FR 2854321 A1 20041105 FR 0305471 A 20030502 La présente invention concerne un kit de mobilisation en rotation , pour tourner les malades allongés , sans intervention du personnel , sans incliner le lit, et sans mouvement de translation . Les indications médicales de mise sur le côté ou de retournements de certains malades que ce soit en traitement ou en prévention, sont nombreuses et fondamentales . Les résultats sont toujours spectaculaires et efficaces .Aujourd'hui , l'énorme difficulté est de ne pouvoir les tourner qu'à la main ! ( il faut quatre personnes pendant % d'heure pour la mise à plat ventre et autant pour le retour, ce qui fait deux heures de main d'oeuvre pour un seul patient ... et il y a des millions d'indications !) . La mise en place de l'invention pourrait aussi remédier à ce problème .Elle comporte en effet selon une première caractéristique un ensemble d'éléments qui prennent leur place sur le lit d'hospitalisation ; et le malade ainsi pris en charge pourra être mobilisé en rotation . Selon des modes particuliers de réalisation : - La tête et le pied de lit peuvent être remplacés par ceux du kit qui sont munis chacun d'un moteur qui pourra animer une vis sans fin ; et pour le pied de lit, un second moteur solidarisé à sa vis sans fin pourra assurer la rotation de l'ensemble des éléments. - Un premier matelas gonflable d'épaisseur normale pourra être posé sur le sommier du lit d'hospitalisation. - Un deuxième matelas gonflable de faible épaisseur sur lequel sera allongé le malade , pourra être posé sur le premier . -Une barrière , faisant le tour du premier matelas dont chacun des ses axes peut être connecté sur les vis sans fin de la tête et du pied de lit , aura la possibilité de monter et de descendre.- Un troisième matelas gonflable de faible épaisseur, pouvant se fixer sur le haut et de chaque côté de la barrière , pourra recouvrir la face antérieure du malade . - Deux coussins gonflables de protection latérale ,dont les formes épouseront le contour du malade , pourront le caler en se positionnant de chaque côté et à l'intérieur de la barrière . La mise en marche des moteurs pourra soulever l'ensemble du kit avec le malade , puis le faire tourner pendant que le matelas du lit se dégonflera . Les dessins annexés illustrent l'invention : Le dessin de la page 1 représente le kit complet de mobilisation en rotation , prêt à être posé sur son matelas et inserré dans les montants du lit d'hospitalisation après lui en avoir enlevé sa tête et son pied . En référence aux dessins , le kit de mobilisation comporte : -Une tête de lit (1/3) qui motorise une vis sans fin (1/9) - Un pied de lit (1/4)(2/1) qui motorise une vis sans fin (1/8)(2/4) sur laquelle est aussi accouplé un moteur(2/2) (1/17) qui pourra assurer la rotation du kit. -Un premier matelas gonflable d'épaisseur normale(1/14) (2/5) pourra être posé sur le lit d'hospitalisation (1/13) -Un deuxième matelas gonflable de faible épaisseur (1/2), sur lequel on allongera le malade , pouvant se fixer de chaque côté de la barrière motorisée (1/5) ) pourra être posé sur le premier matelas gonflable du lit (1/14) (2/5). -Un troisième matelas gonflable de faible épaisseur (1/1) pouvant aussi se fixer de chaque côté de la barrière motorisée (1/5) , pourra recouvrir la face antérieure du malade .-Une barrière motorisée (1/5) dont l'axe (1/11)de sa partie transversale à la tête de lit (1/13) pourra se connecter sur la vis sans fin de la tête de lit (1/9) et dont l'axe (1/10) de sa partie transversale de pied de lit (1/12) pourra se connecter sur la vis sans fin du pied de lit (1/8)(2/4) . -Deux coussins gonflables (1/7) (1/6) de protection latérale pourront caler le malade . Pour faire fonctionner ce kit de mobilisation, après avoir remplacé les têtes (1/16) et pieds (1/15) de lit classiques , par ceux motorisés (1/3 etl/ 4)(2/1) on pose sur le premier matelas gonflable du lit d'hospitalisation (1/14)(2/5) le deuxième matelas gonflable de faible épaisseur (1/2). Ensuite on prend la barrière (1/5) , dont les deux cotés sont solidarisés par ses parties transversales en tête de lit(1/13) et en pied de lit(1/12 ) , et on en connecte ses deux axes (1/11 et 1/10) sur les vis sans fin (1/9) ( 1/8)(2/4) des têtes (1/3) et pied (1/4)(2/1) de lit. Sur le deuxième matelas (1/2) fixé sur les cotés de la barrière , on allonge le malade et , pour le caler , de chaque coté de celui ci on positionne des coussins gonflables de protection (1/6 et 1/7) dont les formes vont épouser son contour. -Un troisième matelas gonflable de faible épaisseur (1/1) va venir se fixer lui aussi de chaque coté des barrières (1/5) au dessus du malade et ainsi , recouvrir sa face antérieure .Des fenêtres aménagées (non dessinées) sur les deux matelas , et en regard de son visage vont permettre de ne pas le perdre de vue . La mise en marche des vis sans fin (1/8) (1/9) (2/4)va soulever l'ensemble des éléments et le malade, pendant que le premier matelas du lit d'hospitalisation d'épaisseur normale(1/14) (2/5)va se dégonfler et ainsi permettre de réduire le déplacement en hauteur du kit pour rendre la rotation possible . Cette rotation et donc celle aussi du malade sera assurée par le moteur (2/2) (1/17) du pied de lit solidarisé à sa vis sans fin (1/8) (2/4), connecté à l'axe (2/3)de la partie transversale de la barrière (1/12). Revendications 1) Kit électrique de mobilisation en rotation (feuille 1/2 ) adaptable sur tous les lits d'hospitalisation qui donne la possibilité de tourner les malades sur eux mêmes , caractérisé en ce qu'il comporte un premier matelas gonflable d'épaisseur normale (1/14)(2/5) qui peut être posé sur le lit (l/13).Une tête de lit (1/3) , et un pied de lit (1/4) (2/1) qui motorisent une barrière (1/5) par le jeu de vis sans fin (1/9)(1/8) , pourront ainsi faire monter et descendre un deuxième matelas gonflable de faible épaisseur (1/2) fixé sur cette barrière (1/5) .Sur ce matelas (1/2)on pourra faire allonger un patient , calé sur les cotés par deux coussins latéraux gonflables (1/7)(1/6) .Un troisième matelas gonflable de faible épaisseur (1/1) fixé lui aussi sur les barrières (1/5) viendra recouvrir la face antérieure du malade .Des fenêtres aménagées dans les deux matelas , en regard de la tête du malade , vont permettre de ne pas le perdre de vue . Un moteur (2/2) (1/17) solidarisé à la vis sans fin (1/8)(2/4), du pied du lit (1/4) (2/1) connecté à l'axe de la barrière (2/3) (1/10) , pourra faire tourner à la demande le malade sur lui même , pendant que le matelas du lit d'épaisseur normale(1/14) (2/5) se dégonflera . 2) Kit de mobilisation en rotation selon la revendication 1 caractérisé en ce que la tête de lit (1/3)et le pied de lit (1/4) ( 2/1) , qui motorisent chacun une vis sans fin (1/9) (1/8) (2/4) dans laquelle viendra se connecter chacun des axes (1/11) (1/10) (2/3) de la barrière (1/5), donneront la possibilité de la faire monter et descendre . 3) Kit de mobilisation en rotation selon la revendication 1 caractérisé en ce que un moteur(2/2) (1/17) solidarisé à la vis sans fin (1/8) (2/4) du pied de lit (1/4) (2/1) et connecté à l'axe (2/3) (1/10) de la partie transversale (1/12) de la barrière (1/5) pourra faire tourner le kit et son malade .