FR 2663431 A1 19911220 FR 9007412 A 19900614 DESCRIPTION MAGNETOMETRE A RESONANCE MAGNETIQUE ET A ENROULEMENTS D'EXCITATION MULTIPLEXES La présente invention a pour objet un magnétomètre. Elle trouve une application dans la mesure précise des champs magnétiques faibles (typiquement dans la plage de 20 à 70 JT correspondant aux valeurs du champ magnétique terrestre). Le magnétomètre de l'invention entre dans la catégorie des magnétomètres dits à résonance, dont on pourra trouver une description générale dans l'arti- cle de F HARTMAN intitulé "Resonance Magnetometers", publié dans la revue "IEEE Transactions on Magnetics", vol MAG-8, n 1, March 1972, pp 66-75. Un magnétomètre à résonance est un appareil qui, plongé dans un champ magnétique Bo, délivre un signal électrique de fréquence F dont la valeur est liée à Bo par la relation dite de LARMOR: F=W Bo o W est un rapport gyromagnétique (d'un électron ou d'un nucléon selon la substance utilisée) Pour l'électron par exemple, ce rapport est égal à 28 Hz/n T. L'excitation de la résonance magnétique est obtenue par un enroulement disposé autour de la substance utilisée et le prélèvement d'un signal de résonance s'effectue soit par un autre enroulement (variante électrique) soit par faisceau lumineux de pompage (variante optique). Bien que l'invention s'applique à tous les types de magnétomètres à résonance magnétique, le magnétomètre à pompage optique sera plus spécialement pris comme exemple dans la suite, sans que la portée de l'invention en soit réduite pour autant. Un magnétomètre à pompage optique est repré- senté schématiquement sur la figure 1. Une cellule 10, au moins partiellement trans- parente, est remplie d'un gaz 12, en général de l'hé- lium à une pression de 1 à quelques torrs Une source lumineuse 14 délivre un faisceau lumineux 18 dont la longueur d'onde se situe autour de 1,1)m Ce fais- ceau est convenablement polarisé par un moyen 16 puis injecté dans la cellule 10. Par ailleurs, une décharge radio-fréquence (dite "faible" ou "douce") est produite dans le gaz par un générateur 30 relié à deux électrodes 32, 33 disposées autour de la cellule 10 Cette décharge produit des atomes dans un état métastable ( 2351 dans le cas de l'hélium) Le faisceau lumineux incident "pompe" ces atomes à partir de l'état métastable pour les amener dans un autre état excité ( 23 P). En présence d'un champ magnétique Bo, les niveaux d'énergie se séparent en sous-niveaux, dits de ZEEMAN Une résonance entre de tels sous-niveaux peut être établie par un champ radio-fréquence (résonance magnétique) ou par une modulation de la lumière (double résonance optique; COHEN, TANNOUDJI, Ann Phys, 7, 1962, p 423) Dans le cas de l'hélium isotope 4, la résonance s'établit entre deux sous-niveaux électroniques ZEEMAN de l'état métastable. Cette résonance est mise en évidence par divers moyens connus de l'homme du métier, dont une variante est représentée sur la figure 1 IL s'agit d'un enroulement 20 disposé de part et d'autre de la cellule 10 (dans une disposition dite de HELMOLTZ), d'un générateur radio-fréquence 22, d'un photodétec- teur 24 recevant le rayonnement lumineux ayant traversé la cellule, d'un amplificateur 25, d'une détection synchrone 21 et d'un intégrateur 23 L'ensemble des moyens 21 à 26 sera repéré par la suite par la référence CC Le générateur 22 alimente l'enroulement en courant à la fréquence F, ce qui crée un champ magnétique oscillant dont une composante entretient la résonance et module en retour le faisceau lumineux ayant traversé la cellule Cette modulation constitue le signal Elle est mise en évidence par la détection synchrone en sortie du photodétecteur via l'amplificateur La référence est donnée par le générateur La sortie de la détection synchrone correspondant à la composante du signal en phase avec la référence sert de signal d'erreur L'intégrateur en élimine l'erreur statique Ce signal d'erreur réajuste la fréquence F du synthétiseur à la fréquence de LARMOR Il faut pour cela que le synthétiseur soit pilotable en tension; il peut également être remplacé par un oscillateur commandé en tension (V C O). Un signal électrique de résonance S s'établit ainsi dans cette boucle, à la fréquence de LARMOR. Un fréquencemètre 26 en donne la valeur F Le champ à mesurer Bo s'en déduit par la relation Bo=F/Y. Les magnétomètres à hélium de ce type ont d'abord utilisé des lampes à hélium L'obtention récen- te de cristaux d'aluminate de lanthane-néodyme (ou LNA) ayant permis de réaliser des lasers accordables autour de la longueur d'onde de 1,083 m correspondant précisément à la raie de pompage optique de l'hélium, ce type de laser s'est substitué tout naturellement à ces lampes avec une amélioration sensible des perfor- mances, ce qui a donné un regain d'intérêt à ces magné- tomètres. Un tel magnétomètre, équipé d'un laser à LNA, est décrit dans le document FR-A-2 598 518. Bien que satisfaisants à certains égards, ces magnétomètres présentent cependant des inconvé- nients Le principal d'entre eux est l'existence d'un décalage en fréquence dû à un effet dit de BLOCH- SIEGERT, causé par l'une des composantes du champ radio-fréquence d'excitation Ce phénomène est il- lustré sur la figure 2, qui montre les orientations respectives des divers champs magnétiques mis en oeuvre. Idéalement, le champ radio- fréquence Bl devrait être perpendiculairement au champ Bo à mesurer. En pratique, ces deux champs font entre eux un angle O La composante de Bl projetée sur un plan perpendicu- laire à Bo a donc pour amplitude Bl sine L'amplitude du signal de résonance dépend donc de l'angle entre le champ à mesurer et le champ de radio-fréquence: le magnétomètre n'est pas isotrope en amplitude. Le champ alternatif Bl sint peut être consi- déré comme résultat de la composition de deux composan- tes circulaires b+ 1 et b-1 tournant en sens contraire. Seule l'une de ces composantes (b+ 1 sur la figure 2) tourne dans le sens de précession des spins Sp et est capable d'entretenir la précession autour du champ Bo L'autre composante b-1 ne participe pas directement au phénomène de résonance, mais induit un décalage de fréquence Ce décalage a pour valeur: AF= WB 12 sin 20 4 Bo C'est l'effet BLOCH-SIEGERT décrit dans la revue "Phy- sical Review", 57, 1940, p 522. Lorsque l'orientation de la cellule (avec son enroulement varie, l'angle e varie et le décalage en fréquence change: le magnétomètre n'est pas isotro- pe en fréquence. Pour illustrer l'ampleur de ce phénomène, on peut considérer, le cas d'un magnétomètre à hélium 4, (pour lequel la résonance est électronique le noyau de cet isotope étant dépourvu de spin), disposé dans une sphère de 6 cm de diamètre Le champ radio-fréquence Bl est créé par deux bobines de diamètre 4,5 cm en position de HELMOLTZ, et éloignées de 2,25 cm Elles sont composées de trois spires de fil de cuivre de 0,5 mm de diamètre Lorsqu'elles sont parcourues par un courant de 10 m A, le champ au centre de la cellule est de 600 n T A nos latitudes, le champ magnétique terrestre Bo est de 70 VT. Si O = O ,le champ radio-fréquence Bl est parallèle au champ Bo, et il n'y a pas de signal de résonance. Si O = 90 , le champ radio-fréquence Bl est perpendiculaire au champ Bo; le signal de résonance est maximum, mais l'effet BLOCH-SIEGERT l'est aussi: le décalage en fréquence est de 55 Hz, soit une erreur sur le champ Bo à mesurer de 2 n T (environ 3 10-5). Si 8 = 450, le signal de résonance ne vaut plus que 70 % de sa valeur maximale; le décalage de fréquence est de 40 Hz, soit une erreur sur le champ à mesurer de 1,4 n T. Cette anisotropie de fréquence peut être corrigée par des formules de compensation, si l'on est capable de déterminer la direction du champ stati- que Bo relativement au capteur, à l'aide de moyens appropriés (magnétomètre directionnel par exemple). Mais cette solution est lourde, coûteuse et difficile de mise en oeuvre car toute l'instrumentation doit être amagnétique et rigidement liée à la cellule. La présente invention a justement pour but de remédier à ces inconvénients A cette fin, l'inven- tion propose un magnétomètre à résonance qui est isotrope en fréquence c'est-à-dire débarrassé de l'erreur liée à l'effet BLOCH-SIEGERT et qui reste Léger et simple de mise en oeuvre. Ce but est atteint, selon l'invention, par l'utilisation de trois enroulements d'excitation (au lieu d'un seul) dont les axes sont dirigés selon trois directions orthogonales (autrement dit, dont les axes forment un trièdre trirectangle) Ces enroulements sont multiplexés, c'est-à-dire mis en circuit les uns à la suite des autres. Cette apparente complexité entraîne un avan- tage essentiel qui est le suivant Chaque enroulement donne naissance à un signal de résonance qui lui est propre, avec une fréquence Fi (o i est un indice mis pour x, y ou z si l'on repère les axes des trois enroulements par les notations habituelles Oxyz). Cette fréquence Fi est en général entâchée d'une erreur &Fi, selon l'orientation de l'enroulement par rapport à Bo, comme exposé plus haut (sauf si l'un des axes des enroulements se trouve être rigoureusement perpendiculaire à Bo) Fi= 1 Bo + àFi. L'invention utilise la propriété selon laquelle la somme des erreurs àFx+ 6 Fy+A Fz commises sur les trois fréquences Fx, Fy, Fz est indépendante de la direction du champ Bo Cette somme est donnée par la quantité: Fi B 1 2 2 Bo Ainsi, en prenant la moyenne des trois fré- quences, 6 oit 1/3 (Fx+Fy+Fz), on obtient une quantité qui est indépendante de l'orientation de Bo: le magné- tomètre est isotrope en fréquence. De façon précise, la présente invention a donc pour objet un magnétomètre comprenant les moyens connus décrits plus haut et qui est caractérisé par le fait que l'enroulement d'excitation comprend trois enroulements ayant des axes formant un trièdre trirec- tangle Ox, Oy, Oz, le magnétomètre comprenant en outre un multiplexeur apte à relier séquentiellement chacun desdits trois enroulements au circuit d'excitation et des moyens pour mesurer la moyenne Fm des trois fréquences Fx, Fy, Fz des trois signaux de résonance correspondant aux trois enroulements, la valeur du champ magnétique ambiant Bo étant alors donnée par Bo=Fm/I. Selon un mode particulier de réalisation, les moyens aptes à mesurer la fréquence moyenne Fm mesurent en outre les trois fréquences Fx, Fy, Fz, ce qui permet d'obtenir des informations sur la direc- tion du champ à mesurer Bo Le magnétomètre n'est plus alors uniquement scalaire (c'est-à-dire donnant le module du champ) mais également vectoriel (c'est-à- dire donnant les composantes du champ sur les trois axes des enroulements). Selon d'autres modes de réalisation, Les moyens de mesure donne L'amplitude moyenne Am des trois signaux de résonance, amplitude dont la valeur n'est jamais nulle, quelle que soit l'orientation du champ, ce qui réduit l'anisotropie d'amplitude. Ces moyens peuvent donner en outre les trois amplitudes relatives aux trois enroulements, ce qui fournit encore des informations sur l'orientation du champ à mesurer dans le trièdre formé par les enroulements. De toute façon, les caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront mieux à la Lumiè- re de la description qui va suivre Cette description porte sur des exemples de réalisation, donné à titre explicatif et non limitatif Elle se réfère par ail- leurs à des dessins annexés sur lesquels la figure 1, déjà décrite, représente un magnétomètre à résonance et à pompage optique selon l'art antérieur; La figure 2, déjà décrite, illustre la disposition relative des divers champs magnétiques; la figure 3 montre la disposition des trois enroulements d'excitation multiplexés selon l'invention; la figure 4 montre un magnétomètre à réso- nance et à pompage optique selon l'inven- tion; la figure 5 est un chronogramme représen- tant différentes grandeurs dans un magnéto- mètre selon l'invention; la figure 6 montre un mode de réalisation des moyens de mesure de la fréquence moyen- ne et de l'amplitude moyenne du signal de résonance; la figure 7 montre un autre mode de réalisation des moyens de mesure de la fréquence moyenne et de l'amplitude moyenne du signal de résonance; la figure 8 est un chronogramme correspon- dant au mode de réalisation de la figure 7; la figure 9 montre un mode de réalisation des moyens de mesure des trois fréquences des signaux de résonance, de la fréquence moyenne, des trois amplitudes et de l'amplitude moyenne; la figure 10 est un chronogramme correspon- dant au mode de réalisation de la figure 9; la figure 11 montre un autre mode de réali- sation des moyens de mesure des trois fréquences et de leur moyenne. Le dispositif représenté sur la figure 3 montre les trois enroulements 20 x, 20 y, 20 z utilisés conformément à l'invention Ils sont représentés dans une disposition de HELMOLTZ, c'est-à-dire formes de deux demienroulements bobinés de part et d'autre de la cellule 10 Les axes de ces enroulements consti- tuent un trièdre trirectangle Ox, Oy, Oz Ces enroule- ments créent, lorsqu'ils sont parcourus par un courant, trois champs oscillants B 1 x, Bly, Blz, orthogonaux deux à deux. Un magnétomètre à résonance selon l'inven- tion, dans le cas d'une variante à pompage optique, se présente alors comme illustré sur la figure 4. Il comprend tout d'abord des moyens connus déjà illus- trés sur la figure 1 et qui portent, pour cette raison, les mêmes références numériques Il s'agit de la cel- lule 10 remplie d'hélium, du laser 14, du moyen de polarisation 16 et du circuit CC (comprenant le générateur radio-fréquence 22, le photodétecteur 24, l'amplificateur 25, la détection synchrone 21 et l'intégrateur 23) et du générateur de décharge 30 Il comprend ensuite, et conformément à l'invention, trois enroulements 20 x, 20 y, 20 z disposes en trièdre trirectangle autour de la cellule 10 (La représentation de la figure 4 est schématique à cet égard, mais il faut comprendre que la disposition réelle est conforme à celle de la figure 3) Ces trois enroulements sont mis en circuit par un multip Lexeur 50, qui comprend schématiquement un générateur 52 de trois trains d'impulsions de multiplexage, respectivement Mx, My, Mz, (et éventuellement d'un quatrième train Mc dont le rôle apparaîtra plus loin) et de trois interrupteurs Ix, Iy, Iz aptes à mettre en service chacun des 1 U enroulements, c'est-à-dire à les relier au circuit d'excitation 22. Les chronogrammes de la figure 5 expliquent le fonctionnement de ce dispositif Sur la partie (a) sont représentés les trois trains d'impulsions de multiplexage Mx, My, Mz émis par le générateur 52 Les durées des impulsions définissent des interval- les de mise en circuit, ou de scrutation, des enroule- ments. Les fréquences des signaux de résonance relatifs à ces enroulements sont représentées sur la partie (b) Comme expliqué plus haut, ces fréquences sont affectées d'une erreur, Laquelle dépend de L'orientation de l'axe de L'enroulement par rapport au champ à mesurer En général, donc, ces trois fréquences Fx, Fy, Fz sont différentes La fréquence moyenne Fm est également représentée Il est rappelé que, conformément à L'invention, elle ne dépend pas de l'orientation du champ. Sur la partie (c) sont représentées les trois amplitudes Ax, Ay, Az correspondant aux trois signaux de résonance et l'amplitude moyenne Am Compte tenu de la disposition choisie pour les enroulements, au moins deux d'entre eux fournissent un signal, et un au moins délivre un signal d'amplitude supérieure ou égale à 80 % du signal maximum Ce signal maximum est obtenu quand l'axe de l'enroulement est perpendicu- laire au champ à mesurer. Il convient de souligner que les directions pour lesquelles on obtient le signal le plus faible en amplitude sont également celles pour lesquelles le décalage en fréquence est minimal. Quelques modes de réalisation des moyens 28 aptes à mesurer la fréquence moyenne Fm, vont maintenant être décrits en liaison avec les figures 6 à 11. Selon la figure ô, tout d'abord, les moyens 28 pour mesurer la moyenne Fm comprennent une boucle à comparaison de phase avec un comparateur de phase 60, un filtre passe-bas 62, un oscillateur commandé en tension 64 (ou VCO en abrégé pour Voltage Controlled Oscillator) et un fréquencemètre 66. Le moyen 28 peut comprendre en outre un détecteur d'amplitude 68 et un filtre passe-bas 70 dont la fréquence de coupure est nettement inférieure à la fréquence. Le fonctionnement du circuit 28 est le sui- vant Il reçoit sur une entrée E, le signal de résonance, lequel est modulé à la fois en fréquence et en amplitude à la fréquence de multiplexage (qui peut être de l'ordre de 1 k Hz) Une première sortie 51 délivre la fréquence recherchée Fm et une sortie annexe S'1 délivre une tension (celle qui est appliquée à l'oscillateur commandé en tension 64) reflètant cette fréquence Le circuit 28 comprend encore une seconde sortie 52 délivrant l'amplitude moyenne Am. Selon une autre variante illustrée sur la figure 7, le moyen 28 comprend un fréquencemètre à comptage 72 ayant une entree de commande 73 reliée au générateur 52 du multiplexeur 50 et recevant de celui-ci un signal de comptage Mc de durée très supérieure à la période des impulsions récurrentes de mise en circuit. Le chronogramme de la figure 8 explique le fonctionnement de ce circuit Les trois premières lignes montrent les trois trains d'impulsions de multi- plexage Mx, My, Mz commandant la mise en circuit des trois enroulements et, par conséquent, les intervalles d'apparition d'un signal de résonance sur l'entrée E; la quatrième Ligne montre un signal de commande Mc, de durée très supérieure à la période des impul- sions Mx, My et Mz Par exemple, ces dernières auront une durée de 1 ms et Mc une durée de 999 ms. Le fréquencemètre 72 compte tous les passages à zéro du signal pendant la durée de Mc Le nombre d'impulsions est le même pour Mx, My ou Mz (dans l'exemple pris 999) Le nombre de passages compté ref Lète donc la fréquence moyenne Fm Cette fréquence moyenne est obtenue sur la sortie 51. 1 U Le traitement de l'amplitude moyenne s'effec- tue, comme pour la figure 6, par un détecteur d'ampli- tude 68 et un filtre passe-bas 70 La valeur de Amn apparaît sur une sortie 52. Selon une autre variante plus élaborée, les moyens 28 pour mesurer la fréquence moyenne Fm mesurent, en outre, les valeurs de chacune des trois fréquences Fx, Fy, Fz. Selon un premier mode de réalisation de cette variante, qui est illustré sur la figure 9, 2 U les moyens 28 comprennent: un fréquencemètre à comptage 80, possédant une entrée de commande 81 reliée au générateur 52 du multiplexeur 50 d'o il reçoit une impulsion de commande de comptage Mc, un démultiplexeur 82, ayant une entrée numérique 83 reliée au fréquencemètre à comptage 80, trois entrées de commande 84 reliées au générateur 52 du multiplexeur 50 et recevant respectivement les impulsions Mx, My, Mz de commande des trois enroule- ments, trois sorties numériques 85 x, 85 y, 85 z reliées à trois sorties générales S" 1 délivrant les trois fréquences Fx, Fy, Fz, un sommateurdiviseur numérique 86, ayant trois entrées reliées aux trois sorties numériques du démultiplexeur et une sortie reliée à la sortie générale 51 délivrant la moyenne Fm des trois fréquen- ces. Le chronogramme de la figure 10 explique le fonctionnement de ce circuit Sur les trois premiè- res lignes figurent les trois signaux de multiplexage Mx, My, Mz pour la mise en service des enroulements. Sur la quatrième ligne est représenté le signal Mc de commande du fréquencemètre 80 La durée de ce signal est inférieure à celle des impulsions de multiplexage Mx, My, Mz Il peut s'agir, par exemple, d'une durée de ls, contre 2 S pour le multiplexage. Les informations délivrées par le fréquencemètre 80 sont donc successivement relatives à Fx, Fy et Fz Ces informations numériques sont réparties sur trois voies numériques par le démultiplexeur 82, lequel est commandé par les impulsions de multiplexage Mx, My, Mz On trouve donc, sur les sorties numériques 85 x, 85 y, 85 z, les valeurs de Fx, Fy, Fz Ces sorties sont reliées à la sortie générale S" 2 Quant à la sortie générale 51, elle continue de délivrer la valeur de la fréquence moyenne Fm fournie par le sommateur-diviseur 86. Dans le circuit de la figure 9, la voie de traitement de l'amplitude comprend, en plus du détecteur d'amplitude 68 et du filtre passe-bas 70, trois circuits d'échantillonnage et de maintien 90 x, y, 9 Uz commandés respectivement par les trois signaux de multiplexage Mx, My, Mz. La chaîne ô 8, 70 délivre la valeur moyenne Am de l'amplitude sur la sortie générale SZ et les échantillonneurs-bloqueurs délivrant les valeurs Ax, Ay, Az des trois signaux de résonance. Selon un autre mode de réalisation illustré sur la figure 11, les moyens pour mesurer chacune des trois fréquences ainsi que la moyenne de ces fré- quences comprennent: un multiplexeur 92 à une entrée recevant le signal de mesure, trois entrées de commande 93 x, 93 y, 93 z reliées au générateur 52 du multiplexeur 50 et recevant les trois impulsions Mx, My, Mz de mise en circuit de ces enroulements et à trois sorties 94 x, 94 y, 94 z délivrant respectivement trois signaux de mesure, trois fréquencemètres à comptage 96 x, 96 y, 96 z reliés respectivement aux trois sorties 94 x, 94 y, 94 z du démultiplexeur 92 et délivrant respective- ment les trois fréquences Fx, Fy, Fz sur une sortie S" 1, un sommateurdiviseur numérique 98 relié aux trois fréquencemètres 9 bx, 96 y, 9 ôz et délivrant la moyenne des fréquences Fm sur une sortie générale 51. REVENDICATIONS 1 Magnétomètre à résonance magnétique comprenant une cellule ( 10) remplie d'une substance ( 12) ayant un rapport gyromagnétique 6 et susceptible de présenter un phénomène de résonance magnétique en présence d'un champ magnétique ambiant (Bo), la résonance s'établissant à la fréquence F=Bo, des moyens d'excitation de cette résonance comprenant un enroulement ( 20) bobiné autour de la cellule ( 10) et des moyens d'excitation ( 21 à 25) de cet enroulement ( 20) par un signal de résonance et des moyens ( 26) pour mesurer la fréquence du signal de résonance, ce magnétomètre étant caractérisé par le fait que l'enroulement d'excitation ( 2 U) comprend trois enroulements ( 20 x, 20 y, 20 z) ayant des axes formant un trièdre trirectangle (Ox, Oy, Oz), le magnétomètre comprenant en outre un multiplexeur ( 50) apte à relier séquentiellement chacun desdits trois enroulements au circuit d'excitation ( 22) et des moyens ( 28) pour mesurer la moyenne (Fm) des trois fréquences (Fx, Fy, Fz) des trois signaux de résonance correspondant aux trois enroulements ( 20 x, 20 y, 20 z), la valeur du champ magnétique ambiant (Bo) étant alors donnée par Bo=Fm/I. 2 Magnétomètre selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le multiplexeur comprend un générateur ( 52) délivrant trois trains d'impulsions récurrentes (Mx, My, Mz) de mise en circuit respecti- vement des trois enroulements ( 20 x, 20 y, 20 z), ces trois trains d'impulsions récurrentes occupant des intervalles de temps distincts. 3 Magnétomètre selon la revendication 1, caractérisé par le fait que les moyens ( 28) pour mesu- rer la moyenne (Fm) comprennent une boucle à compa- raison de phase avec un comparateur de phase ( 60), un filtre passe-bas ( 62), un oscillateur commandé en tension ( 64) et un fréquencemètre ( 66). 4 Magnétomètre selon la revendication 2, caractérisé par le fait que les moyens pour mesurer la fréquence moyenne (Fm) comprennent un fréquencemètre à comptage ( 72) ayant une entrée de commande ( 73) reliée au générateur ( 52) du multiplexeur ( 50) et recevant de celui-ci un signal de comptage (Mc) de durée très supérieure à la période des impulsions récurrentes de mise en circuit. Magnétomètre selon la revendication 1, caractérisé par le fait que les moyens ( 28) pour me- surer la moyenne (Fm) des trois fréquences mesurent, en outre, les valeurs de chacune des trois fréquences (Fx, Fy, Fz). 6 Magnétomètre selon la revendication 5, caractérisé par le fait que les moyens ( 28) pour mesu- rer chacune des trois fréquences et la moyenne de ces trois fréquences comprennent: un fréquencemètre à comptage ( 80) possédant une entrée de commande ( 81) reliée au générateur ( 52) du multiplexeur ( 50) d'o il reçoit une impulsion de commande de comptage (Mc) intervenant pendant les impulsions (Mx, My, Mz) de mise en service des trois enroulements et de durée inférieure à celle de ces impulsions, un démultiplexeur ( 82) ayant une entrée numérique ( 83) reliée au fréquencemètre à comptage ( 80), trois entrées de commande ( 84) reliées au généra- teur ( 52) du multiplexeur ( 50) et recevant respecti- vement les impulsions (Mx, My, Mz) de commande des trois enroulements, trois sorties numériques ( 85 x, y, 85 z), ces trois sorties numériques étant reliées à trois sorties générales (s(x), s(y), s(z)) délivrant les trois fréquences (Fx, Fy, Fz), un sommateur-diviseur numérique ( 86) ayant trois entrées reliées aux trois sorties numériques de la bascule et une sortie reliée à la sortie générale (si) de ces moyens ( 28) et délivrant la moyenne (Fm) des trois fréquences. 7 Magnétomètre selon la revendication 4, caractérisé par le fait que les moyens pour mesurer chacune des trois fréquences ainsi que la moyenne de ces fréquences comprennent: un démultiplexeur ( 92) à une entrée rece- vant le signal de mesure, trois entrées de commande ( 93 x, 93 y, 93 z) reliées au générateur ( 52) du multiple- xeur ( 50) et recevant les trois impulsions (Mx, My, Mz) de mise en circuit de ces enroulements et à trois sorties ( 94 x, 94 y, 94 z) délivrant respectivement trois signaux de mesure, trois fréquencemètres à comptage ( 96 x, 96 y, 96 z) reliés respectivement aux trois sorties ( 94 x, 94 y, 94 z) du démultiplexeur ( 92) et délivrant 2 U respectivement les trois fréquences (Fx, Fy, Fz), sur une sortie (S" 1), un sommateurdiviseur numérique ( 98) relié aux trois fréquencemètres ( 96 x, 96 y, 9 ôz) et délivrant la moyenne des fréquences (Fm) sur une sortie générale ( 51). 8 Magnétomètre selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il comprend en outre des moyens pour mesurer la moyenne (Am) des trois ampli- tudes (Ax, Ay, Az) des trois signaux de résonance correspondant aux trois enroulements. 9 Magnétomètre selon la revendication 7, caractérisé par le fait que les moyens pour mesurer la moyenne (Am) comprennent un détecteur d'amplitude ( 68) suivi d'un filtre passe-bas ( 70). 10 Magnétomètre selon la revendication 7, caractérisé par le fait que les moyens pour mesurer l'amplitude moyenne (Am) des trois amplitudes compren- nent en outre des moyens pour mesurer séparément ces trois amplitudes. 11 Magnétomètre selon la revendication 9, caractérisé par le fait que les moyens pour mesurer les trois amplitudes sont constitués par trois circuits d'échantillonnage et maintien ( 90 x, 90 y, 90 z) commandés par les trois signaux de commande émis par le multiple- xeur. 12 Magnétomètre selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérise par le fait que le magnétomètre est du type à pompage optique et comprend une source lumineuse ( 14) émettant un faisceau Lumineux, un polariseur ( 16) et un photodétec- teur ( 24) recevant le faisceau après sa traversée de la cellule.