FR 2589714 A2 19870515 FR 8516972 A 19851113 L'invention concerne un dispositif de contention perméable aux rayons X permettant d'assurer le transport des malades et leur maintien en vue de pratiquer des actes médicaux, comprenant par un support (1), des parties latérales (2) articulées par un jeu de charnières (4) sur le support (1) ; des sangles (3). Le certificat d'addition est caractérisé en ce que l'on peut adjoindre au dispositif un système d'orientation, des glissières (4) sur le support (1), des attelles pour maintenir les membres ; et par l'emploi d'un nouveau matériau de fabrication. Le système d'orientation a pour buts l'examen du malade sous toutes les incidences et de placer le dispositif de contention contre la table d'examen (7). L'orientation du malade est faite en tournant le support (1) autour d'un axe de rotation ; cette manceu- vre peut-être réalisée manuellement ou par télécommande. Figure 1 : A titre de premier exemple non limitatif de système d'orientation celui-ci est caractérisé par une barre de fixation (5) et par deux cadres d'orientation (6) octogonaux. La barre de fixation (5) rigide, résistante, incassable est adaptable sur les bords de la table d'examen par vis (10), crochets, glissières à entr'axe pouvant être variable. Au centre de la barre de fixation (5) est articulé ou soudé un crochet ou cliquet (8) ayant pour fonction le maintien de l'appareil de contention contre la table d'examen (7). Les deux cadres d'orientation (6) sont rigides, résistants, incassables, ils ont une forme octogonale, ils (6) sont identiques, ils (6) sont fixés symétriquement à l'extrémité du support (1) sur ces largeurs, leur plan est perpendiculaire au plan du support (1). Ils (6) ont chacun deux côtés égaux parallèles au plan du support (1) ; deux côtés égaux perpendiculaires au plan du support (1) ; deux côtés égaux obliques et sécants à l'un des côtés parallèle au plan du support (1) ; deux autres côtés égaux obliques et sécants à l'autre côté parallèle au plan du support (1) Les cadres d'orientation (6) peuvent être ou non démontables du support, leurs buts sont d'assurer un appui stable à l'appareil de contention et de placer le malade dans toutes les incidences ; de face (sur le ventre ou sur le dos) en profils stricts, en obliques droit et gauche symétriques ; en position verticale ou horizontale. Pour rapprocher le dos du malade en décubitus dorsal de la table d'examen (7), le support (1) est décentré dans le cadre d'orientation. Le support (1) est situé entre les deux côtés du cadre d'orientation qui sont perpendiculaires à son plan et en contact avec deux côtés qui lui sont obliques. En position verticale de la longueur du support (1) et de la table d'examen (7), tout le périmètre du cadre d'orientation (6) inférieur prend appui sur un plan dur, pour les tables de radiodiagnostic oeplan dur Xt le marchepied (9). Au-dessus du cadre d'orientation (6) supérieur est adaptée à la table d'examen (7 la barre de fixation (5). Le crochet ou cliquet (8) bloque un des côtés du cadre d'orientation (6) supérieur en appui contre la table d'examen (7) et maintient le dispositif de contention en position verticale. En position horizontale de la longueur du support (1) et d la table d'examen (7) ; l'utilisation de la barre de fixation (5) n'est pas indispensable, l'appui des côtés des cadres d'orientation (6) sur la table d'examen (7) suffit pour stabiliser et placer le dispositif de contention. Figure 2 : A titre de deuxième exemple non limitatif de systéme d'orientation. Le système permet au support (1) de tourner autour d'un axe de rotation. Cet axe de rotation est médian aux largeurs dusupport (1) ; il est situé en dehors du support) au-dessus de la surface d'appui du malade. Ce système est caractérisé par une barre de fixation (5), un cylindre creux (16), une tige de rotation (11), un disque de rotation (12). On présente ci-dessous le système d'orientation adapté à la table d'examen (7). La barre de fixation (5) est adaptée par les vis (10) aux bords de la table d'examen (7). Une plaque (13) soudée au milieu de la barre de fixatior Le cylindre creux (16) est parallèle au plan de la table d'examen (7), son axe de symétrie correspond à l'axe de rotation. Dans le cylindre creux (16) se trouve la tige de rotation (il) ; une vis de blocage (14) fixée sur le cylindre creux (16) immobilise la tige de rotation (11) suivant l'incidence désirée. La tige de rotation (11) est parallèle au plan de la table d'examen (7), son axe de symétrie correspond à l'axe de rotation. Une de ses extrémités se trouve dans le cylindre creux (16) dans lequel elle (11) tourne ; l'autre ex#trémité est solidarisée au support par une plaque (15) qui l'unit à la largeur du support (1). Le disque de rotation (12) est perpendiculaire auS longueurs du support donc perpendiculaire au plan de la table d'examen (7), son rayon est compris entre l'axe de rotation et la table d'examen (7). Ce disque est fixé à la Brgeur du support (1). Le disque de rotation (12) prend appui sur la table d'examen. Les glissières (4) installées soit sur le support, soit entre les charnières (17) et les parties latérales (2) permettent le démontage rapide des parties latérales (2) et le réglage de l'écartement entre les parties latérales d'un même côté suivant l'épaisseur de l'épaule du malade. Figure 1 : à titre d'exemple non limitatif, les glissières (4) sont fixées directement sur le support (1) ; l'intervalle entre les glissières (4) dans lesquelles coulissent les parties latérales (2) pour la tête est plus étroit que l'intervalle entre les glissières dans lesquelles coulissent les parties latérales (2) pour le corps. Des attelles rigides, à titre d'exemple non limitatif de fabrication en matière plastiquëavec des bandes Velcro pour le maintien ou des attelles souples gonflables peuvent être ajoutées à l'appareil de contention, pour notamment immobiliser les membres supérieurs en abduction, Le dispositif de contention peut être entièrement conçu avec des matériaux non magnétisables et perméables aux rayons X. Le but recherché de cette nouvelle conception est d'étendre l'utilisation de ce dispositif de contention à d'autres soins que ceux prodigués en cours de transport ou en salle de radiodiagnostic. A titre d'exemple non limitatif ; le matériau sera une matière plastique dure résistante aux chocs indéformable, lavable désinfectable : type Makrolon ou plexiglass. REVENDICATIONS 10) Dispositif de contention selon le brevet d'invention n0 8514496 déposé le 26 septembre 1985 et le certificat d'addition n0 8514703 déposé le ler octobre 1985 permettant d'assurer le transport du malade en vue de pratiquer des actes radiologiques comprenant un support (1), des parties latérales (2), des sangles caractérisé en ce que l'on peut y adjoindre un système d'orientatio des glissières (4) des attelles et par l'emploi de matériau unique de fabrication non magnétisable et perméable aux rayons X. 20) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on peut y adjoindre un système d'orientation adaptable ou fis au support. Ce système d'orientation permet l'exploration du malade sous toutes les incidences. 30) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'on peut y adjoindre des glissières (4) qui permettent le démontage rapide des parties latérales et le réglage de l'écartement entre le parties latérales d'un même côté suivant l'épaisseur de l'épaule du malade. 40) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'on peut y adjoindre des attelles rigides ou gonflables pour l'immobilisation des membres. 50) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé par l'emploi d'un matérieu de fabrication non magnétisable et perméable l'utilisation aux rayons X. Ce qui étene système de contention à un très grand nombre d'actes médicaux.