FR 2524650 A1 19831007 FR 8205967 A 19820406 MAGNETOMETRE OPTIQUE. L'objet de la présente invention est un magnétomètre optique, capable de détecter des champs magnétiques faibles, de l'ordre de 105 A/m. Il est connu de mesurer la rotation du plan de polarisation d'une lumière rectiligne fournie par un laser en traversant un milieu magnéto- optique soumis à un champ magnétique Cette rotation, connue sous le nom de rotation Faraday, est fonction de la valeur de la composante du champ magnétique parallèle à la direction de propagation, d'o la possibilité d'obtenir une mesure de champ par la mesure de cette rotation. La présente invention améliore les performances des magnétomètres optiques suivant l'Art Antérieur en recouplant le faisceau optique ayant traversé le milieu dans la cavité du laser source. Brièvement c'est un magnétomètre optique pour mesurer la composan- te h d'un champ magnétique suivant une direction x, comprenant une source laser fournissant une lumière polarisée rectiligne à un milieu magnéto- optique présentant l'effet Faraday, qu'elle traverse parallèlement à la direction x, caractérisé par le fait que les faisceaux optiques sortant par les deux faces f 1 et f 2 du laser traversent en sens inverse le milieu magnéto- optique et que ces deux faisceaux après cette traversée sont recouplés dans le laser, le faisceau sorti par la face f 1 étant recouplé par la face f 2 et le faisceau sorti par la face f 2 étant recouplé par la face f 1 et que le champ magnétique est mesuré à partir du courant id fourni par un photodétecteur recevant une partie de la puissance optique du laser. D'autres caractéristiques et avantages ressortiront de la description qui va suivre illustrée par les figures qui représentent: Figure 1, le schéma de principe du magnétomètre, suivant l'inven- tion; Figure 2, un schéma montrant un laser avec recouplage par la lumière réfléchie; Figure 3, un schéma de magnétomètre optique avec ses circuits de traitement suivant l'invention; Figure 4, le couplage d'une fibre optique avec une couche épitaxiée de matériau ferri-magnétique; Figure 5, le schéma d'un déphaseur optique à fibre contrainte. Le magnétomètre suivant l'invention associe un milieu magnéto- optique et un laser qui préférentiellement est un laser semi-conducteur Il met en oeuvre la combinaison des deux effets suivants: l'effet de biréfrin- gence circulaire magnétique, qui se produit lorsque les ondes lumineuses traversent un milieu magnéto-optique, qui est à l'origine de l'effet Faraday et l'effet de modulation de l'émission laser, par une contreréaction optique exercée sur la cavité du laser La mesure du champ magnétique se déduit de la mesure de l'intensité du courant en sortie d'un photodétecteur captant l'émission laser résultante. Le synoptique général du magnétomètre est représenté sur la figure 1. Il comporte une source laser à semi-conducteur 10 du type à jonction polarisée ou "diode laser" Les deux faisceaux lumineux 101 et 102, qui émergent des deux faces opposées fi et f 2 de la diode laser, traversent un milieu magnéto-optique Il dans des directions opposées Chaque faisceau est renvoyé dans la cavité optique de la diode laser, de manière à y rentrer par la face opposée à celle d'émission Ainsi, les deux faisceaux viennent interférer dans la cavité optique avec l'énergie stockée Préférentiellement comme représenté sur la figure les faisceaux optiques se propagent dans une fibre optique. La lumière émise par le laser, dont le courant d'injection est choisi supérieur au courant de seuil, est essentiellement polarisée rectilignement selon le mode TE; elle est monomode. En présence d'un champ magnétique H, le milieu magnéto-optique Il fait tourner le plan de polarisation d'une lumière rectiligne par effet de biréfringence circulaire magnétique, ou effet Faraday La rotation Faraday étant indépendante du sens de propagation de la lumière, elle se fait dans le même sens pour les deux faisceaux 101 et 102 Le milieu magnéto- optique est choisi pour que l'angle de rotation Faraday sit proportionnel à la composante h du champ magnétique H, parallèle à la direction de propaga- tion x de la lumière dans le milieu Une partie de l'émission laser résultante 103 est captée par un photodétecteur 12 pour obtenir le signal de mesure. Pour chaque faisceau renvoyé dans la cavité, la vibration lumineuse associée a son amplitude modifiée par la rotation de Faraday, et subit un déphasage dû aux milieux optiques traversés Sur la cavité s'exerce une double contre-réaction optique entraînant une modulation de l'intensité fournie par la diode laser, fonction de la direction du plan de polarisation. Cette intensité est fonction de l'angle de rotation Faraday et du déphasage, dont les valeurs sont identiques pour les deux faisceaux. Un champ magnétique alternatif ho sin 2 -r ft, est produit par le courants parcourant une bobine, fourni par un générateur 15 Ce champ magnétique alternatif a sa direction parallèle à la propagation de la lumière et est superposé au champ h à mesurer L'angle de rotation Faraday O est ainsi dépendant du temps suivant la relation O = A (h+h O sin 2 7 r ft), o A est une constante qui dépend du type de milieu magnéto-optique utilisé et de sa longueur. Le courant détecté id en sortie du photodétecteur 12 est filtré autour de la fréquence f par un filtre 14 et autour de la fréquence 2 f par un filtre 17 En sortie du filtre 14, on obtient un signal B dont l'amplitude est proportionnelle à h, suivant l'expression K 1 Ah sin Slt, o K 1 est un facteur de proportionnalité qui dépend du produit Ah et du déphasage 4 de l'onde lumineuse le long de la boucle de contre-réaction, entre l'entrée et la sortie de la cavité laser (çn = 21 r f) En sortie du filtre 17, on obtient un signal dont l'amplitude est constante suivant K 2 cos 2 2 t, o K 2 dépend de Ah et de P Il est connu que si l'on place un miroir 20 (figure 2) perpendiculaire- ment au faisceau d'un laser 21, la puissance du laser fluctue en fonction de la distance d du miroir 20 au laser 21 Cette puissance mesurée par le détecteur 22 passe par un maximum quand l'amplitude réfléchie est en phase avec celle du laser, et par un minimum quand ces deux amplitudes sont en opposition de phase Pour optimiser le montage de la figure 1 il est donc nécessaire d'optimiser la phase 4 En se reportant à la figure 1, un déphaseur optique 13 est introduit dans la boucle de contre-réaction pour ajuster la valeur de cp par la commande 18 de façon à rendre maximum l'amplitude du signal de sortie du filtre 17, c'est à dire K 2, lue sur l'indicateur 19 Cette optimisation permet de rendre également maximum le facteur K 1 en fonction du produit Ah 0, A étant fixé pour un matériau magnéto-optique donné, comme on le verra par la suite. Ainsi, toute variation du déphasage Pour réaliser le magnétomètre selon l'invention, on utilise les techni- ques connues de l'optique guidée En particulier, la lumière est propagée d'une face à l'autre de la cavité laser par l'intermédiaire d'une fibre optique. Cette fibre optique est choisie de manière à conserver la polarisation de la lumière, comme par exemple décrit dans un article de R E WAGNER and al, Electronics Letters Vol 17 N O 5 du 05/03/81, pages 177-178. La réalisation préférée de l'invention est représentée sur la figure 3. Selon cette réalisation préférée de l'invention, une fibre optique 31 conser- vant la polarisation de la lumière est utilisée pour relier les deux faces de sortie d'une diode laser 30 à un milieu magnéto-optique 32 La longueur d'onde À de la diode laser est choisie de manière à être adaptée au milieu magnéto-optique utilisé (rapport rotation Faraday/absorption optimal). Selon cette réalisation préférée de l'invention, le milieu magnéto- optique 32 est un matériau à aimantation spontanée du type ferri-magné- tique Pour ces matériaux, il est connu qu'en appliquant un champ magnéti- que H, dit de saturation, orientant tous les domaines magnétiques dans le même sens, la rotation O est donnée par: O = - Lh, o 6 est la rotation Faraday spécifique, obtenue pour un champ Ad l%, L étant la longueur de matériau traversé. La rotation O est donc proportionnelle au champ h et la valeur A, o indiquée précédemment, est égale a L En faisant une analogie avec les matériaux à aimantation induite pour lesquels la rotation est proportionnelle au champ suivant C Lh, C étant la constante de Verdet du matériau, le eo rapport u représente une constante de Verdet "apparente" CA. ls A Cette constante CA a une valeur beaucoup plus grande que C, de l'ordre de 1 fois Il est donc intéressant, pour réduire la longueur L, d'utiliser un matériau à aimantation spontanée. Suivant la réalisation préférée de l'invention, le matériau utilisé pour constituer le milieu magnéto-optique a les propriétés suivantes: grande constante "apparente" de Verdet, aimantation facile dans un plan, faible champ magnétique de saturation. La réalisation du milieu magnéto-optique est représentée schémati- quement en coupe sur la figure 4 Il est constitué avantageusement d'une couche de Grenat d'Yttrium-Fer, substitué au Gallium et au Gadolinium 41. Cette couche est obtenue par épitaxie sur un substrat 42 de Grenat de Gadolinium-Gallium, appelé GGG Le couplage entre la couche et la fibre est obtenu directement. Le champ de saturation HS est appliqué dans le plan de la couche 41 perpendiculairement à la direction de propagation de la lumière, au moyen d'un aimant permanent 33 ou d'un solenoïde Il suffit d'un champ d'intensité faible, environ 80 A/m, pour obtenir une couche monodomaine. Le champ magnétique alternatif d'excitation h sin 2 rfft est appliqué au milieu magnéto-optique au moyen d'un solenoïde 35 entourant le milieu, son axe coïncidant avec la direction de propagation de la lumière Ce solenoïde est alimenté par le générateur 36 à la fréquence f. Le dispositif comporte une photodiode 37 qui capte une partie de la lumière sortant par l'une des faces de la diode laser, soit directement soit au moyen d'un coupleur directif à optique guidée 38, placé contre l'une des faces de la diode laser L'intensité électrique idl fournie par la photodiode, est filtrée autour de la fréquence f et démodulée par un amplificateur à détection synchrone 39 recevant le courant de référence du générateur 36. Cette intensité est également filtrée autour de la fréquence 2 f en 310 La composante de id à la fréquence f est envoyée dans un ensemble de circuits 300 fournissant la valeur du champ h, à mesurer par une méthode de zéro. Au champ magnétique ho, est superposé un champ magnétique de compensa- tion, par injection d'un courant ic continu ou très basse fréquence, dans la bobine 35; ce courant s'ajoute au courant d'excitation i E dans le sommateur 301 Il est obtenu en sortie d'un amplificateur différentiel 302, qui reçoit la composante démodulée de id à la fréquence f La mesure du champ est obtenue directement sur l'indicateur 303, qui symbolise tout système de prise de données utilisé en pareil cas. Le dispositif comporte un déphaseur optique variable 34 représenté figure 5 Ce déphaseur est réalisé au moyen d'un support piézoélectrique 50 en forme de plaquette, sur lequel est collée la fibre optique 31 de manière à la rendre solidaire du support Une tension variable V est appliquée aux bornes de la plaquette et les variations de chemin optique qui en résultent permettent d'ajuster le déphasage Avant la mesure, le déphaseur est commandé en 312 de manière à rendre maximum l'amplitude du signal issu du filtre 310 indiquée par le circuit 311 Pendant la mesure, ce circuit 311 commande automatiquement le déphaseur, de manière à maintenir cette amplitude au maximum Suivant une variante de l'invention le milieu magnéto-optique est constitué par la fibre optique de transmission elle- même La constante de Verdet des matériaux constituant les fibres étant en général de valeur faible, la fibre a une grande longueur, de l'ordre de plusieurs centaines de mètres, pour obtenir une sensibilité suffisante La fibre est donc enroulée sous forme de bobine plate de manière à former des spires, qui sont placées à l'intérieur de la bobine d'excitation, le champ HS de saturation transverse n'étant alors plus nécessaire. Le dispositif tel que décrit précédemment permet de détecter des variations relatives de la composante id de l'ordre de 106. La longueur d'onde d'émission laser est par exemple égale à 1,2 Pm et la diamètre du coeur de la fibre optique égal à 5 vm environ. Avec un milieu magnéto-optique constitué d'une couche mince de Ga Gd YIG, les caractéristiques sont les suivantes: _ = 4,3 102 rad/m H = 80 A/m L = 1 cm -ho = 24 A/m -h minimum détectable = 10 5 A/m Avec un milieu magnétooptique constitué d'une fibre de silice, les caractéristiques sont les suivantes: -2524650 constante de Verdet C = 1,1 x 10-6 rad/m/(A/m) L = 1000 m -ho = 130 A/m h minimum détectable = 3 x 10-4 A/m REVENDICATIONS 1 Magnétomètre optique pour mesurer la composante h d'un champ magnétique suivant une direction x, comprenant une source laser ( 10) fournissant une lumière polarisée rectiligne à un milieu magnéto-optique ( 11) présentant l'effet Faraday, qu'elle traverse parallèlement à la direction x, caractérisé par le fait que les faisceaux optiques sortant par les deux faces f 1 et f 2 du laser ( 10) traversent en sens inverse le milieu magnéto- optique ( 11) et que ces deux faisceaux après cette traversée sont recouplés dans le laser, le faisceau sorti par la face f 1 étant recouplé par la face f 2 et le faisceau sorti par la face f 2 étant recouplé par la face f 1 et que le champ magnétique est mesuré à partir du courant id, fourni par un photodétecteur ( 12) recevant une partie de la puissance optique du laser ( 10). 2 Magnétomètre suivant la revendication 1 caractérisé par le fait que les faisceaux se propagent des faces f 1 et f 2 au milieu magnéto-optique dans des fibres optiques conservant la polarisation. 3 Magnétomètre suivant la revendication 1 ou 2 caractérisé par le fait qu'un champ alternatif parallèle à x à la fréquence f est superposé au champ h. 4 Magnétomètre suivant la revendication 3 caractérisé par le fait que le courant fourni par le photodétecteur id est appliqué à des filtres centrés sur les fréquences f et 2 f ( 14,17). Magnétomètre suivant la revendication 1 caractérisé par le fait qu'il comporte un déphaseur optique ( 13) réglable placé sur les trajets optiques. 6 Magnétomètre suivant la revendication 5, caractérisé par le fait que le déphaseur ( 13) est réglé pour obtenir un déphasage total dans la boucle, rendant maximum la composante de id à 2 f. 7 Magnétomètre suivant les revendications 2 et 5 caractérisé par le fait que le déphaseur ( 34) comporte un support piézoélectrique ( 50) sur lequel est fixé la fibre optique ( 31) propageant les faisceaux et que le déphasage est obtenu par application d'une tension (V) sur le support piézoélectrique ( 50). 8 Magnétomètre suivant la revendication 3 caractérisé par le fait que la composante à f du courant id est utilisée pour générer dans le milieu magnéto-optique un champ magnétique, compensant à chaque instant le champ à mesurer et que la mesure de h est obtenue directement par lecture du courant de compensation. 9 Magnétomètre suivant la revendication 1, caractérisé par le fait que le mifieu magnéto-optique est un matériau ferri-magnétique à aimantation spontanée facile dans un plan. Magnétomètre suivant la revendication 9, caractérisé par le fait qu'il comporte un aimant permanent ( 33) produisant un champ magnétique de saturation dans le plan d'aimantation facile du matériau et perpendiculaire à 1 o la direction de propagation. 11 Magnétomètre suivant la revendication 10, caractérisé par le fait que le milieu magnéto-optique est constitué d'une couche mince de Grenat d'Yttrium-fer avec substitution de gallium et de gadolinium (Ga Gd YIG) épitaxié sur le Grenat de Gadolinium Gallium (GGG). 12 Magnétomètre suivant la revendication 1, caractérisé par le fait que le milieu magnéto-optique est un matériau paramagnétique à aimanta- tion induite. 13 Magnétomètre suivant la revendication 12, caractérisé par le fait que le milieu magnéto-optique est constitué d'une fibre optique paramagné- tique. 14 Magnétomètre suivant la revendication 1 caractérisé par le fait que le laser est un laser semi-conducteur émettant une longueur d'onde dans le domaine de transparence du matériau magnéto-optique et présentant un rapport rotation Faraday sur absorption optimal.