FR 2564199 A2 19851115 FR 8407533 A 19840511 Le présent certificat d'addition se rapporte au brevet numéro 84 06913 et concerne un dispositif pour doser l'anhydride carbonique dans les liquides. La figure 1 représente, de face, le dispositif selon l'invention. La figure 2 représente, en coupe, le dispositif selon l'invention. Le dispositif représenté sur la figure 1 comporte un premier tube de verre (1) ayant une dimension de tordre de 22,8 centimètres pour la longueur et de 2,5 à 3,0 centimètres pour le diamètre. Dans sa partie centrale se trouve un deuxième tube de verre (2) creux en son milieu (3) d'une longueur totale de l'ordre de 23,5 centimètres. Le diamètre intérieur de ce tube (2) est de 2,2 millimètres et le diamètre extérieur est de 8,0 mil limètres. Les deux paroies du tube (1), à la base, se rattachent autour du tube (2) qui dépasse à l'extérieur d'environ 4,0 centimètres, effilé en bout (4). Un bouchon-vis (5), classique, de type SVL 30, est prévu pour la fermeture du tube de verre (1) qui est à cet effet fileté (6).La paroie du tube (1) est graduée (7), pour un volume de liquide de 100 millilitres, de O à 100 en allant de haut en bas. Cette graduation (7) est faite compte tenu du volume pris par le tube (2). Sur la figure 2, le tube (2) se trouve au centre, le tube (1) est à l'extérieur. Le volume exact de 100 millilitres, le bouchon-vis pour la fermeture du tube (1) et le diamètre intérieur du tube (2) sont des caractéristiques impératives et principales pour l'utilisation du dispositif dans le dosage de l'anhydride carbonique. Le volume exact de 100 millilitres est indispensable pour établir un rapport entre le volume initial et le volume final après agitation, en fonction de la température. Le bouchon-vis est indispensable au dispositif pour éviteretoutes pertes d'anhydride carbonique lors du dosage. Le diamètre intérieur du tube (2) est de 2,2 millimètres: ce diamètre est indispensable pour obtenir des résultats de dosages fiables, répétitifs et précis. Cette norme de diamètre ne doit pas être inférieur à 2,0 mm et ne doit pas être supérieure à 2,4 mm. J'ai constaté après de tres nombreux essais que en-dessus et en-dessous de ces valeurs, les résultats n'ont plus aucune précision de dosage. On trouvera ci-dessous la suite du tableau mettant en rapport volume et température du liquide dosé et donnant ainsi la correspondance en grammes par litres d'anhydride carbonique jusqu'à la dose de 4,00 grs/l. t C ml 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C 67 3,49 3,42 3,36 3,30 3,23 3,17 3,12 3,07 3,02 2,97 2,92 2,88 2,84 2,80 2,76 2,72 3,52 3,45 3,39 3,33 3,26 3,20 3,15 3,10 3,05 3,00 2,95 2,91 2,87 2,83 2,79 2,75 3,55 3,48 3,42 3,36 3,29 3,23 3,18 3,13 3,08 3,03 2,98 2,94 2,90 2,86 2,82 2,78 70 3,58 3,51 3,45 3,39 3,32 3,26 3,21 3,15 3,11 3,06 3,01 2,97 2,93 2,89 2,85 2,81 3,61 3,54 3,48 3,42 3,35 3,29 3,24 3,19 3,14 3,09 3,04 3,00 2,96 2,92 2,88 2,84 3,64 3,57 3,51 3,45 3,38 3,32 3,27 3,22 3,17 3,12 3,06 3,03 2,99 2,95 2,91 2,87 3,67 3,60 3,54 3,48 3,41 3,35 3,30 3,25 3,20 3,15 3,09 3,06 3,02 2,98 2,94 2,90 3,70 3,63 3,56 3,51 3,44 3,38 3,33 3,28 3,23 3,18 3,12 3,09 3,05 3,01 2,97 2,93 75 3,73 3,66 3,59 3,54 3,47 3,41 3,36 3,31 3,26 3,21 3,15 3,12 3,08 3,04 3,00 2,96 3,76 3,69 3,62 3,57 3,50 3,44 3,39 3,34 3,29 3,24 3,18 3,15 3,11 3,07 3,03 2,99 3,79 3,72 3,65 3,60 3,53 3,47 3,42 3,37 3,32 3,27 3,21 3,18 3,14 3,10 3,06 3,02 3,82 3,75 3,68 2,63 3,56 3,50 3,45 3,39 3,35 3,30 3,24 3,21 3,17 3,13 3,09 3,05 3,85 3,78 3,71 3,66 3,59 3,53 3,48 3,42 3,38 3,33 3,27 3,24 3,20 3,16 3,12 3,08 80 3,88 3,81 3,74 3,69 3,62 3,56 3,51 3,45 3,41 3,36 3,30 3,27 3,23 3,19 3,15 3,11 3,91 3,84 3,77 3,72 3,65 3,59 3,54 3,48 3,44 3,39 3,33 3,30 3,26 3,22 3,18 3,14 3,94 3,87 3,80 3,75 3,68 3,62 3,57 3,51 3,47 3,42 3,36 3,33 3,29 3,25 3,21 3,17 3,97 3,90 3,83 3,78 3,71 3,65 3,60 3,54 3,50 3,45 3,39 3,36 3,32 3,28 3,24 3,20 84 4,00 3,93 3,86 3,81 3,74 3,68 3,63 3,57 3,53 3,48 3,42 3,39 3,35 3,31 3,27 3,23 REVENDICATIONS 7) Dispositif selon la revendication 1 du brevet principal caractérisé en ce que le volume contenu dans le tube (1) est de 100 millilitres. 2) Dispositif selon la revendication 1 du brevet principal caractérisé en ce que le diamètre intérieur du tube (2) est de 2,2 millimètres. 3) Dispositif selon la revendication 1 du brevet principal caractérisé en ce que le diamètre du tube (1) est de 30,0 millimètres et qu'il peut être grace au filetage fermé par un bouchon-vis SVL 30.