FR 2622793 A1 19890512 FR 8806689 A 19880519 -o- 1 -o- /_a présente invention concerne une table d'examen mé- dical pour nourrissons,équipée d'un miroir sans tain qui perment au medecin de rester incognito,son image étant remplacée par celle de la mère aux yeux du petit malade. L'examen médical du nourrisson est traditionnellement effectué sur une table d'examen classique,ce qui ne manque pas de poser le problème du fagteur réactionnel à un milieu environ- nant jugé agressif par le nourrisson,notamment la vue du médecin. lui -mime,tout visage nouveau étant source d'angoisse.L'inter- prétation du maître symptôme qu'est l'absence de sourire est alors des plus malaisées.De plus>les actes médicaux necessaires au diagnostic,tels que tubages et explorations endoscopiques, ou consécutifs à celui - ci, tels que sutures et soins locaux,sont gênés par l'agitation d'un nourrisson inquiet,contracté. La table d'examen selon l'invention permet de remedier, dans une très large mesure,à ces inconvénients elle est en effet équipée d'un miroir sans tain à travers lequel le médecin exa - mine son petit malade sans être vu par celui- ci oMieux,on s'ar- rangera pour que le miroir renvoit au petit malade une image ras- surante,celle de la mère par exemple,ou amusante,telle qu'une image d'animaux familiers,marionnettes,bandes dessinées. Ce petit mobilier médical, qu'il serait judicieux de prévoir richement coloré,se présente comme une table rembourée à laquelle sont fixées diverses structures: - Un miroir sans tain,inséré dans un cadre rectangulaire dont les longueurs sont parallèles à l'axe longitudinal de 1 a table, ce miroir venant,aipsi s'interposer entre le médecin et le nourrisson qu'il examine Pour le médecin il s'agit donc d'une simple vitre claire,pour le nourrisson, il s'agit d'un miroir clas- úsique.Le cadre est rattaché à la table par deux structures en (L) situées à droite et à gauche,dans le même plan vertical que les largeurs du cadre rectangulaire support du plan de tra- vail.Chaque structure est constituée d'u ne première branche, horizontale, solidaire de la table,car coulissant dans le segment de tube métallique formant la largeur du cadre support-du plan de travail; ce qui permet un mouvement par lequel le médecin rappro- che ou lpigne de.lui le miroir o -o- 2 -o- Ce mouvement est blocable par une molette oLa deuxième branche est verticale et prolonge la première.Elle comporte un dispositif télescopique permettant d'élever ou de rabaisser le miroir;ce mouvement est également blocable par une molette o Les deux segments verticaux s'articulent avec la longeur inférieure du cadre du miroir qui devient donc un axe de rotation permettant le reglage de l'angle d'inclinaison formé par le plan de la table et le plan du miroir;ce mouvement est blocable par deux dispositifs latéraux type serre - joint.A la longueur in- férieure du cadre du miroir sont suspendues des bandelettes colorées faisant office de rideau, à travers lequel le medecin passe ses mains. A travers le miroir sans tain,notons que des clichés photographiques peuvent être prisVd'exellentes conditions; Le flash sera alors situé entre le miroir et le bébéo Un paravent est monté du côté opposé à celui du médecin. Il est constitué d'une surface rectangulaire en toile,tendue par un cadre métallique.Ce paravent,dont la lonqueur est sensible- ment celle de la table,coulisse verticalement dans des gouttières surajoutées aux deux pieds de la table auxquels il est adjacent. Des molettes permettent sa fixation,une fois la hau- teur adéquate obtenue. Ce paravent a pour but d'empêcher que le nourrisson,puisse voir directementsa mère assise du côté opposé au médecin; on lui impose donc la vue de sa mère dans le miroir, ainsi,le nourrisson croira être examiné par sa mère Un appareil de chauffage soufflant est fixé par deux douilles au niveau de la largeur du cadre support du plan de trAvail,du côté de la tête du nourrisson,il surplombe ainsi le plan de travail et assure,en conformité avec les règles de sécu- rité,une température locale'satisfaisante. Le cadre support du plan de trvail est ajouré de nom- breux trous déstinés a recevoir des douilles pour fixation de - lampes,tiges à sérum,plateaux. Ainsi,du côté des pieds du malade figurent trois douilles a cet effet. Selon une forme de réalisation préferentielle,le miroir sans tain, solidaire de ses supports verticaux,peut être retiré par traction vers le haut,se séparant ainsi, de chaque côté,d'une douille fixée à l'extrémité d'un brascoulissant horizontal mobi- lisable dans le segment de tube correspondant à la largeur du cadre /... -o- 3 -e- support du plan de travail;desmolettes, au niveau des douilles permettent la fixation du miroir à la hauteur adéquate o D'au- tre part,la mobilisation du miroir par rotation autour de l'axe horizontal constitué par la longueur inférieure de son cadre est rendue plus aisée grâce au montage latéral de deux - vérins compensateurs; Ce qui est très commode car le poids du miroir,qui devra être en verre de sécurité,n'est pas néqliqeable.Chaque verin relie la partie supérieure du cadre du miroir sans tain à un:: point du support vertical du miroir situé a distance suffisante de l'articulation,le dispositif type; serre - joint aura alors un simple r8le de fixation. Selon une variante,la table peut être équipée d'un dispositif constitué de trois éléments: - Un cadre rectangulaire fait de segments en "U" orien- tés vers l'intérieur;ce cadre est situé dans un plan vertical,sa lonqueur inférieur coincide avec la longueur supérieure du pe- ravent.Il est déstiné à recevoir des images amusantes pour le nourrisson,tels qu'animaux familiers. - Unlecteur de discettes souples fiXé au niveau de la longueur supérieure du cadre du miroir sans tain; Il est déstiné à produire des sons correspondants à l'image présentée: EXEMPLE: Miaou,si l'image représente un chat. - Un contacteur à pédale situé au sol, et déstiné à mettre en circuit le lecteur de discettes au moment opportun. Les dessins annexés illustrent l'invention o La figure 1 represente une vue d'ensemble de la table d'examen. La figure 2 montre une vue de profil de 1 a table. La figure 3 concerne une vue deface de la table. La figure 4 nous montre la forme-de réalisation pré férentielle. La figue 1 montre une table d'examen équipée d'un miroir sans tain lors de son utilisation pour l'examen médical d'un nourrisson.Le miroir sans tain (1) vient s'interposer en- tre le médecin et le nourrisson. Ce miroir s'adapte à la table grace à deux structures en (L) comprenant:Une branche horizon- tale (2) coulissant dans le segment de tube (3) formant la lar- qeur du cadre rectangulaire support du plan de travail; -o- 4 -o- La position correcte choisie,le blocage est réalisé _ par la molette (4). Une branche verticale (5) dont la longueur varie grâce à un montage télescopique avec blocage par une molette (6).Du c8té opposé au médecin, un paravent (7) coulisse verticalement dans des gouttières (8) avec blocage au niveau choisi grâce à une molette (9).La longueur inférieure du cadre du miroir sans tain est également un axe de rotation, avec blo- cage par deux serre-joints latéraux,(10).Un appareil de chauÉ- fage soufflant (11) est fixé par deux douilles (12) du côté de la Io la tête du malade o Cette 1ère figure explicite l'utilisation de la table.Le medecin voit clairement le nourrisson mais celui- ci ne èe voit pas, à la place du praticien le petit malade voit dans le miroir l'image réflechie de sa mère.Le paravent sert à interdire au bébé une vue directe de sa mère.Le bébé sera donc toujours orienté vers le miroir. Il aura l'illusion d'être examiné par sa mère o La figure 2 nous montre la table vue de profil Les orifices (13) sont déstinés à la fixation de douilles pouvant recevoir plateaux,tiges porte serum,lampes. Le verin compensateur (14) facilitera considérablement le maniement du miroir.Le lecteur de discettes souples (15) fixé sur le haut du miroir est activé par le contacteur au sol (16) et débite alors des sons conformes à l'image éventuellement insérée dans le ca- dre (17) (ex: miaou si chat). La figure 3 nousmmontre une vue de face côté médecin. La position d'une des deux douilles (12) portant le chauffage soufflant (11) apparaît nettement.Le rideau en lamelles (18) assure le complet incognito du medecin dont seules les mains passent vers le plan de travail. La figure 4 nous montre la forme de réalisation préféren- tielle grâce à laquelle le miroir, équipé de périns compensateurs ' (14), peut-être retiré,ainsi que ses supports verticaux,que l'on désolidarisera des douilles (19) fixées aux extrémités des supports coulissants horizontaux (20).La table deviendra alors une table d'examen classique. -o- 5 -o- -o- R E V E N D I C A T I 0 N S -o- 1 - Table pour examen médical du nourrisson,sans lui imposer la vue, parfois angoissante, du médecin oCaractérisée en ce qu'elle est équipée d'un miroir sans tain (1) s'interpo- sant entre le medecin et le petit malade, la face miroir étant orientée vers lebébé,la face vitre claire orientée vers le mé- decin. Caractérisée en ce que le miroir (1) est enséré dans un, cadre rectangulaire dont les longueurs sont parallèles à l'axe longitudinal de la table.Caractérisée en ce que ce cadre est: rattaché à la table par deux structures en (L) comportant deux branches: Une branche horizontale (2) coulissant dans le seg- ment de tube métallique (3) formant la largeur du cadre réctan- gulaire support du plan de travail;une molette (4) peut bloquer ce mouvement oUne branche verticale (5) comportant un dispositif télescopique pouvant 9tre fixé par une molette (6) o Caractérisée en ce que le cadre du miroir peut opérer un mouvement de rotation autour de sa longueur inférieure a la- quelle est suspendu un rideau (18).Des serre-joints latéraux (10),aux deux extrémités de cette lonqueur,assurent l'immobili- sation. Caractérisée en ce qu'un paravent dont la longeur est sensiblement celle de la table,coulisse verticalement dans des gouttières (8) surajoutées aux deux pieds de la table auxquels il est adjacent.Des molettes (9) permettent sa fixation è la hauteur choisie. 2- Sable selon la revendication 1 caractérisée en ce que la rotation du miroir sans tain autour de la longueur inférieure de son cadre est assistée par deux verins compensateurs (14) pla:. ces latéralement,et reliant la partie haute du cadre du miroir a un point du support vertical suffisamment éloigné de l'axe de rotation.Les serre-joints (10) peuvent être installés seule- ment pour parfaire l'immobilisation. -o- 6 -o- 3 - Table selon la revendication 1 ou la reven- dication 2 caractérisée en ce que le miroir sans tain (1) solidaire deses supports verticaux,peut être retiré par traction vers le haut,se séparant ainsi de chaque côté d'une douille (19) fixée à l'extrémité d'un bras coulissant hori- zontal (20) mobilisable dans le segment de tube (3) corres- pondant la larqeur du cadre rectangulaire support du plan de travail.