FR 2715850 A1 19950811 FR 9401331 A 19940207 -- l SYSTEME DE TRAITEMENT DES DECHETS HOSPITALIERS Indication du domaine technique Le système repose sur: Désinfection par chauffe directe à l'aide d'une résistance électrique, broyage et traitement des odeurs de déchets hospitaliers-médicaux de faible volume, en vue de leur élimination par les circuits standards d'ordures ménagères ou industrielles. Eltat de la technique L'élimination des déchets hospitaliers-médicaux ne peut se faire que dans des gros fours d'incinérations, au niveau des collectivité régionales ou par des procédés d'immertion dans des désinfectants associés à des systèmes de broyage. Ces systèmes ne permettent pas le traitement local de petites quantités de déchets. Les systèmes de stérélisation basés principalement sur la vapeur sont conçus pour stéréliser du matériel avant emploi médical et n'apporte aucune solution pour les déchets hospitaliers médicaux ainsi que l'émanation des odeurs et leur broyage. Les systèmes de broyage existant permettent de réduire en petits morceaux les déchets mais n'apportent aucune solutions aux problèmes de contaminations et d'odeurs. Il existe un système (Brevet) EP400676A3 basé sur la stérélisation par circulation d'air chaud puis broyage, mais ce système ne dispose d'aucun ensemble de filtrage des odeurs. Il nécessite un raccordement au gaine de ventilation extérieures de l'immeuble inexistantes souvent dans les cabinets dentaires-médicaux individuels. Utilise une stérilisation par circulation d'air chaud complexe véhiculant des odeurs noséabondes inadaptées à des faibles volume, inutilisables dans des cabinets médicaux individuels. Invention L'invention du système repose sur l'association dans un même ensemble d'un réceptacle de chauffe direct par résistance électrique recevant les déchets pendant une durée garantissant la stérélisation soit de 190 à 250 pendant une demi heure sans circulation d'air chaud noséabondes. Associé à un système de filtrage d'air permettant la suppression de toutes les odeurs activées uniquement après la stérélisation et le refroidessement. Associé à un système de broyage permettant de réduire les déchets en petit volume. -.- Détail de l'invention Ce système se compose d'un récipient de quelques litres avec un couvercle hermétique aux odeurs. Ce récipient entouré d'un système de chauffe direct par résistance électrique doté d'un thermostat et d'une horloge permet de chauffer pendant le temps de désinfection soit une demi heure à une température constante de 190 à 250 les déchets contenus dans le récipient. Un système de ventilation assure la circulation et le filtrage de l'air en vue de l'élimination des odeurs activées uniquement après la désinfection avant l'ouverture du couvercle. La désinfection des déchets est l'inverse du principe hospitalier qui veut que l'on stérélise avant emploi des produits et non après. Un système mécanique de broyage assure le conditionnement en petit volume des déchets désinfectés. Le fait de désinfecter les déchets en I ère phase permet de supprimer tous les risques de contaminations dans les phases ultérieures du processus. Filtrer les odeurs après la désinfection-stérélisaion permet l'utilisation de l'appareil à l'intérieur d'un espace de soins. L'absence de brassage d'air évite la diffusion d'odeurs noséabondes, la mise en marche du ventilateur une fois refoidi permet l'utilisation du filtre au charbon actif inutilisable avec de l'air chaud. L'ensemble assure un traitement autonome des déchets hospitaliersmédicaux de faibles volume dans les cabinets de praticiens indépendants. Applications industrielles Le système de traitement des déchets-médicaux hospitaliers permet d'équiper l'ensemble des professions libérales dans le domaine médical (dentistes, médecins...) ainsi que l'ensemble 2S des organismes hospitaliers au niveau de chaque service. Le système peut traiter l'ensemble des déchets journaliers: aiguilles, compresses, et en assurer la désinfection puis le broyage. Les déchets désinfectés et broyés ainsi générés peuvent être inclus avec les déchets ménagers ou industriels. Le système est prévu uniquement pour des faibles volumes et un fonctionnement par cycle de façon autonome. L'utilisation d'un chauffage direct sans circulation d'air chaud et un système de filtrage des odeurs en fait sa spécificité. ExAosé détaillé du dessin n I Le sytème est composé d'un récipient (n 1) de contenance de l'ordre de 1 à 10 litres, fermé par un couvercle (n 2) assurant l'étanchéité aux odeurs, un système de résistance chauffante (n 3) fixé sur les côtés du récipient permet d'obtenir une température d'au moins 190 pendant une demi heure au centre du récipient, un système de thermostat (no 4) associé à un Système de contrôle (n 5) assure la montée en température, le maintien à 190 pendant 1/2 heure et le cycle de refroidissement de l'ensemble. Un système de tubulures (n 6) associé à un système de ventilateur (n 7) évacue l'air à travers un filtre à charbon actif (n 8). Le fond du récipient (ne 9) incliné entraine par gravitation les déchets vers une roue de broyage (n 10), cette roue pouvant être actionnée par un système manivelle (n 11) ou entrainé par un moteur (n 12). Les déchets ainsi désinfectés et broyés tombent dans un récipient (n 13), un système de contrôle (n 5) assure le déroulement normal de l'opération et vérifie: - Le verrouillage (20) du couvercle durant le cycle complet Le verrouillage (20) du broyeur durant la chauffe - La régulation thermique à 190 pendant 1/2 heure Un système d'isolation thermique (ne 15) entoure le récipient, le tout doant enfermé dans un coffret extérieur(n0 16). NCIPE QDE FONCIONNEMINT Un voyant vert (n 17) indique que le système est sous tension et prét à fonctionner. L'opérateur soulève le couvercle (n 2) et introduit son sac à déchets en papier dans le récipient. I] referme le couvercle. Le système de broyage (n0lO) est verrouillé (21) et empêche tous déchets de tomber. 251I appuie sur le bouton de marche (n 18) qui verrouille (20) le couvercle (n 2) et le système de broyage (n 10). Un voyant rouge (n 14) en chauffe s'allume. Le système de contrôle (n0 5) assure la montée en température du récipient et de son contenu grâce aux résistances chauffantes (n0 3). Le thermostat (n 4) associé au système de contrôle (n 5) garanti le maintien de température à 190 pendant 1/2 heure du contenu. Le système de contrôle (n 5) après le cycle de chauffe laisse l'ensemble se refroidir naturellement jusqu'à 60 . A 600 le système d'évacuation des odeurs (tubulures N 6, ventilateur n 7, filtre charbon actif n 8) sont nmis en fonctionnement pendant 15 minutes. Le système de contrôle (n 5) active le voyant orange (n 19) de broyage et dévérrouille (20) le système de broyage (n 10). Les tubulures (N 6) récupèrent le gaz qui à traversé la cloison du récipient de haut en bas afin de garantir que les gaz ainsi filtrés sont désinfectés par la chaleur pendant la chauffe. Le système de broyage n 10, 11 ou 12 réduit les déchets en petits morceaux qui sont récupérés dans le récipient (N 13). lOAu bout de 10 minutes de broyage c'est la fin du cycle, le voyant vert (17) est de nouveau réactivé, le système de broyage (n 10) vérrouillé (20), le couvercle (n' 2) dévérrouillé (20), le système est prêt pour un nouveau cycle de fonctionnement. L'introduction des déchets mis préalablement dans un sag en papier évite pendant la chauffe que des déchets se collent sur les parroies du récipient (1 et 9). REVENDICATIONS 1)- Procédé de traitement de déchets hospitaliers, caractérisé en ce qu'il comporte: une désinfection par chauffe directe à l'aide de résistance électrique, un broyage et un filtrage des odeurs des déchets hospitaliers-médicaux de faible volume allant de i à 10 litres en vue de leur élimination par des circuits standards d'ordures ménagères ou industrielles. 2)- Dispositif pour la mise en oeuvre du procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il est composé d'un récipient (1) associé à un ensemble de chauffe directe par résistance électrique (3) permettant d'obtenir une tempéra- ture élevée de l'ordre de 1900C pendant une demi-heure assurant la désinfection sans circulation d'air chaud nauséabonde. 3)- Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que le récipient de chaufe directe par résistance électrique est relié à un système autonome de filtrage (8) des odeurs à charbons actifs. 4)- Dispositif selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce qu'il comporte un système de broyage (10) pour réduire en miettes les déchets après la chauffe. 5)- Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce que le système de broyage est actionné par un moteur électrique(12).