FR 2854969 A1 20041119 FR 0305987 A 20030515 L'invention concerne un dispositif pour calculer le diamètre minimum du verre à réaliser pour son futur montage dans une monture de lunettes. Les dispositifs actuels pour calculer-le -diamètre minimum sont de deux catégo5 ries: -Les dispositifs manuels basés sur le principe d'un papier millimétré que l'on glisse sous la monture. Cette solution a divers inconvénients: d'une part la manipulation est importante, d'autre part la précision est médiocre car seuls quelques cercles concentriques sont dessinés sur le papier millimétré, enfin cette so10 lution oblige à avoir autant de papiers millimétrés qu'il existe de types de verres. -Les dispositifs automatiques par palpage de la monture qui grâce à un logiciel calculent le diamètre minimum pour le verre à réaliser. Cette solution impose un outillage important et onéreux pour une information relativement simple. L'invention permet de remédier à ces inconvénients. Elle consiste en un outil plus simple d'emploi et plus précis que les papiers millimétrés, et est beaucoup moins complexe que les systèmes de palpage qui sont longs et fastidieux à mettre en place. En effet, selon un dispositif préférentiel, l'application de la monture sur un simple écran d'ordinateur permet de visualiser le diamètre mini20 mum. Au préalable, un logiciel aura étalonné l'écran et marqué l'emplacement des pupilles sur une ligne horizontale ainsi que celui du nez par une bande verticale. un cercle concentrique à chaque centre pupillaire pourra être utilisé pour vérifier de visu que le cercle correspondant au diamètre du verre, contient bien la monture. Selon une variante, les cercles sont décentrés afin de correspondre au type de verre choisi si celui-ci est décentré. Selon une autre variante, les cercles correspondants au verre sont remplacés par des ellipses concentriques correspondant aux verres elliptiques Selon une autre variante, la base de la monture peut être visualisée à l'écran afin de choisir le bon diamètre avec une contrainte de hauteur supplémentaire, selon une forme préférentielle, les repères bougent sur l'écran sans que la monture ne doive être déplacée. De plus, les données correspondant à l'amétropie du sujet et sa morphologie 35 étant déjà rentrés sur un ordinateur, de nombreuses applications sont alors disponibles, et en particulier le calcul de l'épaisseur du verre en un point quelconque dans le cercle de la monture. REVENDICATIONS 1) Procédé pour calculer le diamètre minimum et l'épaisseur d'un verre correcteur inscrit dans une monture de lunettes, caractérisé par l'étalonnage verticale 5 puis horizontale d'un écran d'ordinateur à l'échelle 1, dans un premier temps. L'ordinateur stylise les pupilles et le nez du futur porteur à l'échelle 1 sur l'écran. Le logiciel trace des cercles concentriques aux centres pupillaires. Les cercles étalomnnés permettent ainsi de positionner une monture sur l'écran et de calculer le diamètre minimum qui inscrit le calibre de chaque coté de la mon10 ture ainsi que l'épaisseur du verre en n'importe quel point o se situe le curseur à l'écran. 2) Procédé suivant la revendication 1 caractérisé en ce que: certains cercles peuvent être décentrés de la même valeur que les verres eux même. 15 3) Procédé suivant la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que: dans le cas de verres elliptiques, des ellipses remplacent les cercles. 4) Procédé suivant la revendication 1, 2 ou 3 caractérisé en ce que: si une hau20 teur de montage est nécessaire le logiciel trace une barre inférieure stylisant le bas de la monture afin de connaître le diamètre minimum avec cette contrainte supplémentaire et l'épaisseur du verre en n'importe quel point o se situe le curseur à l'écran.