecter la lumière renvoyée, et un bras de référence prévu pour illuminer un miroir mobile permettant l'exploration en profondeur du tissu rétinien. L'interféromètre est utilisé en lumière polarisée de façon rectiligne et perpendiculaire dans les deux bras. La source de lumière S est une diode à faible longueur de cohérence temporelle (par exemple, 12.tm), dont le spectre est centré sur 780 nm. Elle confère par principe au système de tomographie in vivo une résolution axiale égale à la moitié de la longueur de cohérence divisée par l'indice de réfraction du milieu. Cette source de lumière S peut être pulsée. Dans ce cas, elle est alors 2 0 synchronisée avec la prise d'image et la correction adaptative. Le faisceau est limité par un diaphragme de champ correspondant à 1 degré dans le champ de vue de l'oeil (300 m sur la rétine) et un diaphragme pupillaire correspondant à une ouverture de 7 mm sur un oeil dilaté. Un polariseur d'entrée P permet l'équilibrage optimal des flux injectés dans les 25 deux bras de l'interféromètre. Les deux bras présentent une configuration dite de Gauss, afocale, qui permet le transport des pupilles, d'une part, et la matérialisation d'une image intermédiaire du champ où un diaphragme bloque une grande part du reflet cornéen, d'autre part. Des lames quart d'onde assurent par la rotation de la polarisation de la seule lumière renvoyée par l'oeil, et le miroir mobile, un filtrage efficace des réflexions parasités dans le système de tomographie in vivo selon l'invention. 2865538 - 10 - Afin de conserver l'égalité des chemins optiques dans les deux bras, avec le même transport des pupilles et du champ, le bras de référence est similaire au bras de mesure, mais avec un optique statique. On va maintenant décrire la voie de détection du système de tomographie in vivo selon l'invention. Les deux faisceaux sur le bras de sortie sont encore polarisés perpendiculairement, et ils n'interfèrent que s'ils sont projetés sur une direction commune. Un prisme de Wollaston W a pour fonction de projeter simultanément les deux rayonnements sur deux directions d'analyse perpendiculaires. On peut alors effectuer une mesure simultanée de l'intensité après interférence dans deux états d'interférence en opposition, sans modulation ni détection synchrone, sur un détecteur bidimensionnel unique. L'adjonction d'une lame quart d'onde, après division du faisceau, permet d'accéder à deux mesures supplémentaires, levant ainsi toute ambiguïté entre amplitude et phase des franges. Une lame demi onde à l'entrée de la voie de détection permet d'orienter convenablement les polarisations incidentes. Le prime de Wollaston est placé dans un plan pupillaire, donc conjugué du cube séparateur de l'interféromètre de Michelson. L'angle de séparation du prisme de Wollaston est choisi en fonction du champ à observer. La longueur focale de l'objectif final détermine le pas d'échantillonnage des quatre images. Le détecteur est du type CCD, avec une cadence d'image est supérieure à 30 images par seconde. Ce détecteur est associé à un calculateur dédié (non représenté) dans lequel es réalisé le traitement numérique des images: extraction des quatre mesures, étalonnage, calcul de l'amplitude des franges. La correction adaptative des fronts d'onde est réalisée en amont de l'interféromètre, donc dans le bras de mesure. Chaque point de la source S voit ainsi son image sur la rétine corrigée des aberrations, et l'image en retour est également corrigée. L'amplitude des franges est alors maximale. Le sous-ensemble d'optique adaptative comprend un miroir déformable MD. La mesure de front d'onde est faite par un analyseur SH de type ShackHartmann sur le faisceau de retour d'un spot lumineux lui-même imagé sur la rétine via le miroir déformable MD. La longueur d'onde d'analyse est de 820 nm. L'éclairage est continu et fourni par une diode SLD superluminescente temporellement incohérente. Le dimensionnement de l'analyseur correspond à une optimisation entre sensibilité photométrique et échantillonnage du front d'onde. La cadence de rafraîchissement de la 2865538 - 11 - commande du miroir déformable MD peut atteindre 150 Hz. Un calculateur dédié (non représenté) gère la boucle d'optique adaptative. La commande est toutefois synchronisée pour geler la forme du miroir pendant la mesure interférométrique. Un contrôle approprié de la focalisation de la voie d'analyse, au moyen d'une lentille LA2, permet d'adapter la distance de focalisation à la couche sélectionnée par l'interféromètre. Cette disposition est capitale pour conserver un contraste optimal à toute profondeur. Le miroir déformable MD est conjugué de la pupille du système et de l'oeil. Le champ du système est défini par le diaphragme de champ DCM d'entrée du système. Il est choisi égal à 1 degré, soit moins que le champ d'isoplanétisme de l'oeil, ce qui garantit la validité de la correction adaptative dans le champ sur la seule mesure de front d'onde réalisée à partir du spot, au centre du champ. De plus, la rotation du miroir déformable MD permet de choisir l'angle d'arrivée du faisceau dans l'oeil, donc la portion de rétine étudiée. L'adjonction de verres correcteurs de la vue du sujet, donc des bas ordres d'aberrations géométriques tels que le focus ou l'astigmatisme, juste devant l'oeil, permet de relâcher les exigences sur la course du miroir déformable MD, et garantit également une meilleure visée. Un système correcteur adaptatif par transmission peut être utilisé de préférence à des verres fixes pour une correction optimale. Un système de visée collaboratif ou actif est installé en amont de l'ensemble. Ce système de visée, qui comprend une mire active MAM, présente au sujet l'image d'un point lumineux s'écartant périodiquement de l'axe de visée recherché. Le patient est alors invité à suivre tous les mouvements de cette image. Chaque fois que l'image revient sur l'axe, et après un temps de latence ajustable, une série de mesures interférométriques est réalisée. Le déplacement périodique du regard permet d'obtenir du patient une meilleure capacité de fixation quand il vise l'axe recherché. L'amplitude et la fréquence sont adaptables au sujet et aux mesures entreprises. Pour des raisons de commodité, la mire peut être réalisée avec un simple ordinateur de bureau sur lequel un point lumineux est affiché et déplacé. La mire active MAM, l'optique adaptative, la source S et la prise d'image sont synchronisées. Dans l'exemple pratique de réalisation illustré par la figure 5, le système de tomographie in vivo selon l'invention est relativement compact, moins de 1,2 m de côté. Une part importante de la contrainte de taille vient du diamètre du miroir déformable MD 2865538 - 12 - qui fixe en partie la longueur focale des paraboles hors axe. L'emploi de micro-miroirs diminuerait évidemment toutes les dimensions du système. Le système de détection, avec sa division en deux faisceau, est réalisé ici avec des composants discrets. Il est envisageable de faire réaliser et d'utiliser des composants intégrés réunissant les fonctions de séparation, repliement, voire, retard des faisceaux. Bien sûr, l'invention n'est pas limitée aux exemples qui viennent d'être décrits et de nombreux aménagements peuvent être apportés à ces exemples sans sortir du cadre de l'invention. - 13 - REVENDICATIONS 1. Dispositif pour mesurer le contraste des franges dans un interféromètre de Michelson en plein champ, comprenant des moyens pour dévier deux polarisations perpendiculaires entrantes dans deux directions émergeantes différentes, ces moyens de déviation étant disposés au sein de l'interféromètre en substitution du polariseur unique. 2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de déviation comprennent un prisme de Wollaston. 3. Dispositif selon la revendication 2, appliqué à un interféromètre de Michelson mis en oeuvre dans un système de tomographie optique cohérente (OCT). 4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'il est agencé pour réaliser des 15 mesures pour des différences de marche différant de 212 ou X/4. 5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce qu'il est agencé pour obtenir au moins deux mesures, strictement simultanées et en opposition de phase. 6. Dispositif selon l'une des revendications 3 à 5, caractérisé en ce qu'il est agencé pour réaliser quatre mesures, et en ce qu'il comprend en outre des moyens pour séparer en deux le faisceau, des moyens pour générer, dans l'un des deux faisceaux produits, un retard supplémentaire de X/4 entre les polarisations issues des deux bras de l'interféromètre, et des moyens pour réintroduire ensemble les deux faisceaux ainsi conditionnés dans les moyens de déviation de telle sorte qu'en sortie de ce dernier, on dispose alors de quatre faisceaux. 7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que les moyens séparateurs comprennent une lame séparatrice simple non polarisante. 8. Dispositif selon l'une des revendications 6 ou 7, caractérisé en ce que les moyens retardateurs comprennent une lame quart d'onde. 2865538 - 14 9. Dispositif selon l'une des revendications 6 à 8, caractérisé en ce que le prisme de Wollaston est disposé dans un plan pupille. 10. Dispositif selon l'une des revendications 6 à 9, caractérisé en ce qu'il comprend en outre des moyens pour orienter arbitrairement les polarisations des quatre faisceaux incidents par rapport aux axes propres du prisme de Wollaston. 11. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en ce que les moyens d'orientation comprennent une lame demi-onde précédant le prisme de Wollaston. 12. Procédé pour mesurer le contraste des franges dans un interféromètre de Michelson en plein champ, comprenant une déviation de deux polarisations perpendiculaires entrantes dans deux directions émergeantes différentes, au moyen d'un prisme de Wollaston. 13. Procédé selon la revendication 12, mis en oeuvre dans un système de tomographie optique cohérente (OCT). 14. Procédé selon la revendication 13, caractérisé en ce qu'il comprend des mesures pour 2 0 des différences de marche différant de 212 ou 214. 15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en ce qu'il comprend au moins deux mesures strictement simultanées et en opposition de phase. 16. Procédé selon l'une des revendications 13 à 15, caractérisé en ce qu'il comprend quatre mesures, une séparation en deux du faisceau, une génération, dans l'un des deux faisceaux produits, d'un retard supplémentaire de 214 entre les polarisations issues des deux bras de l'interféromètre, et une réintroduction des deux faisceaux ainsi conditionnés dans les moyens de déviation de telle sorte qu'en sortie de ce dernier, on dispose alors de quatre faisceaux. 2865538 - 15 17. Procédé selon la revendication 16, caractérisé en ce qu'il comprend en outre une orientation arbitraire des polarisations des quatre faisceaux incidents par rapport aux axes propres du prisme de Wollaston. 18. Procédé selon la revendication 17, caractérisé en ce que les mesures sur les quatre faisceaux sont réalisées simultanément. 19. Système d'examen de l'oeil par tomographie in vivo, comprenant: - un interféromètre de Michelson, réalisant un montage d'OCT plein champ, - des moyens d'optique adaptative, disposés entre l'interféromètre et un oeil à examiner, réalisant la correction des fronts d'onde en provenance de l'oeil mais aussi à destination de l'oeil, et - des moyens de détection, disposé en aval de l'interféromètre, permettant sans modulation ni détection synchrone, de réaliser la mesure interférométrique selon le 15 principe de la tomographie optique cohérente (OCT), caractérisé en ce qu'il comprend en outre un dispositif pour mesurer le contraste des franges dans un interféromètre de Michelson en plein champ, ce dispositif comprenant des moyens pour dévier deux polarisations perpendiculaires entrantes dans deux directions émergentes différentes. 20. Système d'examen de l'oeil selon la revendication 19, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un dispositif de visée comprenant au moins une cible mobile présentant une forme et une trajectoire programmable, ladite au moins une cible étant affichée sur un écran approprié, visible des deux yeux, pendant la durée de l'examen.