FR 2612783 A3 19880930 FR 8701975 A 19870213 La presente invention concerne un dispositf pour cathétérisme de l'isthme utérin féminin. Dans le but de pratiquer facile ment et, sans douleur des hystérographies. Ainsi que toute injection médicamenteuse à l'intérieur de la cavité utérine. Les hystérographies et insuflations tubaires sont actuelle ment pratiquées avec des dispositifs en verre ou en métal. Ces techniques sont douloureuses pour la malade. Elles néces sitent la mise en place sur le col utérin de pinces ou pour les instruments en verre l'adjonction de moteurs à à dépression. Ces dispositfs n'offrent pas d'étanchéité de la cavité uterine. Les produits injectés sont refoulés dans la cavité vaginale. De ce fait les résultats sont moins bons, incertains, et trés souvent obligent le praticien à recommencer son examen. La sonde selon l'invention permet de remédier à ces inconve nients. Elle comporte en effet un ballonnet supérieur (2) qui permet sa mise en bonne place et son étancheité à l'intérieur de la cavité utérine. A 1 cm. % de la fin du ballonnet supé rieur une colerette en matière plastique(3 autre matiere e'vite que la ne approprie évite que la sonde remonte dans la cavité utérine et parfait à l'étanchéité de cette cavité.L ballonnet supé rieur est gonflable à partir t cc. Un longet fin tuyau(4?pas- sant dans la parole de la sonde et, relié à la base de la sonde à une valve anti retour.(t)e ballonnet supérieur est (2) gonflable ou dégonflable à l'aide d'une seringue et d'une aiguille. La longueur de la sonde 45 cm. permet au praticien de travailler en dehors de toute source de rayons. Et de pouvoir controler plus facilement sur ecran TV la progression du produit de contraste . L'extrémité supérieure de la sonde estémoussée de façon a être atraumatique. L'extrémité infé-. rieure de la sonde permet l'adaptation d'une seringue. Selon une variante la sonde peut être de différents diamètres X La figure 1 représente en coupe le dispositf selon l'invention. Le dispositf représenté sur la figure 1 comporte un long tuyau(5) de 45 cm. de long. Le diamètre du dispositif pourra varier selon les besoins. L'extrémité supérieure(8) est fermée , l'extrémité inférieure (7) permet l'adaptation d'un embout de seringue . A cm. de l'extrémité supérieure un ballonnet (2) en caoutchouc ou toute matière synthêtl e médicale est gonflable à partir de 5cc. La longueur tu ballone () est de 2 cm. 1/2. Dégonflé ce ballonnet n'augmente le diamètrede la sonde que de imm. Le ballonnet (2) est gonflé grâce à un fin tuyau (4) passan dans l'épaisseur de la parole de la sonde, et, se raccordant à la base de la sonde à une valve (6) zanzi retour.A 1cm. et plus selon le modèle choisi, de la fin du ballonnet (2) est fixée une colerette (3) en matière plastique ou toute aut-e matière synthétique médicale, rigide ou semi rigide. Dans un autre modèle cette colerette pourra être non fixée. btépaisseur de cette colerette est de 4mm. mais poura Aetre augmenté ou diminué selon les besoins du modèle choisi. Le digère de cette colerette est de 1cm1/2, mais pourra varier selon les modèles de sonde. Le modèle que nous avons éssayé comportait les dimensions suivantes: longeur de la sonde 45cm, colerette disposée et fixée à 6 cm 1/2 de l'extrémité supérieure de la sonde, diamè tre de la colerette 1c;2 épaisseur de cette colerette 4mm Ballonnet supérieur de 2cm1/2 de long commençant à 1/2 cm de extrémité supérieure de la sonde, et se terminant à 2cm de la colerette , la carrière de cette sonde est 12. Ce mode le est le modèle idéal pour le catéthérisme des utérus. ce type de sonde pourra être fabriqué pour d'autre indications médicales, mais dans ces cas la les diamètres de sondes seront proportiennels aux ballonnet qui seront plus longset plus gonflables, les colerettes seront plus épaisses et de diamètre plus grands, il est évident que la position de ces colerettes seront différentes et en rapport du modèle choisi. il peut être envisagé de fabiquer cette sonde dans toutes les charrières axistantes. Revendications 1) Dispositif pour cathetériser l'istme utérin. Caractérisé par une sonde en matière plastique ou toute autre matière plastique se--- rigide médicale, de charrière 8, 10, '12, 14, longueur 45 cm. Pouvant être fabriquée en toutes charrieras et longueur pour d'autres indications médicales.Extrmité supérieure (8) fermée. Deux ouvertures latérales (9)et (10) laissent s'écouler librement les produits injectés par la base entrée de la sonde (7) entrée suffisament large pour laisser penétrer ltembout d'une seringue. Un ballonnet supérieur (2) long 2kom godage minimum 5cc.situé dans sa partie supérieure à cm de l'extrémité supérieure (8) de la sond Colerette ( Matière plastique médicale diamètre 1cm 72 épasseur 4mm. situéé soit à 1cm, 11/2cm, soit 2cm de la fin infrieure du ballonnet (2) supérieur.Ballonnet supérieur (2) relié à une valve anti-retour (6) par un fin tuyau bossant dans l'épaisseur de la paroie de la sonde.Pourront être fabriquées pour d'autres usages que la gynêcolo gie des sondes de toutes charrières et de toutes longueur selon le même prinipe 2)Selon revendication 1dispositif caractérisé en ce qui concerne le ballonnet supérieur qui mesure 21/2cm; et dont la partie supêri eure est à Y2cm de la partie supérieure(S) de la sonde.Gonflage minimum 5cc. 3) Selon revendication I et 2 dispositif caractérise en ce oui concerne sa colerette (3) qui est en matière plastique médicale ou autre matisse synthétique semi rigide à usage médical.Diametre 1cm^2 épaisseur 4mm. 4) Selon revendications 1,2,et 3 dispositif caractérisé en ce qui concerne le tuyau (4) qui relie la valve anti retour (6) et le ballonnet (2) en passant dans la parole de la sonde. 5) Selon revendications 1,2,3,4 caractérisé en ce qui concerne l'e: mité supérieure de la sonde (8) qui est fermée. 6)Selon revendications 1, 2, 3, 4, 5, caractérise en ce qui concerne les deux ouvertures latérales qui permettent(9) et (16) au liquide injecte dans l'entrée de la sonde (7) de s'écouler librement. 7)Selon revendications 1,2,3,4,5,6,caract-risé en ce qui concerne l'extre'mité inférieure de la sonde (7) qui est suffisament large pour laisser pénétrer un embout de seringue.