FR 2636525 A1 19900323 FR 8812509 A 19880920 La présente invention concerne un dispositif électronique de stimula- tion automatique des ponts chinois d'acupuncture d'auriculothérapie, de méso- thérapie et de réflemDthérapie entièrement automatique au moyen de-ircuits électroniques. Dans la pratique, il faut détecter les points, et les stimuler, en posant des aiguilles. Puis il faut définir dans quel sens des aiguilles on va imrimer un mouvement de rotation aux aiguilles, soit dans le sens des aiguilles d'une montre pour " tonifier ", soit dans le sens inverse pour disperser ". Tout ce processus ne pouvait être jusqu'ici que le fait des médecins spécialisés. Il existe bien sur depuis longtemps des appareils dits "d'acupuncture électronique " qui permettent de détecter les points et de "traiter "en envoyant des inmulsions électrostatiques. Existent également de nombreux ouvrages de vulgarisation qui permettent une localisa- tion des points et donnent des schémas de traitement. Toutefois l'utilisateur de ces appareils se heurtait à deux obstacles majeurs: d'abord comment décider si l'on devait tonifier ou disperser l'énergie du méridien ? ensuite qu'était la forme de courant appropriée à utiliser et de quelle durée devait être le traitement ? Selon la crésente invention on s'est affranchi de ces difficultés, en réalisant un appareil donnant de bons résultats eh appliquant un faible courant courant électrique directement sur la peau et qui permet en outre d'atpliquer le traitement exact et indiqué, sans erreur possible. On a donc conçu selon l'invention un aqppareil électronique totalement autcratique qui, une fois mis en place: 1) détecte le point d'acupuncture et signale qu'on l'a trouvé 2) calcule alors s'il doit disperser ou tonifier l'énergie du méridien dont dépend le point. 3) calcule la quantité de traitement à délivrer, la forme de courant et sa durée, au total en quelques fractions de seconde et, 4) signale la fin du traitement. L'appareil fonctionne sans erreur possible avec une efficacité mximnun et une totale innocuité due à la suppression des aiguilles. L'appareil est, de plus utilisable sur tous les points de mésothérapie avec de remrquables résultats qui viennent compléter ceux de l'acumunctbe. - 2 - 2636525 La sélection du traite.ent a été déterminée sur les considérations ciaprês: lorsqu'un organisme humain souffre d'une affection, un déséquilibre énergétique apparait entre les deux corps médians, c'est-à- dire qu'une différence de potentiel prend naissance entre le point chinois et la partie adverse du corps, environ un microvolt à un millivolt continu, plus une résistivité variant entre 10 Kilo-Ohms à 470 Kilo-Ohms. L'exuérience a montre que les valeurs comrprises entre dix et cent cinquante K. CES devaient être dispersées et qu'entre cent cinquante à quatre cent soixante dix K. Of4S elles devaient être tonifiées. Seule la quantité d'énergie doit être variable. CACTERISTICOUE DE L'APPkREIL ET IITSE EN EVIDENCE DE CELLES-CI 1) il localise le point à traiter par un signal sonore et lumineux continu. 2) il signale oar diode lumineuse si le point à traiter va être dispersé ou tonifié. 3) il détermine la quantité d'énergie à injecter 4) si l'électrode est maintenue plus de deux secondes sur un point le traitement se déclenche et est mis en évidence par un signal sonore et lumineux hachuré à la fréquence de 16 Herz par seconde. ) Temps de traitement de 1 à 30 secondes selon le point à traiter et arrêt signalé par signal sonore et lumineux continu, et l'on passe au point à traiter suivant. 6) arrêt automatique de l'alimentation générale dans un délai de 60 secondes, si l'appareil n'est plus sollicité. REALISAECTI - L'ensemble est réalisé autour de quatre circuits intégrés de technologie C- MDS, oermettant une très faible consonmmation, trois sont des _ortes '"MND" à raison de six portes Dar CI, un seul est cwmutateur D/A à qutatre voies, monté en inverseur; un transistor est utilisé en amplificateur de courant; les coEposants actifs et passifs sont insérés sur un circuit imprimé en époxy. Des circuits électroniques interviennent successivement dans un ordre prédéterminé tout en s'informant mutuellement par circulation de signaux, permettant ainsi par le commnutateur A/D et les portes "NAND" CI 1 et CI 8 la localisation précise des points d'acupuncture, par le commutateur A/D et les portes "N'ND" CI 1, CI 8, CI 9, CI 10, CI 11, CI 12 et CI 6 la détermination du sens et du niveau du déséquilibre énerqatique dans le méridien considéré, par CI 2, CI 3, CI 4 et CI 5, TR 1, D 5 et D 6, C 5 et C 6, 3- 2636525 l'application du traitement sous forme de stimulation appropriée, dont la fin est signalée à la fois par des signaux sonores et visuels. Ces memes circuits, avec des électrodes adaptées, permettent l'utilisation de l'ap- pareil en mésothérapie, en réflexothérapie et en thérapie percutanée par 1'électro-osnose. Le dispositif com L-D (verte et rouge) es un buzzer électronique Z 1. Le résultat d'analyse du niveau d'énergie (surcharge ou déficit) dans le méridien considéré par l'intermédiaire du circuit électronique formé. d'un commutateur-. A/D à quatre voies, 7 portes "NAND" CI 1, CI 8, CI 9, CI 10, CI 11, CI 12 et CI 6 est mis en évidence par des signaux lunmineux émis par les diodes TLnD verte et rouge. Les circuits électroniques composés d'un commutateur A/D à 4 voies et de cinq portes '"7ND" CI 1, CI 8, CI 9, CI 10, CI 11 et CI 12, détermi- nant le niveau d'énergie dans le méridien considéré, calculent en outre par circuits ccp=osés de 2.ortes "NWND" CI 1 et CI 3, du transistor TR 1, des dindes D5 et D6 et des capacités C5 et C6, la quantité d'é nergie à fournir ou à soustraire pour le méridien considéré, taàridis que les circuits électro- niques composés de deux portes 'qAND" CI 4 et CI 5, d'un transistor TR 1 ainsi que de C 5, C7, C3, D7, R5 et le commutateur A/D envoient ou soustraient automatiquement et exactement la quantité d'énergie nécessaire pour rétablir l'équilibre énergétique normal dans le méridien considéré et signalent la fin du traitement par un signal sonore et lumineux continu. Ensuite, les circuits électroniques composés de six portes '"AND" CI 13, CI 14, CI 15, CI 16, CI 17, CI 18, de D 12, de C 11, R8, R5, R 19, R20, arrêtent automatiquement l'alimentation générale de l'appareil si celuici reste plus de 60 secondes sans être utilisé, la mise sous tension se faisant -ar simole touché sur la pastille métallique reliée à l'entrée de CI 13. Le dispositif selon l'invention ueut-étre utilisé par le moven d'électrodes à pointe douce en acupuncture, mésothSrapie et réfle: FONCTIONNEMENT DE L'INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE DE L'INVENTION La fonction Marche et Arrêt automatique est assurée par un circuit intégré composé de 6 portes "NAiND"': CI 13. 14, 15, 16. 17, 18 (voir schéma en annexe). La mise sous tension se fait par un contact fusgitif avec la pastille M 1 métallique et l'électrode pointe. Une tension positive de fuite est appliquee sur l'entrée du CI 13 ài travers R 18. Le 1 logique appliqué à l'entrée va fournir un zéro fugitif en sortie CI 13 déchargeant C 11 à travers D 14, l'entrée de CI 14 est à zero, sa sortie est à 1. l'entrée de CI 15, 16, 17. 18 à 1 et la sortie de ces quatre portes en parallèles se retrouvent à zero assurant la commutation négative U de la pile S Volts. Les quatre portes en parallèles assurent une faible chute de tension à la commutation. Le zéro en sortie de CI 15, 16, 17. 18 est fixé à 60 secondes par le réseau R IS + C 11 si l'appareil n'est pas sollicité, sinon C 11 sera déchargé à travers D 12 et CI 6 dont la sortie se retrouve à zéro à chaque recherche des points chinois. Le réseau R 20 + D 13 assure un basculement franc et un verrouillage dans la phase hcrs tension. L'alimentation de Ci 13. 14, 15, I6, 17, 18 se fait à travers R 17 limitant le courant oui serait destructeur et consommateur lors des transitions hors et sous tension; R 16 limite le courant dans la L.E.D. 3. témoin de mise sous tension. C 25 est là pour découpler l'alimentation commutée. FONCTIONNiEMbENT DES CIRCUITS DE RECHERCHE DES FOINNT D'ACUFUNCTURE ET DU SELECTEUR DE MODE (Tonification cu Dispersion) Ces deux fonctions de l'invention sont assurees par deux circuits intégrés identiques ayant chacun 6 portes *NAND' CCI 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12), un transistor NFN (TRl)^ et un CI à quatre voies analogiques Switch (D/A), les postes 'NAND" CI 4. 5, 6 étant réservés à. d'autres fonctions expliquées dans ce oui suit. Au repos, après la mise sous tension, la sortie de CI 7 est au niveau 1 à travers R 3 et F. 12. Ce niveau est maintenu aux entrées de CI 8 et CI 1, passe à travers R 1 et D 1 vers le commutateur D/A. Si les bornes de l'inverseur B 1 et E 2 ne sont pas utilisés (pas de résistance), tous restent dans cet état. Si la résistance du point chinois est inférieure 470 K et est présente entre E 1 et B 2, l'entrée de CI 1 passe au zéro logique et sa sortie passe au 1 logique. L'avertisseur sonore Z 1 se trouve sous tension à travers R 4 et F 3 et se met à fonctionner. Le réseau R 2 + C 2 fournit un 1 logique sur l'entrée de CI 2 au bout de deux secondes. - 5 - La sortie de CI 2 passe à zéro, en mettant le potentiel positif du buzzer (Z 1) à zéro à travers D 3. Far la diode D 4, CI 2 déclenche ensuite le multivibrateur compose de CI 4 et CI 5 réglé sur 16 HZ, arrête la charge du condensateur C 5 à travers la diode D 5; la sortie de CI 3 se trouve au 1 logique et permet à travers la diode D 6 de libérer la tension positive stockée dans C 5 et de rendre conducteur T- 1. L'émetteur de TR I se trouve au 1 logique, ainsi que l'entrée de CI 7; la sortie de CI 7 se retrouve à zéro. La tension d'émetteur va décroître à travers R 7 et D 7, la cathode de D 7 va recevoir les impulsions A travers C 3 du multivibrateur CI 4 - CI 5, la composante continue avec les impulsions superposées vont s'acheminer à l'entrée de l'inverseur D/A et vont être commutées en sortie sur la résistance du corps humain trouvée sur un point chinois à traiter. Quand la charge de C 5 sera épuisé, plus ou moins vite selon la résistance du point chinois, l'entrée de CI 7 passera à zéro et basculera sa sortie au 1 logique, retrouvant les conditions de départ c'est-à-dire.un signal sonore continu plus une des deux diodes L. E. D. 1 ou L. E. D. 2 allumee indiquant que le traitement est terminé. Pendant la phase de traitement, le signal sonore et le signal lumineux sont mcdulés à 16 HE par R 6 pour le buzzer Z 1 et R 10 via CI 6 pour les diodes: R l 'sert à limiter le courant des deux diodes. L. E. D. 1 et L. E. G. 2. 2_5 Pour les points chinois présentant une résistance comprise entre 150 KOHMS et 470 KCHMS, seul le CI 1 basculera et la diode verte s'allumera. Pour des résistances de quelques OHGMS à 150 KOHMS le CI 1 et le CI 8 basculeront commutant la diode L. E. D. 1 et positionnant l'inverseur en position inverse, la commutation est assurée par CI S et Ci 10 en parallèle avec CI Il et CI 12. afin d'assurer le minimum de chute de tension à la commande des diodes L.E.D. 1 ou L. E. D. 2; R 15 + C 10 assurent le basculement et le verrouillage de Ci 9 et CI 10; D 9 sert d'aiguilleur et maintient le choix trouvé (dispersion ou tonification); D 10 permet le retour à l'état initial de l'inverseur avec CI 8 à zéro en sortie; R 14 limite le courant de commande, C 8 permet une transition franche dans les choix du traitement (dispersion ou tonification) aux valeurs proches de 150 KOHMS; D 1 empêche la tension continue de traitement de remonter vers CI 1; D 8 commute les diodes L.E.D. 1 ou L.E.D. 2 à travers CI 6 er. phase recherche et traitement. Les caractéristiques des circuits électroniques de cet invention permettent de le régler sur des fréquences de aquelques Hertz à 400 Hertz et de l'utiliser en stimulation pour la mésothérapie, la réflexotherapie et la thérapeutique percutanée par électro-osmose. Le fonctionnement du dispositif sera mieux compris en se référant à la figure 1. 6- REVENDICATIONS 1) Dispositif électronicue entièrement automatique de stimulation des points d'acupuncture chez l'homme et chez l'animal, caractérisé en ce qu'il coporte des circuits électroniques intervenant successi- S vavnent dans un ordre prédéter_ iné tout en s'informant mutuellement per circulation de sianaux, pe-me.ettant ainsi par le conmutateur A/D et les portes "ND" CI 1 et CI 8, la localisation précise des points d'acupuncture, Dar le commutateur A/D et les portes '"NND" CI 1, CI 8, CI 9, CI 10, CI 11, CI 12 et CI 6 la détermination du sens et du niveau du désécuilibre energéticue dans le méridien considéré, par CI 2, CI 3, CI 4, CI 5, TR 1, D 5 et D6, C5 et C6, l'application du traitement sous forme de stimulation apnronriée, dont la fin est sianalée à la fois par des sianaux sonores et visuels. 2) Dispcositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte, our l'amplication des stimulations en acumuncture et en réflexothérapie, une électrode à pointe douce, pour l'aplication en électro-os-mse une électrode en plaque, lamellaire ou circulaire, le circuit étant fermné ar une masse conductrice en contact avec le 29 malade en un point différent du corps. 3) Dispositif électronique selon les revendications 1 et 2, caracté- risé en ce qu'il comiporte un cc=rutateur A/D à 4 voies, deux portes "NND" CI 1 et CI 8 qui permettent de déterminer avec précision les points d'acur.ncture recherchés, objectivés mar des signaux sonores et lunineux générés var cinq portes "UND"= CI 9, CI 10, CI 11, CI 12 et CI 6, deux diodes LDn (verte et rouge) et un buzzer électronique Z 1. 4) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le circuit électroniqe d'analyse du niveau d'nergaie dans le méridien considéré est caractérisé en ce qu'il cortnrte, selon les revendications 1, 2 et 3, un commutateur A/D à 4 voies, 7 portes UNND" CI 1, CI 8, CI 9, CI 10,CI 11, CI 12 et CI 6 qui permzetteint de déterminer si le méridien sur lequel se trouve lc point d'acuDunc- ture considéré est surchargé ou bien présente un déficit en énergie ce qui est mis en évidence par des signaux lumineux &éis par les diodes TLD vertes et rouges. - 7 -2636525 ) DispDsitif selon les revendications 1, 2, 3 et 4, caractérisé en ce que les circuits électroniques compos6s d'un commutateur A/D de 4 voies et de 5 portes "NAND" CI 1, CI 8, CI 9, CI 10, CI 11, CI 12, déterminent le niveau d'énergie dans le méridien considéré, calculent par les circuits ccposés de 2 portes "NAND" CI 2, CI 3, du transistor TR 1, des diodes D 5 et D 6 et des capacités C5 et C6, la quantité d'énergie à fournir o à soustraire du méridien considéré. 6) Dispositif selon les revendications 1,2,3,4 et 5, caractérisé en ce que les circuits électroniques conposés de 2 partes "NAND" CI 4, CI 5, d'un transistor TR 1, ainsi que de C 5, C 7, C 3, D7, R 5 et le cormmutateur A/D envoient ou soustraient automatiquement et exactement la quantité d'énergie nécessaire pour rétablir l'6équilibre énergétique normal dans le méridien considéré et signalent la fin du traitement par un signal sonore et lumineux. 7) Dispositif selon les revendications 1, 2, 3, 4, 5 et 6 caractérisé en ce que les circuits électroniques comuosés de 6 portes "NND" CI 13, CI 14, CI 15, CI 16, CI 17, CI 18, de D 12, de C 11 R 18, R 19, R 20 arrêtent automatiquement l'alimentation générale de l'atuareil si celui-ci reste plus de 60 secondes sans être utilisé, la mise sous tension se faisant car simple touché sur la pastille métallique reliée à l'entrée de CI 13. 8) Application du dispositif selon les revendications 1, 2, 3, 4, , 6 et 7 par le mo-yen d'électrodes à pointe douce à l'acupuncture, la mésothérapie et la réflexothérapie, et par le moyen d'électrodes annulaires, rubannées ou en plaques, à la thérapie par électro- osmose. 0 OO