FR 2717087 A1 19950915 FR 9402666 A 19940308 -1- APPAREIL PARAMEDICAL ASSURANT LA DESTRUCTION INTEGRALE PAR FUSION A HAUTE TEMPERATURE DE LA PARTIE METALLIQUE DE TOUTES AIGUILLES SOUS-CUTANEES APRES LEUR EMPLOI. L'appareil décrit ci-dessous, représente une avancée importante dans la lutte contre la transmission des maladies virales par instruments piquants. En effet, cet appareil détruit les aiguilles médicales en quelques secondes grâce à un arc électrique. Cette destruction se fait sur le lieu d'utilisation des aiguilles grâce à cet appareil qui est autonome et de faible poids. La destruction des aiguilles qui sont utilisées pour les soins est devenue une priorité et une obligation pour les infirmières et tout le corps médical. L'appareil utilise l'énergie d'une batterie de 6 volts, chargée préalablement, pour fondre, par effet joule, une aiguille hypodermique qui joue le rôle de fusible I dans un circuit basse tension haute intensité mis en court-circuit. La fonte du "fusible aiguille' se faisant à 1500 degrés centigrade, toutes les particules métalliques ayant constitué l'aiguille sont stérilisées par l'action de ces hautes températures. A la fin de cette désintégration, I'embout support aiguilles est stérilisé lui- IS' même par la communication de la chaleur occasionnée par la fusion du métal. Cet embout est ensuite retiré de la seringue en l'introduisant dans un orifice approprié. Ces opérations s'effectuent sans qu'il soit nécessaire à aucun moment de toucher l'aiguille évitant ainsi tout risque de contamination. Afin de parfaire l'efficacité de cet appareil il a été adjoint les 29 perfectionnements suivants: - obturation du container à déchets pendant le transport (si les repères ont été mis sur la position transport) (figure 1 - Rep.1). - obturation des orifices de destruction et de séparation de l'embout pour le transport (figure 1 Rep.2). -2- - aspiration par ventilateur et filtrage des éventuelles fumées dégagées par la désintégration (figure I -Rep. 3) - stérilisation et changement possible de l'éectrode de destruction (figure 1 Rep. 4) g séparation des déchets incandescents et des déchets plastiques (embouts) par chambre froide (figure 1 Rep.5). - container de récupération des déchets à usage multiple ou unique avec système de blocage de la fermeture ou condamnation définitive suivant les modèles employés (figure 1-Rep. 6). I G L'appareil présente plusieurs parties parfaitement distinctes qui sont: 1) La partie destruction. 2) La partie récupération des déchets comprenant: a) La chambre froide. b) Le container. c) L'aspiration et la filtration. 3) La partie électronique de contrôle 4) La partie alimentation 1) La partie destruction est constituée principalement de deux électrodes (+et), l'une mobile qui tient lieu de support contact pour l'aiguille (figure 1- Rep. 7), I'autre fixe qui constitue la base ou enclume de destruction (figure 1 - Rep. 4). Cette dernière est démontable, ce qui permet soit son échange standard, soit son nettoyage après stérilisation. L'électrode mobile dite également electrode supérieure peut coulisser sur deux colonnes isolantes munies de deux ressorts (figure 1-Rep.8) qui maintiennent S écarltées, au repos, les électrodes à leur distance maximale. L'électrode mobile peut coulisser en se rapprochant de l'électrode fixe jusqu'à sa butée pour faciliter la destruction compltMe de l'aiguille. En effet, si l'électrode n'était pas mobile, I'espace entre les deux éléments destructeurs serait trop important d'o la fusion incomplète de l'aiguille 3c hypodermique. Par contre, un petit espace fixe entre les deux électrodes favoriserait l'accumulation de déchets et l'appareil serait rapidement mis hors service, d'o l'obligation d'une électrode mobile. -3- Pour un bon fonctionnement du dispositif de désintégration, les deux électrodes doivent se trouver à environ 2 mm l'une de l'autre à la fin de la destruction, mais cette distance peut varier de 0,5 à 5 mm. suivant les types d'appareils et les aiguilles à détruire. Les électrodes sont en alliage de cuivre mais l'enclume peut être en carbone pour éviter le collage des déchets métalliques ou organiques sur sa surface. L'électrode négative est reliée au pôle - de la batterie par l'intermédiaire d'un fusible protecteur à fusion retardée. La protection du circuit basse et *haute' tension est indispensable pour éviter un échauffement anormal et dangereux de l'appareil en cas d'utilisation intempestive du système. L'ensemble du dispositif de désintégration est incliné à 45 par rapport à l'horizontal pour faciliter la chute des déchets ainsi que l'accessibilité de l'opérateur aux orifices de destruction et de séparation. 2) La partie récupération du dispositif est constituée de trois éléments I - essentiels: a) La chambre froide (figure 1 - Rep. 5). b) Le container (figure 1 -Rep.6). c) L'aspiration filtration (figure 1 - Rep.3). a) En ce qui concerne la chambre froide: Zc - Pour des raisons de sécurité, il faut absolument éviter le mélange des résidus métalliques incandescents et des embouts plastiques. Pour ce faire, l'appareil est muni d'un dispositif dit de chamnbre froide". Il est constitué d'un réceptacle en forme de tube positionné sous les électrodes (figure 1-Rep. 5). Lors de la destruction, les parties métalliques incandescentes tombent dans ce tube 2 également métallique ou réfractaire mais mobile (figure 1-Rep.9). Cet obturateur mobile est solidaire du rideau (figure 1 -Rep.1) qui obstrue l'ouverture du container de déchets. Dès la manipulation du rideau, les déchets métalliques refroidis accumulés sur l'obturateur et sur le tube tombent dans le 1o container. Ainsi, il n'y a aucune combustion puisque les déchets métalliques sont froids et que dans ces conditions le mélange avec les embouts plastiques est sans danger. Pour augmenter la sécurité de l'appareil, i y a impossibilité de détruire des aiguilles si l'obturateur de chambre froide n'est pas en positon fermée, c'est-à-dire ?1 qu'il y a impossibilité de mélanger les parties incandescentes et les parties plastiques des embouts des seringues. Cette interdiction est obtenue à l'aide d'un -4- rideau (figure 1-Rep.2) obturant l'orifice de destruction lorsque l'appareil est en condition 'transport ou en condition 'extractions. Il faut également remarquer que le passage en position 'transport ou en position 'extraction" provoque une rotation de l'obturateur métallique de la S chambre froide qui libère les déchets d'aiguilles qui tombent alors dans le container avant la fermeture pour extraction. La particularité du volet d'obturation de la chambre froide est qu'il soit monté sur un axe solidaire de la chambre froide, soit disposé sur le container à déchets, soit sur le volet d'obturation, sa fonction est cependant toujours la même. J b) Le container peut être de deux types, soit récupérable, soit jetable. Le container récupérable se différencie du jetable par sa construction monobloc avec l'obturateur d'extraction, et par le fait qu'il est possible de déverrouiller la trappe d'obturation pour le vider, le nettoyer, ou le stériliser éventuellement. Ce container comporte un filtre (figure 2 Rep.1) interchangeable. S Le container jetable, lui, n'est pas solidaire de l'obturateur d'extraction. Il possède un filtre fixe donc non - interchangeable et son verrouillage en position fermée est définitif. Ces deux types de containers peuvent récupérer environ 160 aiguilles désintégrées (résidu métallique plus embout). c) En ce qui concerne l'aspiration et la filtration: La destruction d'aiguilles remplies de matière organique peut provoquer des fumées importantes et désagréables. Le dispositif est équipé d'un ventilateur (figure 1-Rep.3) qui aspire les fumées après les avoir fait passer par un filtre composite. La dépression provoquée par le ? ventilateur aspire les fumées qui se dirigent vers l'orifice du container, passe à travers le filtre et sont refoulées à l'extérieur de l'appareil au travers d'une grille de sécurité (figure 4-Rep. 5) située en bout de compartiment déchets. La mise en marche du ventilateur est provoquée par le début de la desMction de l'aiguille hypodermique. Le temps d'aspiration est d'environ 14 secondes, ce 3) qui est largement suffisant pour filtrer la totalité de fumées dégagées lors de la désintégration. Il est rappelé que le filtre est interchangeable dans les containers récupérables, mais fixe dans fond des containers. Dans ce dernier type, les filtres sont encliquetables dans le fond des containers. 3 Il est rappelé également que le container jetable est muni d'un dispositif qui rend impossible la réouverture du volet d'obturation du container sans l'endommager sérieusement -5- 3) Pour ce qui est de la électronique de contrôle, la carte électronique de contrôle pilote un ensemble de sécurité qui rend l'appareil extrêmement fiable, les principales fonctions sont les suivantes: -test automatique de la batterie à chaque destruction d'aiguilles g si la battenrie est correctement chargée, la diode verte s'allume * si la batterie est insuffisamment chargée, la diode rouge s'allume - test manuel de la batterie pour contrôler l'état de la charge avant utilisation de l'appareil. Ce test est realisé à l'aide d'un bouton situé sur la partie supérieure de la poignée (figure 3 -Rep. 2) qui, lorsqu'on l'enfonce, sollicite les mêmes diodes de contrôles que celles du test automatique. Il est à remarquer qu'un des fusibles protège la partie alimentation de la carte électronique de contrôle. 4) En ce qui concerne la partie alimentation, les appareils sont rechargeables, suivant les types, sous une tension de 110 volts, ou 220 volts altemrnatffs 50/0 -T1 ' hertz, la recharge s'effectue à I'aide du cordon d'alimentation situé dans la poignée. L'accessibilité se fait par la trappe supérieure à l'arrière de l'appareil (figure 4 -Rep. 1). L'appareil est également rechargeable par la prise 12 volts située à l'arrière de l'appareil (figure 4-Rep. 2). Pour ce faire, il suffit d'utilser un fil avec connecteur 2o type prise allume-cigare. La batterie d'accumulateur est rechargeable en quatre heures. Il est également possible de changer la batterie; cette demrnière étant reliée au circuit basse tension par l'intermédiaire de connecteurs a vis facilement dévissable. Pour ce qui est du fonctionnement et de la mise en marche de l'appareil, il convient de verifier, avant utilisation, que la batterie est correctement chargée. A cet effet appuyer sur le bouton test (figure 3 -Rep. 2), le voyant vert (figure 4 -Rep.3) doit s'allumer. En cas de décharge de la batterie, le voyant rouge (figure 4 -Rep.4) s'allume pendant environ 14 secondes. Dans le cas de la constatation de la 3O décharge de la batterie, brancher le cordon situé dans la poignée (figjure 4-Rep.1) à une prise de 220 volts, 50 hertz pendant environ 4 heures pour l'obtention d'une charge correcte. En cas d'utilisation sur un véhicule, brancher le cordon 12 volts sur une prise délivrant une tension 12 volts continus (allume-cigare voiture). -6- En ce qui concerne la vérification de l'appareil avant destruction des aiguille, il convient de vérifier que l'appareil est bien muni de son container de déchets. Pour ce faire, mettre le bouton rotacteur se trouvant sur la partie gauche de l'appareil sur la positon *extraction' et extraire le support container. Vérifier la présence du container qui peut tre de deux types 1) container type récupérable (type 160 R) Dans ce cas, vérifier qu'il ne comporte pas de déchets. Le vider éventuellement en prenant toutes les précautions nécessaires d'hygiène et de sécurité indispensables à la manipulation de déchets de ce type. Remettre le /o ' bouton rotacteur dans la position 'verrouillage". 2) container type jetable (type 160 J) Dans ce cas, vérifier que le container est en place. Mettre le levier rotacteur sur la position "utiiisation". 4 - Vérifier avant toute utilisation que le levier de commande situ sur la face avant de l'appareil est bien sur *utilisation". Vérifier que le bouton rotacteur est bien sur verrouillage'. Constater par l'ouverture de destruction la propreté des éctrodes, nettoyer si nécessaire l'électrode dite enclume (voir nettoyage et changement d'électrodes). 0 Après ces indispensables vérifications, I'appareil est prêt à fonctionner. L'appareil ayant été vérifié dans les conditions décrites au paragraphe précédent, il conviendra de procéder à la destruction des aiguilles de la façon suNivante: Introduire sans brusquerie et avec préecision l'aiguille dans l'orifice gauche de 2. cE l'appareil signalé par le schéma d'une seringue et d'un éclair (figure 3 -Rep. 1). Appuyer le côté de l'aiguille sur l'électrode supérieure qui apparaît dans l'orifice en dirigeant l'effort de contact vers le bas. Enfoncer l'aiguille maintenant un léger effort vers le bas et pousser jusqu'à destruction complète de l'aiguille. 3. c L'arc électrique qui se produit est sans danger pour l'opérateur, ne pas interrompre la destruction par craintes des dincelles. La plaque dite électrode mobile doit s'enfoncer légèbrement (3 à 4 mm) sous l'effet de la poussée de la main. C'est la garantie que l'aiguille est parfaitement déruite. Cette opération étant terminée, introduire l'embout de la seringue dans l'orifice droit de l'appareil (figure -3 Rep. 3) qui est aménagé spécialement pour séparer l'embout aiguille de la seringue. Pendant la destimon de l'aiguille, le ventilateur doit se mettre en marche aspirant les éventuelles fumées dégagées par la désintégration qui se produit entre les électrodes. i C Si la batterie est toujours suffisamment chargée après cette manipulation, la diode verte doit s'allumer environ 15 secondes après la fin de la destruction. -7- Dans le cas contraire, la diode rouge s'éclaire pendant quelques secondes indiquant qu'il faut impérativement recharger la batterie; Il est tout à fait possible de procéder à plusieurs destructions d'aiguilles hypodermiques l'une après l'autre. Pour ce qui est du chargement et de la vidange du container, il convient de procéder de la façon suivante: Container type récupérable 1) mettre le levier sur la face avant du destructeur sur la position transport/extraction 2) mettre le bouton rotacteur situé sur la gauche de l'appareil sur extraction/chargementr 3) tirer le bouton rotacteur pour extraire le container qui doit être fermé. 4) faire pivoter le couvercle obturateur pour ouvrir le container ) vider le container de ses déchets en prenant les précautions nécessaires de sécurité co nant la manipulation de ces déchets 6) retirer le filtre 7) nettoyer le container et éventueement le stériliser -.. 8) remete un filtre neuf 9) repositionner le container en prenant soin de bien positionner les repères du container en face de ceux du boiber ) toumrner dans le sens des aiguilles d'une montre, le bouton rotacteur jusqu'à ce que le repère soit en face de wverrouillage t b) Container type jetable 1) Mettre le levier sur la face avant du desuctEr sur la position "transport/extraction' 2) Mettre le bouton rotacteur situé sur la gauche de l'appareil sur eextraction/chargementr 3o 3) Retirer le bouchon et extraire le container à I'aide du pion central 4) Jeter le container ) Prendre un container neuf et le positionner sur le bouchon (une seule position possible). 6) Mettre l'ensemble monté dans le corps du destructeur en ayant - -5 bien soin de positionner les repères du container en face de ceux du boitier indiquant exa t gemenr 7) Tourner le bouton rotacteur jusqu'au repère verrouillage' Pour ce qui est du nettoyage ou du changement de l'..ectode, il est possible que l'électrode endclume s'encrasse suite à la destruction d'aiguilles très chargées (C en matière organique. La destruction deviendra alors difficile, le contact se faisant mal entre l'aiguille à désintégrer et l'endcume elle-même. -8- Il est necessaire alors, soit de nettoyer l'électrode, soit de ia changer. Dans les deux cas, la manipulation est la même, c'est-à-dire: retirer le cache électrode se situant sur la partie supérieure de la face avant en le faisant glisser par une poussée vers le haut - retirer la vis qui bloque l'électrode. - retirer I'électrode en la faisant coulisser vers le haut, la remplacer ou la nettoyer. (nettoyage à l'alcool ou au papier de verre). - remonter l'ensemble en sens inverse. Pour ce qui est de la vérification des fusibles: [ C Deux fusibles protègent l'appareil a) Un sur le circuit basse tension b) Un sur le circuit haute tension. Fusible basse tension 6 volts: Cet élément est intercalé sur le circuit de destruction des aiguilles. C'est un i élément important, puisqu'il évite une surchauffe anormale de l'appareil lors d'une utilisation intempestive. (destruction autre qu'une aiguille hypodermique, c'est-à- dire clou, fil de fer, trombone, etc..). Il est impératif de ne remplacer le fusible monté sur l'appareil que par un autre de caractéristiques identiques. G C L'inobservation de cette consigne entraînera la destruction du dispositif. Fusible haute tension 110/120 volts Ce fusible protège la partie chargeur de l'appareil contre tout courtcircuit. Il est impératif de ne remplacer le fusible monté sur l'appareil que par un autre de caractéristiques identiques. L'inobservation de cette consigne entraînera 3I5également la destruction de l'appareil. Pour ce qui est du chargement de la batterie, brancher le cordon, situé dans la poignée, à une prise de 220 volts 50/60 hertz. La charge de l'accumulateur dure environ 4 heures pour une obtention de la charge maximale. Dans le cas d'une recharge par véhicule automobile, brancher le cordon 12 3e volts sur une prise délivrant une tension de 12 volts continus (allume-cigare voiture). Le temps de charge est d'environ 4 heures. La présente intervention est décrite ci-dessus d'une manière complète et assez circonstanciée, et ce afin de démontrer la facilité de son application irndustrielle par un fabnricant suffisamment compétent en la matière. -9- Le dispositif selon l'invention est indispensable pour éliminer les risques de contamination dans les établissements hospitaliers, cliniques, dispensaires, cabinets médicaux et dentaires privés, laboratoires d'analyses, etc... Le dispositif permet la destruction totale des aiguilles médicales souscutanées /CANNELES/CATHETERS en quinze secondes au maximum. Les parties restantes sont automatiquement stérilisées et soudées. Cet appareil, révolutionnaire dans son contexte pulvérise intégralement la partie metallique des seringues hypodermiques et assure infailliblement la destruction bactérienne à une température de 1.500 de la garde plastique, sur boitier réceptadce d'une capacité de stockage de 150/200 aiguilles, par exemple 160. Les dessins annexés illustrent le dispositif selon l'invention: les figures 5, 6, 7 et 8 représentent en coupe un prototype de cet appareil. Celui-ci, par son autonomie de batterie, son encombrement et son poids réduits (1.500 gr), est utilisable aisément partout mmrne à domicile ou dans les véhicules S sanitaires. Le dispositif selon l'intervention est muni de tous les avantages et perfectionnements d'ordre technologique, connus à ce jour, à savoir: Aspirateur de fumées tempors - Filtre de fumées interchangeable Fonctionnement mixte avec ou sans chargeur - Verrouillage fiable du container à déchets - Changement du container à déchets sans soulever l'appareil - Séparation des commandes 'extraction du container de celles o l'appareil est en position Transport ou marchet. S - Test manuel et automatique de la batterie - Cordon de charge encastré dans la pognée - Fusibles accessibles de l'extérieur -Manette de nettoyage des électrodes extractile -Container à déchets et filtres jetables et auto-scellables a - Séparation des matières en fusion et refroidisseur. Selon les figures N 5 à 8 aci-annexées, l'appareil est, outre sa forme compacte, d'une esthétique fonctionnelle et comporte une poignée massive facilitant, son transport Le boitier du prototype déjà fabriqué a les dimensions suivantes: 192 mm pour la longueur, 105 mm pour la argeUnr et 183 mm pour la hauteur. Le dispositif selon l'intervention est un engin essentiellement paramédical. Il est donc destiné exclusivement au monde médical (médecins, chercheurs, infirmiers...) - 10- SPECIFICATIONS TECHNIQUES 1 - CARACTERISTIQUES D'ENTREE - Tension N 1 230 vac ± 10YeV - Fréquence 50to0 HZ - Protection par fusible 5 x 20 mm 250 VAC 0,5 A retardé. - Tension N 2 12 VDC ± 10 % - Protection par fusible: 3 A retardé extérieur. Il - CARACTERISTIQUES DE SORTIE - Tension à vide 7,25 VDC - Tension sous 0,5 A 6,3VDC - Courant maxi 0,5 A - Protection Contre les courts-circuits; III - CARACTERISTIQUES GENERALES - Isolation entre n 1 I sorte Par transormateur / - Température de fonctionnement 0C) 60 C. - Tension d'utilisation 5V c VIN Temps avant test 14 secondes- 2 s. Tempsdutest 05 secondes ± 1,5s. - Ventilateur pour aspiration Tension de servie 6VDC ± 1 VDC Mise en route pendant destructon Temps de fonctionnement 14 secondes ± 2 s Détection de destruction par micro coupures sur la batterie - Protection sans protection contre inversion des poralité - Température de fonctionnement 0 C à 60 C CIRCUIT DE PUISSANCE - Tension APPAREIL PARAMEDICAL ASSURANT LA DESTRUCTION INTEGRALE PAR FUSION A HAUTE TEMPERATURE DE LA PARTIE METALLIQUE DE TOUTES AIGUILLES SOUS-CUTANEES APRES LEUR EMPLOI. REVENDICATIONS 1) Dispositif alimenté par une batterie de 6 volts et destiné exclusivement à la destruction totale des aiguilles HYPODERMIQUES/CANNELES/CATHETERS usagées, caractérisé en ce qu'il est rechargeable, d'un format réduit et portable, ayant la capacité de pulvériser en quelques secondes toutes aiguilles sous- S cutanées à une température atteignant 1.500 degrés centigrades en un laps de temps extrêmement court, après désintégration de la partie métallique de la forte chaleur engendrée par la fusion du métal. Cet embout est ensuite détaché de la seringue en l'introduisant dans un second orifice approprié. Tout risque de contamination est inexistant pour l'utilisateur, car cette opération de destruction i c. s'effectue sans qu'il soit utile à aucun moment de toucher l'aiguille. Le dispositif est caractérisé par un plan incliné, deux orifices décrits ci-dessus; il comporte un tiroir escamotable recevant les résidus, une batterie d'accumulateur, deux électrodes métalliques dont la première est mobile et la seconde fixe, retiées par un clip flexible, isolées l'une de l'autre par un ergot et une pastille non I 5 conducteur de l'électricité. Un circuit électrique doté d'une capacité chimique, de voyant lumineux type LED, I'un indiquant l'état de charge, l'autre l'état de bon fonctionnement quand l'interrupteur 'marche' devient conducteur. 2) Dispositif autonome assurant la destruction de toute aiguille souscutanées selon la revendication 1, caractérisé en ce que sa fiabilité est garantie par -. l'obturation du container à déchets pendant le transport (fig 1 -Rep. 1-), la fermeture des orifices de destruction et de séparation de l'embout de la seringue (Fig.1 -Rep. 2), I'aspiration par ventilateur et filtrage de la fumée dégagée par la désintégration (fig 1 -Rep.3), la stérilisation et le remplacement de l'électrode de destruction (Fig. 1 -Rep. 4), la séparation des déchets incandescents et des déchets plastiques (embouts) par chambre froide (fig. 1 -Rep. 5) et, enfin, par l'adjonction d'un container a déchets muni d'un système de blocage de la fermeture (Fig 1 Rep. 6). -13 2717087 En outre, la fusion de l'aiguille sous-cutanée est obtenue au moyen des deux électrodes sus-indiquées; I'électrode fixe est connectée à une batterie d'accumulateur rechargeable et dispose d'un orifice dans lequel on introduit l'aiguille; I'autre électrode étant mobile, elle provoque un arc électrique sous la pression de l'aiguille hypodermique métallique. 3) Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il comprend un compartiment 'destruction" constitué principalement de deux électrodes (+ et -), l'une mobile qui permet l'introduction de l'aiguille (Fig. 1 -Rep. 7), I'autre fixe qui sert comme base de désintégration (Fig. 1 Rep. 4). Ceile-ci étant facilement O démontable, cela permet soit son remplacement standard, soit son nettoyage après stérilisation. 4) Dispositif caractérisé en ce que l'électrode mobile peut coulisser en se rapprochant de l'électrode fixe pour assurer la destruction complète de l'aiguille, l'ensemble du mécanisme de désintégration est incliné à 45 par rapport à I% l'horizontal pour accélérer la chute des déchets et faciliter l'accession de l'utilisateur aux orifices de destruction et de séparation. ) Dispositif selon les revendications 3 et 4, caractérisé en ce qu'il est constitué de trois compartiments supplémentaires essentiels: 'une chambre froide" (fig. I - Rep.5) sous forme d'un réceptacle situé sous les électrodes, un container (Fig. 1 _., Rep. 6) récupérable après nettoyage ou jetable pouvant recevoir 160 aiguilles désintégrées (résidu métallique plus embout plastique) et ventilateur (Fig -Rep.3) qui aspire des fumées après le passage de celles-ci à travers un filtre composite, l'ensemble de ce système est conçu pour augmenter la sécurité de l'appareil et son fonctionnement optimal. -. 6) Dispositif autonome assurant la destruction de toutes aiguilles sous-cutanées selon les revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte une carte électronique de contrôle, dont l'alimentation électrique de contrôle est protégée par un fusible spécial contre une panne éventuelle, qui gère les principales fonctions de l'appareil, par exemple: test automatique ou manuel de la batterie (Fig.3 - Rep. R0 2) pour contrôler l'état de la charge.