FR 2825028 A1 20021129 FR 0107026 A 20010528 paroi (3). La présente invention concerne un nécessaire standard, stérile à usage unique pour effectuer du tatouage et de la dermopigmentation cosmétique ou corrective pour offrir une totale sécurité sanitaire à moindre coût et permettre d'éviter de nombreuses manipulations causes de contaminations et de part la particularité des ailettes de la tige porte aiguilles permettre un centrage des aiguilles sur cette tige pour un travail de précision sans osciliation. Auparavant, il était nocessaire de stériliser ce matériel, généralement en acier inoxydable, après l'avoir nettoyé et décontaminé au préalable, ce qui, selon la méthode employée, n'assurait pas une totale habilité par rapport à la destruction des agents pathogènes (B.K, H.I.V,...). Les techniques antérieures à ce type de matériel ne faisaient pas état de l' utilité de l'ouverture standard cylindrique sur le dessus de l'extrémité inférieure du tube pour la fonction de capilarité, ni ne proposaient une tige à ailettes permettant une parfaite rigidité sans mouvements latéraux et une utilisation avec un minimum de manipulations. Ce nécessaire comprend: *un dermographe (FIG. 1), appelé communement tube (A), avec manchon (B). *une tige porte aiguilles (FIG.2) avec aiguilles (11) et embout de protection amovible (6). Ces éléments sont stériles et placés sous blisters individuels à la fabrication et il y figure un numéro de lot, le nombre d'aiguilles, un témoin de stérilisation et une date de péremption. La tige porte aiguilles (FIG.2) avec les aiguilles (11) est proposée déjà insérée dans le tube (FIG.1). Cette présentation doit être scellée pour assurer aux usagers l'assurance d' une stérilisation et d'un usage unique. Le matériel usagé est adapté aux collecteurs présents actuellement sur le marché pour son transport, son stockage et sa destruction par incinération. Les dessins annexés illustrent l'invention. Description: Dermographe: figure 1 n est réalisé en une matière plastique de type polypropylène ou autre pouvant soutenir un processus de stérilisation à la fabrication. -2 La figure 1 représente une vue *ensemble. En rétérence à ce dessin, le tube (A3 se présente comme un tube creux sur lequel s'adapte à la fabrication un manchon extérieur (B3 standard ou de différents diamètres. Dans le tube (A) vient se loger la tige porte aiguilles avec aiguilles (FICi.2) -n se fixe au moteur par son extrémité supérieure (1). La hauteur de fixation reste standard pour permettre le réglage de la profondeur d'implantation du pigment. Le diamètre de cette partie reste standard. -Le milieu de ce tube reste standard en son diamètre. Le diamètre extérieur IO du manchon est susceptible de varer. -Le manchon (B) est collé fortement à la fabrication sur le tube (1). Sa partie extérieure(2) est rendue moins lisse et comporte sur le dessus une surface plane an de faciliter sa préhension. -L'extrémité inférieure (3) du tube comporte une ouverture standard cylindrique (4) sur le dessus an de faciliter la fonction de capilarité. Plusieurs diamètres d'embout (5) sont proposés en fonction du nombre d'aiguilles. Ils peuvent être ronds pour groupage d'aiguilles circulaire ou aiguille unique, rectangles ou carrés légèrement obliques pour aiguilles groupées à plat, en peigne. A chaque groupe d'aiguille ou aiguiIle unique correspond un modèle de tube. Le modèle standard pour le diamètre *embout peut être proposé pour les différents groupages d'aiguilles circulaires car il fait office de réservoir. -Un embout amovible (6) en matière plastique vient s'adapter sur l'extrémité de ce tube (côté aiguilles) de manière à protéger les aiguilles dans le blister et éviter tout risque de piqûre ou de contamination lors de la manipulation et de I'ouverturedu blister. Tige porte aiguille avec aiguilles: gure 2 Elle est de taille standard, réalisée dans une matière plastique qui est stérilisée à la fabrication. ElIe est destinée par son usage à recevoir lors de la fabrication les aiguilles (11) et à être insérée dans le tube. La gure 2 représente une vue d'ensemble. -L'extrémité supérieure de la tige (FIG.2) possède une boucle (7) pour le standard adapté aux appareils actuellement sur le marché ou une encoche pour les autres types d'appareils. -3 -Le haut de la tige (8) reste suffisament flexible pour pouvoir s'adapter aux appareils sans avoir à étre oté du tube. -Le corps de la tige (9) possede sur la longueur (correspondant au niveau du corps du tube) quatre ailettes disposées en croix (+} d'un diamètre légèrement inférieur au diamètre intérieur du tube standard pour permettre les mouvements verticaux. -Le système d'ailettes permet d'assurer une parfaite rigidité et éviter tous mouvements latéraux à l'intérieur du tube sans toutefois géner les mouvements verticaux et permet de conserver parfaitement les aiguilles dans l'axe de la tige pour la précision recherchée. -L'extrémité inférieure (10) est. selon le groupement d'aiguilles (11), arrondie ou plate afin de recevoir le faisceau d'aiguilles (11) qui est inséré et collé dans cette partie de la tige jusqu'au niveau du début des ailettes. Cette opération est effectuce à la fabrication. -Les aiguilles (11) sont Exées solidement à la tige porte aiguilles (FIG. 2) et sont insérées comme décrit auparavant et se trouvent très précisement dans l'axe central de la tige et elles sont stérilisées à la fabrication. Elles sont groupées en faisceau, en rond ou en peigne selon le traçage désiré. La longueur d'aiguilles apparente reste standard. Elles sont en acier inoxydable, de qualité chirurgicale, de diamètre standard ou de diamètre différent. Elles sont groupées et fixées à la tige porte aiguilIes à la fabrication pour un parfait niveau requit pour une parfaite pénétration, précision et harmonie du travail sans écorchures. -4 REVENDICATIONS 1) Nécessaire stérile à usage unique de tatouage et de dermopigmentation cosmétique ou corrective, composé d'un dermographe (FIG.l),d'une tige porte aiguilles avec aiguilles (FI(.2) avec embout de protection (6) et placé sous blister. 2) Nécessaire stérile à usage unique selon la revendication 1 caractérisé par: -Un tube creux standard (A) qui comporte une extrémité supérieure standard (1), un manchon adapté (B), une extrémité inférieure standard (3) avec une ouverture standard cylindrique (4) sur le dessus et un embout (5). -Un embout amovible (6). 1Q -Une tige porte aiguilles avec aiguilles (FIG.2) qui comporte une boucle (7) ou encoche à son extrémité supérieure, le haut de la tige reste standard (8) un corps avec quatre ailettes (9), une extrémité inférieure (10) o sont fixés le ou les groupes d'aiguilles (11). 3) Nécessaire stérile à usage unique selon la revendication 1 et la revendication 2 caractérisé par: -Un tube creux (A) avec: un manchon (B) de diamètre extérieur standard ou variable, avec une surface plane sur le dessus (2) pour la préhension, une ouverture cylindrique (4) pour la capilarité, 2Q.un embout de forme variable ou standard selon le groupage d'aiguilles. -Un embout amovible (6) s'adaptant sur l'embout inférieur du tabe pour la protection des aiguilles. -Une tige porte aiguilles avec aiguilles (FIG.2) avec: une boucle (7) standard ou une encoche sur l'exmité supérieure' 25.un haut de tige (8) suffisament flexible pour son adaptation, un corps avec quatre ailettes (9) disposées en croix (+) pour une parfaite rigidité sans mouvements latéraux et pour conserver parfaitement les aiguilles (11) dans l'axe de la tige, une extrémité inférieure (10) arrondie ou plate selon le groupage d'aiguilles o sont fixées les aiguilles (11), des aiguilles (11) insérées dans la tige et ayant une longueur apparente standard. 4) Nécessaire stérile à usage unique selon la revendication 1, la revendication 2 et la revendication 3 caractérisé par: sa composition constitué de matière plastique de type polypropylène ou autre et d'acier de qualité chirurgical pour les aiguilles. l'nsclo tide pope Gaines Welles IG.2) s'sr cilome dons le doe ss awe et sa coosih awns oOlle s acutely pan le s10 e, l'ae fit 1a dermis - des dames was Elision,