FR 2518782 A1 19830624 FR 8221290 A 19821220 La présente invention est relative à un dispositif d'étude et de calcul du champ visuel qui apporte des caractéris- tiques de nouveauté essentielles et des avantages remarquables par rapport aux moyens actuellement connus et employés dans ce but. Le dispositif de l'invention (ou appareil pour mesurer le champ visuel) a été conçu et construit de façon tout-à-fait originale, en se basant sur des études cliniques préalables durant lesquelles on a appliqué la technologie des micro-ordina- teurs et la clinique des Sciences médicales. Son champ d'application inclut les spécialités médica- les qui s'occupent de l'organe de la vision telles que l'ophtal- mologie, la neurologie ou la neurophysiologie Son utilisation comprend l'exploration clinique neuro-ophtalmologique dans un but de diagnostic et la recherche clinique expérimentale dans un but scientifique. L'originalité du dispositif conforme à la présente in- vention réside aussi bien dans sa conception que dans sa struc- ture physique et son utilité, car il n'y a pas actuellement d'autre appareil qui ait des caractéristiques semblables. Le principe fondamental réside dans l'utilisation comme écran de mesure du champ d'un tube de rayons cathodiques (TRC) à grande surface, pour réaliser le fond et les stimulations lumi- neuses qui sont capables de provoquer la réponse positive du sujet exploré. De même, un système original de génération et d'ampli- fication du signal de vidéo, permet de présenter de façon simul- tanée; un fond à luminosité variable, les stimulations lumineu- ses d'essai, avec emplacement et et luminosité également varia- bles, et les points nécessaires po-ur maintenir la fixation, en fonction du type d'exploration à effectuer Cela s'obtient grâce à une excitation triple de la cathode du tube à rayons cathodi- ques, au moyen d'un amplificateur de sortie spécialement conçu dans ce but. La luminosité du fond et des stimulations d'essai, prend, indépendamment toute une gamme de valeurs discrètes, à une échelle qui permet une grande résolution, parcourant un rapport linéaire de flux lumineux de maximum à minimum de 10 000: 1, qui suffit pour embrasser pratiquement la totalité des explorations périmétriques Les valeurs choisies tout au long de l'échelle peuvent s'adapter librement au type d'étude à réaliser. La luminosité du fond et de la stimulation lumineuse sont graduées automatiquement au moyen d'un photomètre logarith- mique placé sur le même écran. Un des avantages qui découle de l'utilisation du TRC comme écran de mesure du champ et du système électronique de vidéo de l'invention, est que cela permet d'obtenir une grande résolution angulaire qui atteint 0,2 degré Un procédé également original pour placer les points de fixation en différents en- droits de la zone explorable du TRC permet d'élargir le chanmp d'exploration à des zones périphériques. L'extension de ce champ atteint les 60 degrés horizon- taux et les 48 verticaux, avec un tube de 54,14 cm de diagonale, en plaçant l'oeil du patient à 30 centimètres de l'écran Pour l'exploration périphérique, on place séquentiellement-quatre points de fixation aux angles de l'écran La composition posté- rieure des quadrants explorés se fait automatiquement -par pro- grammation. Finalement, l'utilisation d'un tube à rayons cathodi- ques comme générateur de stimulations lumineuses permet d'entre- prendre, de façon originale, tout un ensemble de techniques d'exploration telles que, par exemple 1 Techniques de périmétrie 2 Techniques de mesure de l'acuité 3 Techniques optocinétiques 4 Techniques de mesures de l'adaptation Techniques de la fréquence critique de fusion. Par les techniques de périmétrie, on détermine le seuil absolu achromatique ou 7 chromatique de la sensibilité de la rétine et sa distribution topographique Pour cela, sur un fond lumineux zéro en augmentant jusqu'à ce qu'elle soit perçue par le patient Les paramètres utilisés sont les suivants L uminosité du fond: valeur zéro. Luminosité de la stimulation d'essai: depuis zéro jusqu'à ce qu'elle soit perçue, par augmentations positives dis- crêtes dont la valeur est choisie par programme. Dimensions de la stimulation d'essai:de forme et de taille variables, selon le programme. Couleur de la stimulation d'essai: choisie par pro- gramme. Points de fixation a) nombre: 1 à 5 positions différentes, en fonction de la zone de rétine à explorer 4 en position péricentrale pour l'étude de la zone de la macula. b) luminosité: invariable pendant l'exploration. Les techniques de périmétrie permettent également de déterminer le seuil différentiel achromatique ou chromatique et pour ce faire, on fait varier la luminosité de la stimulation d'essai sur une certaine luminosité du fond jusqu'à ce que le contraste sur le fond soit perçu par le patient Pour un degré donné de luminosité du fond, l'augmentation de luminosité de la stimulation d'essai peut-être positive ou négative. Jusqu'à ce moment seuls ont été établis les seuils pour augmentation positives Cependant, avec l'utilisationdu TRC selon l'invention, il est possible de mesurer les seuils différentiels avec des augmentations négatives de la stimulation d'essai, en créant de cette façon une nouvelle technique de pé- rimétrie Les paramètres utilisés sont les suivants: Luminosité du fond: réglable entre O 60 et 1000 "apostilbios" Se fait par programme. Points *de fixation: Comme dans le paragraphe précé- dant. Luminosité de la stimulation: variable en interval- les discrets positifs ou négatifs à partir de la valeur de la luminosité du fond, par programme. Dimensions de la stimulation-: variable par program- me à partir d'un minimum de 0,2 degrés carrés. Couleur de la stimulation choisie par programme. Le système de l'invention effectue de façon automati- que en un temps record l'exploration périmétrique, en détermi- nant les seuils différentiels, du champ visuel En modifiant au choix la position du point de fixation, on choisit la zone de champ visuel à explorer, c'est-à-dire au milieu de l'écran pour 2518782- le champ central ou aux quatre angles extrêmes pour les champs périphériques. Quand on explore le champ central, on peut limiter la perimétrie à un méridien déterminé que l'on choisit comme on veut-, sellon les besoins cliniques ou scientifiques Les valeurs de seuil obtenues sont comparées à un tableau de valeurs norma- les mémorisées dans l'ordinateur et l'opérateur sera informé du rapport obtenu. La résolution angulaire peut se transformer a volonté pour obtenir une information-plus ou-moins ample d'une zoné de champ visuel déterminée En cas de perte de sensibilité réti- nienne due a des processus pathologiques, la résolution augmente aux bords du scotome pour faciliter sa délimitation. La représentation graphique s'obtient sur le moniteur de la console ou au moyen d'une imprimante, sous forme de carte de densités selon une échelle de gris qui représente le degré de- sensibilité de la rétine ou sa déviation par rapport aux chif- fres normaux, ou bien en représentant sur un système d'axes X-Y la sensibilité des dcivers points d'un méridien ou d'un paral- lèle. En ce qui concerne les techniques de mesure de l'acui- té, le système de l'invention détermine de façon automatique et avec l'aide active du patient, l'acuité visuelle angul aire de celui-ci, en utilisant la méthode du minimum séparable Pour ce faire, on projette sur l'écran des stimulations lumineuses dont l'écart -augmente ou diminue, jusqu'à ce que le patient les per- çoive comme une stimulation double ou simple, et dans ce cas il pousse le bouton et communique sa réponse à l'ordinateur -Cette mesure de l'acuité visuelle peut se faire dans n'importe quelle' zone explorable du champ visuel, avec une résolution angulaire variable à volonté, ou elle peut se limiter à un méridien déter- miné. L'exploration terminée, on peut voir sur le moniteur de la cons'ole (ou de l'imprimante) le graphique de la valeur de l'acuité visuelle et sa distribution topographique rétinienne par zones ou par méridiens. Les résultats obtenus sont comparés avec un tableau de valeurs normal es mémorisées dans l'ordinateur, pour avoir un critère statistique de normalité - Par rapport aux techniques de mesure de l'acuité, le système de l'invention détermine les valeurs de l'adaptation lo- cale à la lumière et leur distribution topographique rétinienne. En utilisant une luminosité sus-seuil fixe pour le fond pendant un temps déterminé, il se produit une adaptation des photorécepteurs rétiniens Laréadaptation des photorécteurs aux stimulations de luminosité progressivement décroissantes pendant le temps détermine la réponse positive du patient et ac- cumule la valeur de la stimulation perçue en fonction du temps. La mesure de l'adaptation se fait par zones ou par méridiens, et les résultats se voient sur l'écran ou sur l'imprimante comme pour les autres techniques d'exploration, en comparaison avec un tableau de valeurs normales. En ce qui concerne les techniques d'optocinétique, le système de l'invention fait apparaître sur l'écran des franges lumineuses de largeur et de-séparation angulaire variable qui, par le fait de produire une sensation de mouvement horizontal, vertical ou oblique, déclenchent chez le patient qui les observe ce que l'on appelle le "nistagmis optocinétique" dont la réponse positive est détectée visuellement par le mouvement réflexe du globe oculaire. Enfin en dernier lieu, en ce qui concerne la fréquence critique de fusion, le système de l'invention provoque sur l'é- cran des stimulations intermittentes de forme, -de taille, de lu- minosité, de couleur et de fréquen-ce contrôlables par programma- tion, qui mesurent la valeur de la fréquence critique de fusion dans les différentes zones de la rétine ou sur des méridiens dé- terminés également sélectionnables par programme Les résultats sont montrés sur l'écran du moniteur ou sur l'imprimante, compa- rés au tableau de valeurs normales de façon automatique, dans tous les cas. Le système présente l'avantage supplémentaire repré- senté par son maniement facile, de telle sorte que l'opérateur qui assiste le patient dispose sur une console latérale d'un mo- niteur de vidéo et d'un clavier alphanumérique qui lui permet de dialoguer avec l'ordinateur, en choisissant les diverses options possibles-en fonction de la technique d'exploration à utiliser, 6 -2518782 > 6 en pouvant en même temps suivre le déroulement du procóessus d'exploration Les résultats de chaque exploration sont présentés sur l'écran sous forme graphique ou alphanumérique selon les options établies au préalable La console citée disposera d'une imprimante sur papier qui permettra de dessiner les-graphi-ques ou les caractères al- phanumériques correspondant aux données du patient ou aux résul- tats de l'exploration D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront de la description détaillée qui va suivre en regard des dessins annexés qui illustrent schématiquement et simplement à titre d'exemple, une forme de réalisation préférée du disposi- tif d'étude et de calcul du champ visuel: Sur ces dessins: La figure 1 représente un diagramme de blocs de l'Unité Centrale de Traitements (CPU) La figure 2 représente le diagramme de blocs d'un circuit générateur de vidéo. La 'figure 3 représente le diagramme des blocs d'un ensemble mélangeur de vidéo. La figure 4 illustre le schéma électrique de l'amplificateur de sortie de vidéo de l'invention. Selon la figure 1, on peut voir la représentation du diagramme de blocs de l'unité centrale de traitement (CPU) Sur ladite figure, on voit le micro-ordinateur '1, les modules de mé- moire RAM 2 et EPROM 3, et le décodeur de directions 4 Les ca- naux de directionnement, de données et de contr 6 le ont été "'buf- férisés" au moyen des modules intégrés 5 et 6. Les experts en la matière le comprendront facilement, le micro-ordinateur se chargera d'exécuter les programmes conte- nus dans les mémoires 2 et 3 La mémoire RAM 2 procure une capa- cité de 4 Kbytes, tandis que la mémoire EPROM 3 sera d'une capa- cité de 8 Kbytes. L'unité centrale de traitement comportera, en outre, la logique pour le contr 6 le des deux modules de mémoire, le dé- codeur 4 et les portes nécessaires qui lui permettront de tra- vailler en régime réparti de temps avec le circuit de vidéo 251878 e (fractionnement du cycle machine du micro-ordinateur). La figure 2 représente le diagramme de blocs d'un en- semble générateur de vidéo Sur cette figure, on peut voir la disposition du circuit intégré 7 qui est utilisé comme contrô- leur du tube à rayons cathodiques et qui dispose par conséquent de sorties à synchronismes horizontal et vertical Sur cette même figure, on peut voir que, tout autour dudit circuit contrô- leur 7, se trouve toute la logique additionnelle de service pour ce circuit, qui comporte entre autres Une horloge de contrôle 8 formée par une boucle de phase (PLL) et une chaîne de division de fréquence, pour produi- re de signaux en synchronisme avec l'horloge du micro-ordinateur 1, ce qui permet de réaliser de cette façon avec ce micro-ordi- nateur une utilisation multiplexée de l'espace de mémoire De cette façon, sans qu'il y ait de moments d'attente ou d'inter- ruptions pour le micro-ordinateur 1, le contrôleur 7 du TRC agit de façon transparente (le cycle de-machine du micro-ordinateur se divise en deux parties, une pour le micro-ordinateur 1 et une autre pour l'activité de lecture du contrôleur 7. Une logique de temps, qui configure le contrôleur 7, accompagnée d'une initiation par programme sous la forme de ba- layage choisie De façon graphique, elle est configurée par une résolution de 340 X 256 points Le jeu de caractères nécessaire pour le balayage alphanumérique est enregistré sur une mémoire EPROM 9 et, en plus, elle contient la logique additionnelle 10 nécessaire pour la réalisation du mélange de vidéo graphique et alphanumérique pour la sortie à un deuxième moniteur, ainsi que l'ensemble de portes chargé de fournir les signaux d'effaçage, les sorties de vidéo graphique et alphanumérique, ainsi que la vidéo inverse pour deux moniteurs avec signaux de contrôle indé- pendants. Une mémoire alphanumérique 11 qui fournit l'espace de mémoire suffisant pour la configuration alphanumérique pro- grammée. Divers "drivers" à trois états, 12 et 13, qui sont nécessaires pour pouvoir faire la lecture des mémoires alphanu- mérique et graphique depuis le contrôleur 7 du TRC - Ils permettent également, grâce à la répartition dudit cycle machine, la lecture et l'écriture des espaces de mémoire depuis le micro-ordinateur 1 Les sorties "enable" des drivers cités sont dirigées par l'horloge de vidéo et par la ligne de lecture/écriture. En dernier lieu, on a également prévu le décodeur de directions 14 correspondant. Sur la figure 3, on a représenté le diagramme de blocs d'un ensemble mélangeur de vidéo chargé de provoquer et de pré- parer les divers signaux de vidéo pour le moniteur d'exploration du patient Parmi ces signaux, on trouve les suivants Génération de points de fixation: cette fonction est réalisée au moyen du circuit intégré 15 Les points de fixa- tion produits peuvent être placés librement en n'importe quel point de la zone d'exploration et, en plus, leur modalité de présentation peut être modifiée, ce qui donne au moniteur la capacité pour l'exploration centrale et périphérique Une modalité spéciale de génération de quatre points placés sur les bords d'un carré au centre de l'écran permet de remarquer les scotomes au centre même de la zone d'exploration Le contrôle de modalité et de présence de ces points se fait par programme. Variation de luminosité de la stimulation d'essai la combinaison d'un convertisseur numérique/analogiqué 16 et la réponse du tube permettent une excursion de la valeur du flux lumineux de cette stimulation supérieure à 10 000: 1 On peut calibrer par programme, parmi toutes ces valeurs, 40 points de luminosité différente et réglés selon une échelle logarithmique de 0,1 à 1 000 "apostilbios" Ces valeurs peuvent,-en outre, se- superposer-au brillant du fond. Contrôle du brillant du fond:'Il se fait également par programme au moyen d'un convertisseur numérique/analogique 17 qui permet de régler avec précision une valeur déterminée pour le brillant du fond. -"Bufferisation": la bufferisation-des impulsions de synchronisme horizontal et vert ical se fait par le circuit inté- gré 18, ainsi que celle du signal dé vidéo graphique du moniteur -d'exploration du patient. La figure 4 représente le schéma électrique de l'am- plificateur de sortie de vidéo Dans ce cas, étant donné les caractéristiques spéciales de cet amplificateur, on a préféré présenter une réalisation concrète de celui-ci. Au moyen de cet amplificateur, on provoque l'excita- tion électrique de la cathode du tube du moniteur d'exploration et il a la capacité de convertir en signal cathodique un ensemble de courants convenablement additionnés Ces courants s'additionnent dans le transistor 19 Dans ledit amplificateur, on peut distinguer quatre sections bien définies qui sont: L'amplificateur de l-a stimulation d'essai: il est formé par l'ensemble de transistors 20, 21, et 22 Cet ensemble amplificateur reçoit deux signaux différents, le premier consis- te en une tension provenant du convertisseur numérique analogi- que 16 de stimulation d'essai, qui attaque le transistor 22 et qui est convertie en un courant proportionnel a ladite tension, de telle sorte que ce courant est délivré au transistor 19 et détermine la brillance de cette stimulation; le deuxième signal attaque l'émetteur du transistor 21 et commute le courant pro- duit dans l'étape décrite précédemment a la vitesse du vidéo graphique. Un amplificateur de l'impulsion de point de fixa- tion: cet amplificateur est formé par le transistor 23 et délivre un courant maximal au transistor 19 quand l'impulsion de fixation se présente. Un amplificateur de courant de fond: il est formé par l'amplificateur opérationnel 24 et par le transistor type FET vertical 25 Quand l'entrée non inverseuse de l'amplifica- teur opérationnel 24 reçoit un signal provenant du convertisseur numérique/analogique 17, il se produit un courant proportionnel à ce signal qui est délivré au transistor 19. Un transistor d'effaçage: il est formé par le transistor 26 et sa mission est de déplacer le courant injecté au transistor 19 en présence des impulsions d'effaçage. L'ensemble décrit, par tout ce qui précède, possède par rapport aux systèmes connus toute une série d'avantages, parmi lesquels on peut distinguer: L'interaction avec le patient et le médecin: il dispose dans ce but d'un clavier approprié, de préférence à 24 touches, avec assignation fonctionnelle de haut niveau, ainsi que de deux tubes à rayons cathodiques pour établir le dialogue avec le médecin et le travail d'exploration chez le patient Le moniteur du médecin peut présenter simultanément l'information sous forme alphanumérique et graphique, alors que le moniteur du patient travaille surtout de façon graphique. La simplicité de maniement: elle est déterminée principalement par l'assignation déjà commentée de routines de travail et programmées directement au clavier, ainsi que par la surveillance automatique de la réponse du patient Une fois que le mode de travail a été choisi, l'intervention du médecin n'est pratiquement pas nécessaire. Universalité: étant donné que toute l'électronique de l'équipement est modulaire et qu'elle sera montée sur des cartes perforées, l'équipement peut réaliser différents types de travail et de calcul si l'on ajoute simplement les modules de programmation. La grande résolution angulaire: le balayage graphi- que fournit à l'intérieur de la zone d'exploration 340 points horizontaux et 256 points verticaux, ce qui suppose un total d'environ 87 000 points, ce qui veut dire une résolution limite de 0,2-degrés carrés. L'impression des résultats: le résultat de l'explo- ration, ainsi que les données requises par le médecin, peuvent être imprimés automatiquement et graphiquement à la fin de l'ex- ploration. La capacité de communication: Il est possible de transmettre des données ou des résultats à un ordinateur central au moyen d'un système d'interphase adéquat. Un coût d'entretien et de réparation relativement bas: toute l'électronique de l'équipement étant modulaire, le remplacement d'une carte est une tâche facile et rapide On peut identifier la zone ou le circuit endommagé au moyen d'un module de programmation à routines de diagnostic Dans de nombreux cas, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à une aide technique pour réparer certaines pannes. Il va de soi que le dispositif n'a été décrit et représenté qu'à titre purement explicatif, nullement limitatif, et que diverses modifications de détail pourraient être appor- tées à la forme de réalisation indiquée sans que l'on sorte pour autant du domaine de l'invention. C'est ainsi que les éléments constitutifs du disposi- tif, le type de composants employés, les connexions intérieures et les connexions entre cartes, pourraient être modifiés dans la mesure o ils n'altéreraient pas le principe fondamental de l'invention. REVENDICATIONS 1 Un dispositif pour l'étude et le calcul du champ visuel, applicable a des fins de diagnostic ou de recherche cli- nique expérimentale dans le domaine de l'ophtalmologie, de la neurologie ou de la neurophysiologie, caractérisé par le fait qu'il comporte en combinaison: A) une unité centrale de traitement (CPU) dotée d'un micro-ordinateur ( 1) approprié à l'exécution des programmes con- tenus dans des modules de mémoire de type RAM ( 2) et EPROM ( 3),- d'un décodeur de directions ( 4) et de moyens ( 5), ( 6) pour bufferiser les canaux de directionnement', de données et de contrdle. B) Un système générateur vi déo réalisé à partir d'un moyen intégré ( 7) pour le contr 6 le d'un tube à rayons cathodi- ques, doté de sorties pour les synchronismes horizontal et ver- tical, et o l'on a prévu comme logique de servitude dudit con- trôleur du tube à rayons cathodiques: a) une horloge de contrôle ( 8) formée par une boucle de phase (PLL) et une chaine de division de fréquences qui produit des signaux en synchronisme avec l'horloge du micro- ordinateur ( 1) de l'unité centrale -de traitement (CPU) b) une logique de temps, qui configure ledit moyen de contrôle ( 7), accompagnée d'un commencement par programme de la forme de balayage choisie et qui, de façon graphique, est configurée par une résolution de 340 X 256 points, tandis que, dans le balayage alphanumérique, le jeu de caractères nécessaire est enregistré dans une mémoire ( 9), du type EPROM, de préfé- rence, et qui dispose en plus de la logique additionnelle néces- saire pour le mélange de vidéos graphique et alphanumérique et de vidéo inverse, pour deux moniteurs, avec des signaux de con- trôle indépendants; c) une mémoire alphanumérique ( 11) pour la configu- ration alphanumérique programmée; d) des drivers ( 12,13) -à trois états pour la lec- ture des mémoires alphanumérique et graphique depuis le moyen contrôleur ( 7) du tube et pour la lecture et l'écriture des mêmes espaces de mémoire depuis le micro-ordinateur ( 1), et e) le décodeur de directions ( 14) qui est nécessaire. C) Un ensemble mélangeur de vidéo, chargé de produire et de préparer les différents signaux de vidéo -pour le moniteur d'exploration du patient et capable de réaliser les fonctions suivantes 1 ) générer, au moyen d'un module intégré ( 15), les points de fixation qui peuvent être placés librement en n'im- porte quel endroit de la zone d'exploration et qui peuvent va- rier quant à la modalité de présentation; 2 ) modifier la luminosité de la stimulation d'es- sai, en permettant, moyennant la combinaison d'un convertisseur numérique/analogique ( 16) et la réponse du tube, une excursion de la valeur du flux lumineux de la stimulation supérieur à 10 000: 1; 3 e) contrôler la brillance de fond, par programme, au moyen d'un convertisseur numérique/analogique ( 17), qui per- met de régler avec une grande précision une valeur déterminée de cette brillance de fond, et 4 ) bufferiser les impulsions de synchronisme hori- zontal et vertical, ainsi que le signal de vidéo graphique du moniteur d'exploration du patient au moyen d'un module intégré ( 18) D) En dernier lieu, un amplificateur de sortie de vi- déo pour l'excitation électrique du tube du moniteur d'explora- tion, qui possède la capacité pour convertir en signal cathodi- que un ensemble de courants convenablement additionnés au moyen d'un transistor ( 19) adéquat. 2 Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que, dans l'amplificateur de sortie de vidéo, il est prévu quatre sections différenciées, dont les missions sont les suivantes 1 Amplification de la stimulation d'essai, pour laquelle on a disposé un ensemble de trois transistors ( 20 à 22) qui reçoivent deux signaux différents, le premier de ces signaux consistant en une tension provenant d'un convertisseur numérique/analogique ( 16) qui attaque un transistor ( 22) et qui est converti en un courant proportionnel h celle-ci, ce courant est alors injecté au transistor additionneur ( 19) pour détermi- ner la brillance de la stimulation, alors lue le deuxième signal attaque l'émetteur d'un autre transistor ( 21) et commute le cou- rant produit par le premier signal à la vitesse de vidéo graphi- que d'exploration. 2 Amplification de l'impulsion de point de fixa- tion, au moyen d'un transistor ( 23) qui injecte un courant maxi- mal au transistor ( 19) d'excitation du cathode du tube. 3 Amplification de courant de fond, au moyen d'un amplificateur opérationnel ( 24) et d'un transistor ( 25) de type FET, pour laquelle un signal provenant d'un convertisseur digi- tal/analogique ( 17) se convertit en un courant proportionnel à celui-ci qui est injecté au transistor ( 19) qui excite le catho- de du tube. 4 Section d'effaçage, constituée par un transistor ( 26) qui déplace le courant injecté au transistor ( 19) qui exci- te le cathode du tube quand les impulsions d'effaçage se présen- tent. 3 Dispositif selon les revendications précédentes, caractérisé par le fait qu'il offre une résolution angulaire li- mite de 0,2 degrés carrés. 4 L'application à l'étude et à la mesure du champ visuel du dispositif selon les revendications i à 3.