FR 2604556 A1 19880401 FR 8713271 A 19870925 Statif plafonnier pour un tube à rayons X ou un générateur monocuve L'invention concerne un statif plafonnier pour un tube à rayons X ou un générateur monocuve, qui est réglable en hauteur, et comporta it un chariot, qui est déplaçable sur au moins un rail plafonnier, et un -bras de support,-sur une extrémité duquel se trouve monté le tube à rayons X ou le générateur monocuve et dont l'au- tre extrémité est montée sur le chariot. Dans les salles des urgences des hôpitaux, on réalise, lors d'un premier examen, l'évaluation des lésions des patients avant de les transporter dans les différents départements de l'hôpital. Il faut fréquemment réaliser une radioscopie lorsque l'on soupçonne l'existence de lésions internes. Etant donné que dans une salle des urgences, la plupart du temps plusieurs tables d'examen sont disposées à proxi- mité les unes des autres en étant séparées par des cloi- sons, on utilise un générateur radiologique déplaçable sur le sol et que l'on amène, en le faisant rouler, jusqu'à chaque table d'examen. Un générateur radiologique mobile de ce type est très encombrant et peut être directement gênant dans des cas o les médecins et les assistantes soumettent en parallèle les patients à un examen radiolo- gique. D'après le document Siemens 3D-2/3D-2M, on connaît un statif plafonnier du type indiqué plus haut. Le support du tube à rayons X est une colonne télescopique montée verticalement. Le statif plafonnier doit être déplacé sur un système de rails, qui s'étend suivant deux coordonnées,pour permettre le déplacement du tube à rayons X sur une certaine étendue, entre toutes les tables d'examen. Lorsque l'on doit réaliser une prise de vue dans le cas d'un patient comportant une plaie ouverte, on déplace le support, le chariot et les rails pour les amener exactement au niveau de cette zone de sorte que des saletés -comme de la poussière- peuvent pénétrer dans la plaie. En outre le dispositif servant à alimenter le tube à rayons X est logé dans un mur dans la chambre d'examen ou bien dans une pièce adjacente. Les câbles d'alimentation relativement épais, qui s'étendent entre le tube à rayons X et ce dispositif, doivent par conséquent être toujours déplacés conjointement lors du déplacement du statif plafonnier. Ceci est gênant notamment dans les salles des urgences, étant donné que le statif plafon- nier doit souvent être déplacé rapidement d'une table d'examen à une autre. L'invention a pour but de créer -un statif plafonnier du type indiqué plus haut à l'aide duquel on peut réaliser rapidement des changements de position:; et dans lequel on évite notamment toute gêne due aux câbles d'alimentation. Ce problème est résolu conformément à l'in- vention grâce au fait que le reste du dispositif servant à alimenter le tube à rayons X ou le générateur monocu- ve est monté sur le chariot. Sous le terme de dispositif servant à alimenter le tube à rayons X, on désigne un générateur radiologique 'et une unité à haute tension. Le dispositif d'alimentation du générateur monocuve est un générateur radiologique. Alors tseul un câble relié au réseau, qui est disposé de préférence dans l'un des rails, passe du chariot jusqu'à une borne de raccorde- ment au réseau. De cette manière on peut déplacer rapide- ment le statif plafonnier d'une table d'examen à une autre, sans la présence des lignes d'alimentation gênan- tes. Selon une variante de réalisation de l'inven- tion il est proposé que le bras de support s'étendeappro- ximativement horizontalement, dans sa position de range- ment, et soit monté sur le chariot de manière à pouvoir tourner autour d'un axe horizontal et autour d'un axe vertical. Grâce aux capacités de déplacement du bras de support, on peut disposer les rails à l'extérieur de la zone de la table d'examen, sans qu'il faille renoncer à la portée d'utilisation du tube à rayons X ou du générateur monocuve. Grâce à la position de range- ment, on aboutiten outreIà ce que le statif plafonnier et le tube à rayons X ne créent aucune gêne lorsqu'ils ne sont pas utilisés, mais peuvent être atteints rapide- ment dans le cas d'une prise de vue. On obtient une forme de réalisation particu- lièrement avantageuse grâce au fait que le bras de support prévu pour le tube à rayons X ou le générateur monocuve est rigide. De ce fait on peut obtenir un support simple, qui est d'une fabrication bon marché. On obtient une forme de réalisation particu- lièrement avantageuse grâce au fait que le bras de sup- port muni du tube à rayons X ou du générateur monocuve est équilibré, sur le chariot, au moyen d'un dispositif 'd'équilibrage du poids. Ceci permet d'obtenir que le tube à rayons X ou le générateur monocuve peut être arrêté aisément dans n'importe quelle position. Selon une forme de réalisation avantageuse de l'invention il est proposé que les lignes d'alimenta- tion soient disposées dans le bras de support entre le tube à rayons X ou le générateur monocuve et le chariot. Ceci permet d'obtenir une protection pour les lignes d'alimentation. L'invention va être expliquée ci-après de façon plus détaillée en référence à un exemple de réali- sation représenté sur-le dessin. Sur la figure unique, on a représenté une salle usuelle des urgences, comprenant un certain nombre de tables d'examen 1, qui sont séparées les unes des autres par des cloisons 2. Les cloisons 2 comportent des ouvertures 3, dans lesquelles un statif plafonnier 4, qui circule sur des rails 5, est déplaçable entre les cloisons 2 et les tables d'examen. Les rails 5 sont en outre disposés de manière à ne pas s'étendre au voisi- nage des tables d'examen. Le statif plafonnier 4 comporte un chariot 6, qui circule sur les rails 5 par l'intermédiaire de roues connues et par conséquent non représentées Le statif plafonnier 4 possède en outre un bras de support 5, dont une extrémité peut pivoter sur le chariot 6 autour d'un axe horizontal 8 et est monté de manière à pouvoir tourner autour d'un axe vertical 9 et dont l'autre extré- mité porte un générateur monocuve 10. Le bras de support 7, qui est rigide, est en outre contrebalancé sur le chariot 6 au moyen d'un dispositif d'équilibrage du poids 11. Le dispositif, c'est-à-dire un générateur radiologi- que, 12 servant à alimenter le générateur monocuve 10 est monté sur le chariot 6. En outre les lignes d'alimen- tation 13 sont disposées dans le bras de support 7 entre le générateur monocuve 10 et le chariot 6. Le générateur radiologique 6 est raccordé au réseau 'ar l'intermédiaire d'un simple câble d'alimentation réseau 14, qui est disposé dans l'un des rails 5. Le bras de support 7 muni du générateur mono- cuve 10 possède une position de rangement horizontale telle que représentée sur la figure conformément à la position A. Lorsque l'on doit exécuter par exemple la radiographie du crâne d'un patient 11 allongé sur la table d'examen 11, un opérateur manipulant l'appareil- lage radiologique abaisse le générateur monocuve 10 à l'aide d'une poignée en l'amenant de façon précise devant la zone à examiner du crâne (position. B), le bras de support pivotant autour de l'axe horizontal 8. Si l'on doit alors réaliser une radiographie de la jambe, on déplace manuellement le générateur monocuve en l'amenant exactement devant la partie à examiner de la jambe, comme cela est représenté dans la position C. Grâce à ce dépla- cement du générateur monocuve 10, le chariot 6 est déplacé dans la direction de la flèche 17 et simultanément le bras de support 7 pivote autour de l'axe 9. Dans le cas d'une correction en hauteur, il faut faire pivoter à nouveau le bras de support autour de l'axe horizontal 8. En raison de la présence du dispositif d'équilibrage du poids 11, le générateur monocuve 10 est arrêté dans chaque position. Lorsque l'examen radiologique est terminé, on fait remonter le générateur monocuve 10 et on l'amène à nouveau dans la position de rangement. Le générateur monocuve peut pivoter par rapport au bras de support 7 d'une manière connue et par conséquent non décrite. Lorsque l'on doit réaliser un examen radiolo- gique sur une table d'examen voisine 18,19, on fait pivo- ter le bras de support 7 muni du générateur monocuve en l'amenant dans une position de rangement de telle sorte qu'il se situe au-dessous des rails 5 et entre ces derniers. Lorsque le bras de support 7 ou le généra- teur monocuve 10 se trouve dans cette position, on peut déplacer le statif plafonnier 4 en le faisant passer dans l'ouverture 3 de la cloison- pour l'amener jusqu'à la table d'examen 18,19. Le statif plafonnier peut être équipé d'un tube à rayons X, au lieu d'être équipé d'un générateur monocuve 10. Grâce à la constitution du statif plafonnier, on peut amener ce dernier aisément d'une table d'examen à une autre, sans la présence d'un câble d'alimentation encombrant. En outre, grâce au bras de support rigide, le statif plafonnier possède une constitution simple. De ce fait un faible nombre d'éléments mobiles, qui collectent la poussière, sont situés au-dessus des patients devant être examinés, ce qui entraîne une amélioration des conditions de stérilité pour la région du patient à examiner. REVENDICATIONS 1. Statif plafonnier pour un tube à rayons X ou un générateur monocuve, qui est réglable en hauteur, et comportant un chariot, qui est déplaçable sur au moins D un rail plafonnier, et un bras de support, sur une extrémité duquel se trouve monté le tube à rayons X ou le générateur monocuve et dont l'autre extrémité est montée sur le chariot, caractérisé par le fait que le reste du dispositif (12) servant à alimenter le tube iu à rayons X ou le générateur monocuve (10) est monté sur le chariot (6). 2. Statif plafonnier suivant la revendica- tion 1, caractérisé par le fait que le bras de support (7) s'étend approximativement horizontalement, dans sa position de rangement, et est monté sur le chariot (6) de manière à pouvoir tourner autour d'un axe horizontal (8) et autour d'un axe vertical (9). 3. Statif plafonnier suivant l'une des reven- dications 1 ou 2, caractérisé par le fait que le bras de support (7) est rigide. 4. Statif plafonnier suivant les revendica- tions 1 à 3 prises dans leur ensemble, caractérisé par le fait que le bras de support (7) muni du tube à rayons X ou du générateur monocuve (10) est équilibré, sur le chariot (6), au moyen d'un dispositif d'équilibrage du poids (11). 5. Statif plafonnier suivant l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait que les lignes d'alimentation (13) s'étendant entre le tube à rayons X ou le générateur monocuve (10) et le chariot (6) sont disposées dans le bras de support (7)..