Brevet FR3164364A1 — publié le 20260116

Dispositif de mesure biomagnétique (1), comprenant : - un support (2) s’étendant selon une direction longitudinale (X) et destiné à recevoir un corps d’un patient (10), - une enceinte blindée magnétiquement (3) s’étendant selon la direction longitudinale (X) et comprenant une extrémité ouverte (31) en vis-à-vis du support (2), - des capteurs magnétiques (7), - un système de maintien de capteurs (4), solidaire du support (2) et configuré pour maintenir les capteurs magnétiques (7) en vis-à-vis d’un organe du corps du patient (10) dans une position d’acquisition de signaux biomagnétiques, - un contrôleur (5) relié au système de maintien de capteurs (4) par un câble (6), le câble (6) étant configuré pour transmettre un signal électrique et/ou un signal optique aux capteurs magnétiques (7), le dispositif de mesure biomagnétique (1) étant caractérisé en ce que le support (2) est immobile et l’enceinte blindée magnétiquement (3) est montée mobile en translation par rapport au support (2) selon la direction longitudinale (X), de sorte à pouvoir entourer une partie du support (2) à partir de l’extrémité ouverte (31), et en ce qu’une portion du câble (6) s’étendant selon la direction longitudinale (X) est solidaire du support (2). Figure pour l’abrégé : Fig. 1 Blindage magnétique pour la mesure magnétique médicale La présente divulgation se rapporte au domaine général des dispositifs d’imagerie médicale reposant sur l’acquisition de signaux magnétiques de processus physiologiques d’organes. ETAT DE LA TECHNIQUE Il existe différents dispositifs d’imagerie médicale permettant d’obtenir une représentation de processus physiologiques d’organes tels que le cerveau ou le cœur. Certains dispositifs utilisent des électrodes disposées à la surface du corps pour caractériser les courants électriques circulant dans l’organe du fait des différences de tension électrique qui en résultent à la surface du corps. Cependant, la propagation de signaux électriques dans le corps est fortement perturbée à l’interface entre des tissus de résistivité ou conductivité différentes, par exemple entre des os et des tissus mous, ce qui rend très imprécise la localisation des courants ayant créé les tensions qui sont mesurées. L’utilisation de signaux magnétiques permet de disposer d’informations spatiales plus précises, car contrairement aux signaux électriques, les signaux magnétiques ne subissent pas les perturbations susmentionnées. Toutefois, les signaux mesurés sont de très faible amplitude, de l’ordre du femto-Tesla au pico-Tesla. Il est donc nécessaire de développer des capteurs de champs magnétiques de haute sensibilité et de réaliser l’enregistrement des signaux dans une enceinte blindée magnétiquement, afin que l’enregistrement ne soit pas perturbé par des signaux parasites. La plupart des dispositifs d’imagerie médicale actuels comportent une enceinte blindée magnétiquement d’un volume de 15 à 50 m³. Les parois de l’enceinte comprennent plusieurs couches de matériaux à forte perméabilité magnétique. Un premier type de capteurs permettant d’atteindre les sensibilités nécessaires est un magnétomètre basé sur des supraconducteurs (connu sous le nom de SQUID, acronyme de « superconducting quantum interference device »). Ces capteurs nécessitent une enceinte blindée massive. En effet, l’enceinte blindée doit contenir le patient et des capteurs disposés dans un récipient, lui-même volumineux, contenant un fluide cryogénique, ainsi qu’une épaisseur importante d’isolant afin de séparer thermiquement le patient du récipient. Un deuxième type de capteurs comprend des gaz atomiques pompés optiquement (ou OPM pour « Optically Pumped Magnetometers » en anglais). Ce type de capteurs permet de réaliser des mesures de sensibilité similaire au premier type de capteurs, sans utiliser de fluide cryogénique. Il est alors possible d’utiliser une enceinte blindée de plus petite taille, de l’ordre de 1 à 5 m 3 , par exemple une enceinte blindée magnétiquement telle que proposée par US 2019/0387647. Toutefois, ces enceintes sont onéreuses, peu pratiques d’utilisation pour un opérateur, et peu confortables pour le patient. De manière alternative, il est possible d’utiliser une enceinte blindée de forme cylindrique, à l’intérieur de laquelle le patient est introduit en position couchée, comme proposé dans US 2023/0204688 A1, ou dans A. Borna et al., “A 20-channel magnetoencephalography system based on optically pumped magnetometers” Phys. Med. Biol., vol. 62, no. 23, pp. 8909–8923, Nov. 2017. Les dispositifs de mesure associés sont plus flexibles, moins chers, et disposés directement à la surface du corps du patient. Dans de tels dispositifs, le patient est généralement allongé sur un support mobile. Les capteurs sont généralement positionnés sur le patient par un opérateur, à proximité de l’organe à observer, avant que le support mobile ne soit inséré dans l’enceinte blindée cylindrique. Cela entraine un inconfort pour le patient. De plus, ce mode de fonctionnement est peu pratique et présente des risques de défaillance des capteurs accrus. En effet, en déplaçant le support mobile et le patient équipé par les capteurs, il est possible d’endommager les câbles reliant le capteur à l’unité de traitement et l’interface associée. Afin d’améliorer le confort du patient, il est avantageux de réduire le poids des capteurs disposés sur le corps du patient. Ainsi, il est préférable d’utiliser des câbles légers développés spécifiquement pour des applications médicales, qui sont plus fins et donc plus fragiles. Cela augmente encore le risque de défaillances. De plus, le positionnement des capteurs risque d’être modifié au cours du déplacement, ce qui aboutit à une dégradation de la qualité des signaux obtenus dans la mesure. Un but de la présente divulgation est de proposer un dispositif compact et confortable pour l’acquisition de signaux biomagnétiques d’un organe d’un patient permettant une mise en place simple et précise de capteurs biomagnétiques en vis-à-vis de l’organe, limitant les risques de défaillance des capteurs biomagnétiques. Ce but est atteint le dispositif de mesure biomagnétique comprenant : - un support s’étendant selon une direction longitudinale et destiné à recevoir un corps d’un patient, - une enceinte blindée magnétiquement s’étendant selon la direction longitudinale et comprenant une extrémité ouverte en vis-à-vis du support, - des capteurs magnétiques, - un système de maintien de capteurs, solidaire du support et configuré pour maintenir les capteurs magnétiques en vis-à-vis d’un organe du corps du patient dans une position d’acquisition de signaux biomagnétiques, - un contrôleur relié au système de maintien de capteurs par un câble, le câble étant configuré pour transmettre un signal électrique et/ou un signal optique aux capteurs magnétiques, le dispositif de mesure biomagnétique étant caractérisé en ce que le support est immobile et l’enceinte blindée magnétiquement est montée mobile en translation par rapport au support selon la direction longitudinale, de sorte à pouvoir entourer une partie du support à partir de l’extrémité ouverte, et en ce qu’une portion du câble s’étendant selon la direction longitudinale est solidaire du support. Le dispositif proposé permet d’isoler magnétiquement l’organe du patient au niveau duquel on souhaite acquérir des signaux biomagnétiques, en faisant coulisser l’enceinte blindée magnétiquement en direction de l’organe du patient, après installation des capteurs magnétiques sur le système de maintien de capteurs. Le support sur lequel est positionné le patient ne bouge pas durant la mise en place et l’acquisition, ce qui augmente le confort du patient. De plus, une fois que le système de maintien de capteurs est en position d’acquisition, il reste immobile. Cela limite le risque d’exercer une traction ou une torsion sur les câbles reliant les capteurs au système de contrôle ou interface homme-machine du dispositif, qui pourrait entrainer un endommagement des câbles. En effet, il est avantageux d’utiliser des câbles plus légers, donc plus fins et plus fragiles, pour relier le capteur disposé en vis-à-vis de l’organe du patient au contrôleur, et notamment transmettre les signaux biomagnétiques ou assurer le fonctionnement des capteurs. De plus, le câble peut comprendre une fibre optique, comme cela est classiquement utilisé dans des magnétomètres de type OPM, qui résiste peu à des torsions. Cela permet aussi d’éviter tout déplacement des capteurs par rapport au patient vers une position moins adaptée, et donc dégradation des signaux biomagnétiques. Le dispositif de mesure biomagnétique peut présenter les caractéristiques avantageuses et non limitatives suivantes, prises seules ou dans une quelconque combinaison techniquement possible : - le câble comprend une fibre optique ; - le contrôleur est en outre configuré pour : calculer un indicateur de qualité de signaux biomagnétiques délivrés par les capteurs magnétiques ; comparer l’indicateur de qualité à un seuil ; et si l’indicateur de qualité est supérieur au seuil, commander une translation additionnelle de l’enceinte blindée magnétiquement par rapport au support selon la direction longitudinale ; - le système de maintien de capteurs comprend un mécanisme de positionnement dans la position d’acquisition de signaux biomagnétiques ; - le mécanisme de positionnement comprend une articulation permettant un mouvement de translation du système de maintien de capteurs par rapport au support selon la direction longitudinale, avec un débattement compris entre 0,5 cm et 50 cm, de préférence inférieur à 25 cm ; - le mécanisme de positionnement comprend une articulation permettant un mouvement de rotation du système de maintien de capteurs autour de la direction longitudinale, avec un débattement compris entre 1 ° et 45 °, de préférence inférieur à 20 ° ; - le mécanisme de positionnement comprend un dispositif de serrage configuré pour exercer une pression en direction de l’organe du corps du patient, de façon à maintenir les capteurs en appui contre l’organe du corps du patient ; - le système de maintien de capteurs magnétiques est un système de maintien de magnétomètres à pompage optique ; - l’organe du patient est le cerveau du patient ; - le dispositif comprend en outre un dispositif de commande configuré pour commander une translation de l’enceinte blindée magnétiquement par rapport au support selon la direction longitudinale, de sorte que l’enceinte blindée magnétiquement passe d’une position d’installation dans laquelle l’enceinte blindée magnétiquement n’entoure pas le système de maintien de capteurs à une position d’isolation magnétique dans laquelle l’enceinte blindée entoure le système de maintien de capteurs ; - l’enceinte blindée magnétiquement est une enceinte télescopique comprenant une pluralité d’enceintes concentriques montées mobiles en translation par rapport au support selon la direction longitudinale ; - le support comprend une enceinte externe s’étendant selon la direction longitudinale de manière concentrique à l’enceinte blindée magnétiquement, configurée pour recevoir l’enceinte blindée magnétiquement lorsque le système de maintien de capteurs n’est pas en position d’acquisition de signaux biomagnétiques ; - le dispositif comprend en outre un système de projection configuré pour projeter une image à l’intérieur de l’enceinte blindée magnétiquement. Selon un autre aspect, il est proposé un procédé d’acquisition de signaux biomagnétiques à l’aide du dispositif de mesure biomagnétique décrit précédemment, comprenant des étapes de : - positionnement du corps du patient sur le support, l’enceinte blindée magnétiquement étant dans une position d’installation dans laquelle elle n’entoure pas le système de maintien de capteurs ; - positionnement du système de maintien de capteurs dans la position d’acquisition de signaux biomagnétiques en vis-à-vis de l’organe du corps du patient ; - translation de l’enceinte blindée magnétiquement selon la direction longitudinale depuis la position d’installation vers une position d’isolation magnétique, dans laquelle l’enceinte blindée magnétiquement entoure le système de maintien de capteurs ; - acquisition de signaux biomagnétiques par les capteurs magnétiques. DESCRIPTION DES FIGURES D’autres caractéristiques, buts et avantages de l’invention ressortiront de la description qui suit, qui est purement illustrative et non limitative, et qui doit être lue en regard des dessins annexés sur lesquels : FIG. 1 La FIG. 1 illustre de façon schématique un dispositif de mesure biomagnétique selon un premier mode de réalisation, dans une position d’installation. FIG. 2 La FIG. 2 illustre de façon schématique le dispositif de mesure biomagnétique selon dans le premier mode de réalisation, dans une position d’isolation magnétique. FIG. 3 La FIG. 3 illustre de façon schématique un dispositif de mesure biomagnétique selon un deuxième mode de réalisation, avant installation du patient. FIG. 4 La FIG. 4 illustre de façon schématique un système de maintien de capteurs pour une magnétoencéphalographie. FIG. 5 La FIG. 5 est un organigramme d’étapes d’un procédé d’acquisition de signaux biomagnétiques, selon un autre aspect de l’invention. Sur l’ensemble des figures, les éléments similaires portent des références identiques. DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION En référence à la FIG. 1 , le dispositif de mesure biomagnétique 1 selon la présente invention comprend un support fixe 2, une enceinte blindée magnétiquement 3, et des capteurs magnétiques maintenus par un système de maintien de capteurs 4. Support Le support 2 s’étend selon une direction longitudinale portée par l’axe X et est destiné à recevoir le corps d’un patient 10. Dans le mode de réalisation des figures 1 et 3, le patient 10 est destiné à être allongé sur le support 2, ou en d’autres termes le support 2 est destiné à recevoir le corps d’un patient 10 en position allongée. Le support 2 comprend généralement une surface 21 s’étendant selon l’axe X sensiblement horizontal. La surface 21 du support 2 est de préférence ergonomique, afin que le patient soit allongé confortablement. Par exemple, la surface 21 est recouverte par un matelas fin. La surface 21 sur laquelle le patient est allongé peut être plane ou incurvée, comme illustré sur la FIG. 3 . Au cours de l’utilisation du dispositif, notamment lors de l’installation du patient ou l’acquisition de signaux biomagnétiques, le support 2 est fixe, c’est-à-dire immobile. Enceinte blindée magnétiquement L’enceinte blindée magnétiquement 3 s’étend selon la direction longitudinale X et comprend une extrémité ouverte 31 en vis-à-vis du support 2, c’est-à-dire orientée vers le support 2, par exemple dans un plan orthogonal à l’axe X. L’enceinte blindée magnétiquement 3 peut avoir une forme cylindrique, par exemple être un cylindre ouvert au niveau de sa base ( FIG. 3 ). De manière alternative, l’enceinte blindée peut avoir une forme de parallélépipède ouvert ou plus généralement de prisme polygonal ouvert au niveau d’une de ses bases, ou présentant une ouverture en ses deux extrémités ( FIG. 1 ). L’enceinte blindée magnétiquement 3 est montée mobile en translation par rapport au support 2 selon la direction longitudinale X. Cela permet à l’enceinte blindée magnétiquement 3 de pouvoir entourer une partie du support 2 à partir de l’extrémité ouverte 31, lorsqu’un opérateur souhaite effectuer une acquisition de signaux biomagnétiques d’un organe du patient 10. En d’autres termes, l’enceinte blindée magnétiquement 3 est mobile de manière à pouvoir découvrir la majeure partie du corps du patient 10 au début et à la fin de l’examen, puis à pouvoir coulisser selon l’axe X par l’extrémité ouverte 31 de manière à recouvrir le corps du patient 10 au moins en partie, et réduire les perturbations de mesure pendant l’examen médical. Cela permet également au patient 10 de s’installer confortablement sur le support 2, sans être gêné par la présence de l’enceinte blindée magnétiquement 3, et notamment de faciliter l’obtention de mesures biomagnétiques pour des patient à mobilité réduite. De plus, le patient, une fois installé en début d’examen, ne subit aucun déplacement. De préférence, la position de l’enceinte blindée magnétiquement 3, lors de l’acquisition, est adaptée au type d’examen à réaliser. En particulier, comme illustré sur la FIG. 2 , l’enceinte blindée magnétiquement 3 ne recouvre pas nécessairement entièrement le support 2 et le patient 10. Cela peut réduire le sentiment de claustrophobie lors de l’acquisition et augmenter encore le confort du patient 10. L’enceinte blindée magnétiquement 3 est un blindage magnétique. Elle comprend typiquement au moins deux couches de matériau à haute perméabilité, disposées de manière concentrique autour de l’axe X. Par exemple, l’enceinte blindée magnétiquement 3 comprend une couche d’alliage métallique, par exemple de mu-métal, de permalloy. On parle de blindage « passif ». De préférence, l’enceinte blindée magnétiquement 3 comprend en outre une couche d’un matériau métallique très conducteur mais sans forte perméabilité tel que le cuivre ou l’aluminium. L’augmentation du nombre de couches permet avantageusement de réduire un bruit dans la mesure biomagnétique effectuée par les capteurs maintenus en position d’acquisition. Il convient de noter que ces blindages magnétiques formés par des matériaux à haute perméabilité doivent être distingués des blindages électriques beaucoup plus courants, tels que les cages de Faraday, ou des blindages destinés à atténuer des rayonnements électromagnétiques ou ionisants. En effet ces autres blindages sont constitués de matériaux présentant une forte conductivité électrique et n’ont pas besoin d’être constitués de matériaux à haute perméabilité magnétique. De manière alternative ou complémentaire, l’enceinte blindée magnétiquement 3 comprend un blindage actif. On entend par blindage « actif » un blindage obtenu par un ensemble de capteurs et de bobines magnétiques, configuré pour réduire une partie du bruit magnétique résiduel à l’intérieur de l’enceinte blindée magnétiquement 3. Plus précisément, les bobines magnétiques peuvent être pilotées pour atténuer le bruit magnétique mesuré par les capteurs associés. Système de maintien de capteurs Le système de maintien de capteurs 4 est solidaire du support 2. Par exemple, il comprend une extrémité fixée au support 2 de manière rigide. Le système de maintien de capteurs 4 est configuré pour maintenir des capteurs magnétiques en vis-à-vis d’un organe du corps du patient 10 dans une position d’acquisition de signaux biomagnétiques. En d’autres termes, le système de maintien de capteurs 4 est typiquement destiné à être équipé d’un capteur ou d’une pluralité de capteurs, par exemple une pluralité de magnétomètres de type OPM, qui sont disposés sur le corps du patient 10. Le mouvement de translation possible de l’enceinte blindée magnétiquement 3 par rapport au support 2 permet de mettre en place simplement le système de maintien de capteurs en vis-à-vis du patient 10. En effet, l’opérateur, par exemple un personnel de santé, peut installer les capteurs biomagnétiques sur le système de maintien de capteurs 4, sans être gêné par l’enceinte blindée magnétiquement 3. L’opérateur a accès au corps du patient 10, et peut manipuler simplement les capteurs biomagnétiques afin de disposer le système de maintien de capteurs 4 dans une position d’acquisition optimale. Plus précisément, comme illustré sur la FIG. 1 , l’enceinte blindée magnétiquement peut être dans une position d’installation dans laquelle elle n’entoure pas le système de maintien de capteur 4. Après translation de l’enceinte blindée magnétiquement 3 selon l’axe X, en direction du patient 10, l’enceinte blindée magnétiquement 3 peut être dans une position d’isolation magnétique, dans laquelle l’enceinte blindée magnétiquement 3 entoure le système de maintien de capteur 4, comme illustré sur la FIG. 2 . Contrôleur et capteurs biomagnétiques Le dispositif de mesure biomagnétique 1 comprend en outre un contrôleur 5 relié au système de maintien de capteurs 4 par un câble 6 configuré pour transmettre un signal aux capteurs magnétiques, par exemple un signal électrique et/ou un signal optique. Notamment, le câble 6 peut être configuré pour transmettre un signal optique, par exemple un rayonnement laser, à un capteur magnétique. Le câble 6 peut également être configuré pour connecter électriquement le capteur au contrôleur 5, par exemple pour alimenter des bobines de génération de champ magnétique ou pour alimenter un circuit d’excitation d’un plasma dans la cellule de gaz du capteur, et pour transmettre au contrôleur 5 des signaux biomagnétiques acquis par le capteur, par exemple par une photodiode du capteur. Chaque capteur magnétique est ainsi de préférence relié par un câble 6 au contrôleur 5, les câbles 6 pouvant être rassemblés dans une gaine. Le contrôleur 5 est un système de contrôle des capteurs. Il est avantageusement fixé au support 2. Par exemple, le contrôleur 5 comprend une interface homme-machine, permettant à l’opérateur de lancer l’acquisition de signaux biomagnétiques. De préférence, le contrôleur 5 peut commander un déplacement du système de maintien de capteurs 4 autour de la position d’acquisition. Le dispositif de mesure biomagnétique 1 présente la particularité qu’une portion du câble 6 s’étendant selon la direction longitudinale X est solidaire du support 2. Par exemple, une portion du câble 6 peut être fixée à la surface 21 du support 2, ou encore à une paroi du support 2. De manière alternative ou complémentaire, une portion du câble 6 peut être fixée à l’intérieur du support 2. Typiquement, chaque capteur maintenu au système de maintien de capteurs 4 est relié au contrôleur par un câble 6. De préférence, chaque câble 6 est fixé au support 2 sur la majeure partie de sa longueur selon un axe sensiblement parallèle à l’axe X de coulissement de l’enceinte blindée magnétiquement 3. La pluralité de câbles 6 peuvent être rassemblés dans une gaine commune. La fixation d’une portion du câble 6 permet de réduire l’amplitude des mouvements possibles par le câble 6, et donc de réduire les risques d’une possible dégradation. En particulier, le câble 6 ne subit pas de contrainte mécanique lors du mouvement de translation de l’enceinte blindée magnétiquement 3 par rapport au support 2. Cela permet de diminuer le risque de défaillances du dispositif liées au câble 6. Par exemple, le contrôleur 5 peut comprendre un système électronique, et éventuellement un système optique pour l’opération d’un capteur magnétique de type OPM, c’est-à-dire un magnétomètre à pompage optique. Le dispositif de mesure biomagnétique 1 a typiquement une plage dynamique comprise entre -250 nT et + 250 nT, de préférence comprise entre – 50 nT et + 50 nT. De manière avantageuse, l’amplitude du champ magnétique est inférieure à 50 nT. L’utilisation de champs magnétiques de faible amplitude permet de réduire des erreurs de mesure dues à un mouvement involontaire du patient 10 par exemple. Ainsi, il est possible d’acquérir des signaux biomagnétiques avec une grande précision. Le contrôleur 5 peut permettre de superviser les signaux biomagnétiques acquis en temps réel. Dans ce mode de réalisation, le capteur peut comprendre une cellule contenant un gaz atomique, par exemple de l’hélium sous forme d’un plasma ce qui permet que certains atomes d’hélium soient portés au premier état excité. Dans un autre exemple, la cellule peut contenir des atomes de Rubidium à l’état fondamental. Le système optique comprend un laser configuré pour émettre un rayonnement traversant la cellule du capteur accordé avec une certaine raie d’absorption atomique. Un champ magnétique selon plusieurs directions est appliqué par un système de bobines, par exemple des bobines de Helmholtz, alimentées en courant par l’intermédiaire du câble 6. Une photodiode peut capturer des informations relatives à un rayonnement réfléchi ayant réalisé une double traversée de la cellule, qui sont transmises au contrôleur 5 par l’intermédiaire du câble 6. Les informations sont traitées par le contrôleur 5 afin de déterminer une mesure des faibles champs magnétiques provenant du cerveau du patient 10. Le rayonnement laser peut être transmis depuis une source laser jusqu’au capteur par l’intermédiaire d’une fibre optique, par exemple une fibre optique maintenant la polarisation du rayonnement laser. Comme expliqué précédemment, le câble 6 peut comprendre à la fois des fils électriques permettant de transmettre les signaux électriques issus du capteur, par exemple de la photodiode, correspondant à des signaux biomagnétiques, et une fibre optique maintenue dans une gaine pour transmettre le rayonnement issu du système optique. Dans certains modes de réalisation, le câble 6 ne comprend pas de fibre optique. Le câble 6 peut également comprendre des fils électriques afin d’alimenter en courant des moyens d’excitation du gaz contenu dans la cellule du capteur. Afin d’améliorer le confort du patient 10, notamment dans l’usage du dispositif de mesure biomagnétique 1 pour mesurer des signaux du cerveau du patient 10, il est préférable d’utiliser des câbles les plus légers possible. Cela permet de réduire le poids exercé sur le patient 10 lorsque les capteurs sont maintenus dans la position d’acquisition de signaux biomagnétiques. De préférence, le câble 6 comprend des fils électriques de type pico-coaxiaux, de diamètre inférieur au millimètre. Par exemple, chaque capteur magnétique est relié à un câble 6 comprenant une gaine entourant six câbles pico-coaxiaux et une fibre optique. De manière alternative ou complémentaire, le câble 6 peut comprendre un câble imprimé avec des pistes conductrices de forme planaire. De tels câbles 6 sont très fragiles, malgré l’utilisation de la gaine. De plus, la fibre optique est fragile et plus sensible aux dommages que des fils de cuivre standards. Il est préférable ne pas tordre ou plier les câbles à fibres optiques, en particulier d’avoir en permanence une faible courbure du câble 6. Ainsi, en pratique, pour des capteurs magnétiques de type OPM, il a été observé que les câbles 6 sont une des principales sources de défaillance. Ainsi, il est particulièrement avantageux de maintenir le câble 6 de manière rigide pendant l’utilisation du dispositif de mesure biomagnétique 1. Plus généralement, cela permet d’utiliser des câbles 6 plus fins et moins longs, et donc de réduire le poids supporté par le patient 10 lors de l’acquisition de signaux biomagnétiques. De plus, le poids du câble 6 étant principalement porté par le support 2, il est également possible d’utiliser des câbles 6 plus renforcés pour augmenter la durabilité du dispositif de mesure biomagnétique 1 sans réduire le confort du patient 10. Positionnement de l’enceinte blindée magnétiquement De préférence, le mouvement de translation de l’enceinte blindée magnétiquement 3 est effectué par un mécanisme de coulissement n’induisant pas de fortes vibrations ni de contraintes mécaniques sur les couches de matériau à haute perméabilité. Ainsi, le dispositif de mesure biomagnétique 1 n’est pas dégradé par une utilisation répétée. Le mécanisme de coulissement comprend par exemple un coulisseau, c’est-à-dire une pièce de guidage de l’enceinte blindée magnétiquement 3 selon la direction longitudinale. Par exemple, comme illustré sur la FIG. 1 , le support 2 peut comprendre un rail formant une glissière, et le mécanisme de coulissement de l’enceinte blindée magnétiquement 3 comprend une pluralité de roues ou de galets disposés dans le rail. Par exemple, comme illustré sur la FIG. 3 , le support 2 peut comprendre une tige ou une portion cylindrique, et le mécanisme de coulissement de l’enceinte blindée magnétiquement 3 comprend un anneau destiné à coulisser sur la tige. Le mouvement de translation peut être induit manuellement par l’opérateur, par exemple au moyen d’une manivelle ou d’un volant relié au mécanisme de coulissement. De préférence, le mouvement de translation peut être piloté automatiquement. Typiquement, le dispositif de mesure biomagnétique 1 comprend alors un dispositif de commande configuré pour commander le mécanisme de coulissement et générer une translation de l’enceinte blindée magnétiquement 3 par rapport au support 2 selon la direction longitudinale X. Le mécanisme de coulissement commandé peut par exemple comprendre un système pneumatique avec des vérins. Par exemple, le dispositif de commande peut comprendre deux boutons poussoir, une pression sur le premier bouton entrainant une translation de l’enceinte blindée magnétiquement 3 dans la direction longitudinale, et une pression sur le deuxième bouton entrainant une translation de l’enceinte blindée magnétiquement 3 dans la direction opposée, de sorte à revenir en position d’installation comme illustré sur la FIG. 1 . Comme expliqué précédemment, le dispositif de commande permet que l’enceinte blindée magnétiquement 3 passe d’une position d’installation dans laquelle l’enceinte blindée magnétiquement 3 n’entoure pas le système de maintien de capteurs à une position d’isolation magnétique dans laquelle l’enceinte blindée magnétiquement 3 entoure le système de maintien de capteurs 4. Le dispositif de commande peut être intégré au contrôleur 5. L’opérateur peut ainsi piloter à la fois le mouvement de l’enceinte blindée magnétiquement 3 et l’acquisition des signaux biomagnétiques. De manière avantageuse, la position de l’enceinte blindée magnétiquement 3 peut être asservie en fonction d’un indicateur de qualité de signaux biomagnétiques. Dans ce cas, le contrôleur est en outre configuré pour : calculer l’indicateur de qualité de signaux biomagnétiques délivrés par les capteurs magnétiques ; comparer l’indicateur de qualité à un seuil ; et lorsque l’indicateur de qualité est supérieur au seuil, commander une translation additionnelle de l’enceinte blindée magnétiquement 3 par rapport au support 2 selon la direction longitudinale X. Cela permet de ne pas recouvrir une partie trop importante du corps du patient. Si l’indicateur de qualité est inférieur au seuil, alors la qualité des signaux biomagnétiques est suffisante. Les capteurs sont donc bien positionnés. En revanche, si l’indicateur de qualité est supérieur au seuil, cela peut signifier qu’il y a un bruit important, et que l’organe du corps du patient au niveau duquel on acquiert des signaux magnétiques n’est pas suffisamment isolé magnétiquement. La translation de l’enceinte blindée magnétiquement 3 permet de recouvrir une plus grande partie du corps du patient 10, et donc d’améliorer la qualité des mesures. Typiquement, l’indicateur de qualité peut être un indicateur de bruit, correspondant par exemple à un écart type du signal filtré dans une bande de fréquence appropriée, par exemple une plage de fréquence de 5 Hz à 80 Hz en retirant une bande étroite de fréquences autour de 50 Hz. L’indicateur de qualité peut, selon un autre exemple, correspondre à un rapport signal à bruit (ou SNR), autour du rythme alpha de signaux cérébraux du patient 10 (8 Hz à 12,5 Hz), mesurés lorsque le patient 10 a les yeux fermés. Par exemple, dans le cas où l’indicateur de qualité est un indicateur de bruit, le seuil peut être égal à 40 fT/Hz sur la bande passante de 5 Hz à 80 Hz, ou si l’indicateur de qualité est un écart-type du bruit, le seuil peut être compris entre 350 fT et 800 fT. De préférence, le choix du seuil prend en compte des signaux parasites du cerveau, des battements du cœur, des clignements de paupières. Dans l’exemple où l’indicateur de qualité est un rapport signal à bruit sur le rythme alpha, le seuil peut être compris entre 2 et 5, typiquement être égal à 3. De préférence, l’enceinte blindée magnétiquement 3 est une enceinte télescopique comprenant une pluralité d’enceintes concentriques montées mobiles en translation par rapport au support 2 selon la direction longitudinale X. Selon le principe de coulissement décrit précédemment, l’enceinte blindée magnétiquement 3 peut être formée par plusieurs couches concentrique de diamètre proche mais pas exactement égal, les couches pouvant coulisser les unes par rapport aux autres de manière télescopique. Cela permet avantageusement de réaliser un dispositif de mesure biomagnétique 1 plus compact. En effet, l’enceinte télescopique peut recouvrir une longueur importante du corps du patient 10, en coulissant dans des espaces plus courts. Cela réduit l’encombrement du dispositif 1 selon la direction longitudinale (en augmentant son épaisseur). Il peut être aussi plus simple de déplacer des segments plus courts de blindage, chaque segment constituant l’enceinte blindée magnétiquement 3 étant plus léger. De préférence, le support 2 comprend une enceinte externe 22, concentrique à l’enceinte blindée magnétiquement 3. Comme illustré dans le mode de réalisation de la FIG. 3 , l’enceinte externe 22 peut s’étendre selon la direction longitudinale X de manière concentrique à l’enceinte blindée magnétiquement. L’enceinte externe 22 est configurée pour recevoir l’enceinte blindée magnétiquement 3 lorsque le système de maintien de capteurs 4 n’est pas en position d’acquisition de signaux biomagnétiques, typiquement avant installation du patient 10 sur le support 2. Cela permet notamment de fixer une interface homme-machine du contrôleur 5, et également de prévoir un espace suffisant pour l’installation du dispositif 1. Positionnement du système de maintien de capteurs Dans un mode de réalisation, le support 2 peut comprendre un capteur solidaire du support 2. Par exemple, des capteurs magnétiques de type OPM peuvent être rendus solidaires du support 2, par l’intermédiaire du système de maintien de capteur 4. Dans ce cas, le système de maintien de capteurs 4 est monté sur le support 2 immobile, en position d’acquisition. De préférence, le système de maintien de capteurs 4 comprend un mécanisme de positionnement dans la position d’acquisition de signaux biomagnétiques. Cela permet d’ajuster la position d’acquisition en fonction de la morphologie du patient 10, par exemple sa taille ou sa corpulence, ou selon l’organe sur lequel on souhaite acquérir des mesures. Typiquement, le mécanisme de positionnement comprend une articulation permettant un mouvement de translation du système de maintien de capteurs 4 par rapport au support selon la direction longitudinale X. Cela permet d’éloigner ou de rapprocher le système de maintien de capteurs 4 du corps du patient 10, et permet une installation du capteur en position d’acquisition sur le corps du patient 10 en début d’examen. De préférence, le mouvement de translation est possible avec un débattement compris entre 0,5 cm et 50 cm, de préférence inférieur à 25 cm. Le faible débattement du système de maintien de capteur 4 permet d’assurer moins de défaillances du dispositif de mesure biomagnétique 1. En effet, cela permet au câble 6 assurant la connexion entre le capteur et le contrôleur 5 de ne pas subir de traction et uniquement des très faibles déformations au cours de l’examen. L’articulation peut aussi permettre une translation du système de maintien de capteurs 4 par rapport au support selon une autre direction, par exemple selon une direction orthogonale à la direction longitudinale X. De préférence, le mécanisme de positionnement comprend une articulation permettant un mouvement de rotation du système de maintien de capteurs 4 autour de la direction longitudinale. Cela permet d’orienter les capteurs à la surface du corps du patient 10, typiquement de s’assurer que les capteurs sont orientés selon une direction sensiblement orthogonale au corps du patient 10, en vis-à-vis de l’organe d’intérêt. Comme précédemment, le débattement angulaire est faible, par exemple compris entre 1° et 45 °, de préférence inférieur à 20 °. Cela permet d’éviter une torsion du câble 6 ou de réduire son rayon de courbure, lors du déplacement du système de maintien de capteurs 4 en position d’acquisition. De préférence, le câble 6 comprend une portion non solidaire du support 2, permettant de prévoir une longueur suffisante pour effectuer les mouvements autorisés par le mécanisme de positionnement, sans exercer de torsion ou de traction sur le câble 6. De préférence, le mécanisme de positionnement comprend un dispositif de serrage configuré pour exercer une pression en direction de l’organe du corps du patient 10, de façon à maintenir le capteur en appui contre l’organe du corps du patient 10. Typiquement, le dispositif de serrage peut comprendre des joints élastiques sous tension, pouvant être relâchés lorsque le système de maintien de capteurs 4 est en position d’acquisition. De manière alternative, le dispositif de serrage peut comprendre des coussins pneumatiques, qui sont dégonflés, puis gonflés lorsque le système de maintien de capteurs 4 est en position d’acquisition. De tels dispositifs permettent mécaniquement aux capteurs de se disposer afin d’épouser la forme du corps du patient 10. De préférence, le dispositif de mesure biomagnétique 1 peut être utilisé à température ambiante. Il ne nécessite pas de système de chauffage ou de refroidissement. De préférence, afin d’améliorer le confort du patient 10, le dispositif 1 peut comprendre un système de climatisation ou de ventilation, configuré pour refroidir ou aérer l’intérieur confiné de l’enceinte blindée magnétiquement 3 lorsque le patient 10 est installé dans le dispositif 1. De manière alternative ou complémentaire, le dispositif 1 peut comprendre un système de chauffage configuré pour chauffer ou refroidir le support 2 pour améliorer le confort du patient 10 lorsqu’il est en position sur le support 2. Dans le mode de réalisation où le dispositif de mesure biomagnétique 1 est utilisé pour une magnétoencéphalographie, le système de maintien de capteurs magnétiques 4 est un système de maintien de magnétomètres à pompage optique, tels que décrits précédemment. Un tel dispositif 1 peut être utilisé pour mesurer des signaux biomagnétiques représentatifs de l’activité cérébrale du patient 10. Dans ce contexte, l’organe du patient 10 au niveau duquel les capteurs sont maintenus en position d’acquisition est la tête du patient 10. De préférence, le dispositif 1 comprend un système de projection configuré pour projeter une image à l’intérieur de l’enceinte blindée magnétiquement 3. Le système de projection peut comprendre un projecteur disposé à l’extérieur de l’enceinte 3, un écran disposé dans l’enceinte blindée magnétiquement 3 en vis-à-vis du patient et un miroir destiné à orienter l’image projetée vers l’écran. L’image projetée est destinée à être vue par le patient 10, lorsque le patient 10 est en position sur le support 2, et que l’enceinte blindée magnétiquement est en position d’isolation magnétique. L’image projetée peut être pilotée par le contrôleur 5. Ce mode de réalisation est particulièrement avantageux lorsque l’enceinte blindée magnétiquement 3 recouvre la partie supérieure du corps du patient 10, notamment sa tête, comme c’est le cas lors d’une magnétoencéphalographie. Cela permet avantageusement de transmettre des informations au patient 10 pendant l’acquisition de signaux biomagnétiques, par exemple le temps restant. Cela permet également de divertir le patient 10 et donc d’améliorer son confort et réduire son anxiété. Cela permet également de stimuler le cerveau du patient 10, si les images projetées correspondent à des stimuli précis. Exemple de système de maintien de capteurs 4 Le système de maintien de capteurs 4 peut comprendre un casque, destiné à être disposé sur la tête 100 du patient. En référence à la FIG. 4 , le système de maintien de capteurs 4 comprend un casque 42 et un dispositif de serrage élastique 41, par exemple tel que décrit dans le brevet FR3100125. Le système de maintien de capteurs 4 comprend ici deux articulations 44 permettant une liaison de type pivot glissant avec le support 2 formant un bâti. Le casque 42 comprend une pluralité d’orifices 43, chacun destiné à recevoir un capteur 7, typiquement un magnétomètre. Le casque 42 est conçu pour maintenir dans la position d’acquisition une pluralité de capteurs 7, par exemple 64 capteurs, dont 6 sont schématiquement représentés. Les capteurs 7 sont disposés sur la périphérie du casque 42, de sorte à acquérir des signaux biomagnétiques du cerveau. Chaque capteur 7 peut être relié au contrôleur 5 par un câble 6. Les câbles 6 sont solidaires du support 2 par un système de maintien 61. Les capteurs 7 peuvent de préférence identifier automatiquement leur position relative les uns par rapport aux autres. Cela est possible par la mesure locale des champs magnétiques, à partir de laquelle le contrôleur 5 peut calculer les distances et les orientations relatives des capteurs sur le casque flexible. L’absence de mouvement du support 2 permet que le système de maintien de capteurs 4 soit idéalement disposé sur la tête 100 du patient et ne puisse pas bouger vers une position sous-optimale lorsque le patient 10 vient être recouvert par l’enceinte blindée magnétiquement 3 pour l’examen. Cela assure la reproductibilité de la mesure, la position étant identique d’un patient à l’autre et d’un examen à l’autre. Procédé d’acquisition de signaux biomagnétiques En référence à la FIG. 5 , on décrit ensuite un procédé d’acquisition de signaux biomagnétiques, selon un autre aspect de l’invention. Le procédé comprend une étape S1 de positionnement du corps du patient 10 sur le support 2, l’enceinte blindée magnétiquement étant dans la position d’installation P1 dans laquelle elle n’entoure pas le système de maintien de capteurs 4 ( FIG. 1 ). Par exemple, dans un premier temps le patient 10 est totalement hors du blindage. Le patient vient s’installer, par exemple sur un lit, dont l’axe se situe dans la prolongation de l’axe normal à l’extrémité ouverte de l’enceinte blindée magnétiquement 3. L’absence de blindage autour du corps du patient 10 dans l’étape S1 permet au patient 10 de s’installer confortablement. Une fois le patient installé, une étape S2 de positionnement du système de maintien de capteurs 4 dans la position d’acquisition de signaux biomagnétiques en vis-à-vis de l’organe du corps du patient 10 est réalisée. L’absence de blindage autour du corps du patient 10 dans l’étape S2 permet au personnel médical de disposer les capteurs (placés par exemple sur le casque 5) de manière précise sur le corps du patient 10 en ayant une totale liberté de mouvements pour réaliser cet ajustement. De manière alternative, le positionnement du système de maintien de capteurs 4 peut être piloté automatiquement par l’intermédiaire du contrôleur 5. L’enceinte blindée magnétiquement 3 peut alors passer de la position d’installation P1 à la position d’isolation magnétique P2, en se translatant selon la direction longitudinale X. En d’autres termes, dans un deuxième temps, le patient et les capteurs dont il est équipé restent statiques, tandis que, sous le contrôle du personnel médical, l’enceinte blindée magnétiquement 3 coulisse selon l’axe orthogonal à son extrémité ouverte de manière à venir recouvrir une partie du corps du patient pour que l’enregistrement de son activité biomagnétique puisse être réalisée avec une forte atténuation du champ magnétique environnant. La translation de l’enceinte blindée magnétiquement 3 peut être réalisée manuellement ou pilotée par le dispositif de commande, éventuellement intégré au contrôleur 5. Finalement, une acquisition de signaux biomagnétiques par les capteurs magnétiques peut être réalisée au cours d’une étape S4. Dans une troisième phase, une fois l’enregistrement de signaux biomagnétiques finalisé, l’enceinte blindée magnétiquement 3 peut coulisser dans le sens inverse au sens de la translation réalisée au cours de l’étape S3, de manière à revenir dans la position d’installation P1 où le personnel médical peut retirer les capteurs du corps du patient 10. Le patient 10 peut sortir simplement du dispositif 1. Procédé d’utilisation du dispositif dans un mode de réalisation On décrit ici de manière détaillée l’utilisation du dispositif 1, dans le mode de réalisation illustré sur la FIG. 3 . Un support 2 horizontal, par exemple un lit permet au patient 10 de s’installer confortablement en position couchée. Le système de maintien de capteurs 4 est un casque et/ou différents accessoires (e.g. appui-tête) contenant des capteurs magnétiques de type OPM. Le système de maintien de capteurs 4 est présent dans la continuité de la position du patient 10 lorsqu’il est couché. Les câbles 6 des capteurs OPM passent par plusieurs ouvertures pratiquées dans le lit support 2 et cheminent sous le corps du patient 10 jusqu’à leur connexion au contrôleur 5. Les quelques dizaines de centimètres de câblage entre le capteur OPM et les ouvertures permettent de disposer du jeu nécessaire à l’ajustement du casque 4. Le casque peut être équipé d’une articulation permettant son coulissement selon l’axe du lit support 2 pour venir se poser sur la tête du patient 10, ainsi que des articulations permettant son coulissement dans d'autres directions, par exemple perpendiculairement au lit, afin d’assurer un contact étroit entre les capteurs et la tête du patient. Ces articulations sont opérées par un professionnel de santé qui veille à ce que la partie supérieure du casque soit disposée précisément au contact du cuir chevelu du patient 10. D’autres mécaniques d’ajustement incluant par exemple des cordons de serrage et des coulisses permettant un mouvement des capteurs dans l’axe radial à la tête du patient 10, afin d’ajuster précisément la position d’acquisition à la morphologie du patient. Ces autres degrés de liberté sont également réglés par le professionnel de santé de manière à avoir l’intégralité des capteurs qui soient au contact de la tête du patient 10, permettant ainsi de capter avec une amplitude optimale les signaux biomagnétiques cérébraux. L’enceinte blindée magnétiquement 3 cylindrique est formée par une pluralité de couches concentriques, par exemple entre deux et cinq couches, typiquement trois couches, de mu-métal. L’enceinte blindée magnétiquement 3 est ouverte sur l’extrémité en vis-à-vis du patient 10, et fermée à l’extrémité opposée. Une fois le patient 10 installé et le casque disposé et réglé de manière optimale, l’enceinte blindée magnétiquement 3 vient coulisser progressivement selon la direction longitudinale X, qui est parallèle à l’axe du corps du patient 10, depuis la position d’installation P1 jusqu’à venir en position d’isolation magnétique P2 recouvrir le corps du patient 10, ou la partie du corps, ici la tête, faisant l'objet de l'examen médical. La translation est rendue possible par un mécanisme de rails solidaires de l’enceinte blindée magnétiquement 3 glissant sur un roulement à billes (ou simplement des roues) disposés sur le support 2. Le lit support 2 est fixé au dispositif 1 à une de ses extrémités, l'autre extrémité du lit support 2 pouvant s'appuyer sur la surface interne de l’enceinte blindée magnétiquement 3. Dans ce cas, un deuxième mécanisme de rails et roulements à billes assure le coulissement du lit support 2 à l'intérieur de l’enceinte blindée magnétiquement 3, le mouvement étant tracté par un volant engrainé avec une roue dentée sur une crémaillère. Le mouvement peut également être tracté par un entraînement par chaîne ou par un actionneur pneumatique. Un système de capteurs de pression de force assure la sécurité d'utilisation. Une fois que l’enceinte blindée magnétiquement 3 a effectué une translation jusqu’à recouvrir le corps du patient 10, par exemple jusqu’à par exemple la ceinture du patient 10, le professionnel de santé vérifie sur la console d’acquisition du contrôleur 5 si l’indicateur de qualité du signal, reflétant par exemple le niveau de bruit, est satisfaisant. Si l’indicateur de qualité est inférieur à un seuil, la qualité est suffisante et le professionnel de santé lance directement l’acquisition. Sinon, il continue à faire coulisser l’enceinte blindée magnétiquement 3 pour recouvrir le corps du patient 10 jusqu’à obtenir une valeur de l’indicateur de qualité inférieure au seuil. Par exemple, le professionnel de santé commande une translation de l’enceinte blindée magnétiquement jusqu’à la hauteur des genoux du patient 10, avant de lancer l’acquisition des signaux biomagnétiques. Une fois l’acquisition de signaux biomagnétiques finalisée, le professionnel de santé refait coulisser l’enceinte blindée magnétiquement 3 en sens inverse, par exemple jusqu’à la position d’installation P1, de manière à ce qu’une fois le mouvement de translation finalisé, le professionnel de santé peut desserrer les systèmes de cordon et coulisser le casque 4 de manière à l’ôter de la tête du patient 10. Une fois cela fait le patient 10 peut se lever du lit support 2. On comprendra que le mode de réalisation décrit ci-dessus considère une configuration simplifiée du dispositif 1, dans lequel l’enceinte blindée magnétiquement 3 est ouverte sur l’extrémité côté patient. Sans sortir du cadre de l’invention, il est possible d'utiliser des portes spécifiques fixées ou non à l’enceinte blindée magnétiquement 3 à ses deux extrémités. Dans ce cas, la première porte, située à l’extrémité côté patient, a une ouverture pour laisser passer le corps du patient 10. La fermeture de la première porte permet de diminuer le bruit lors de l’acquisition de signaux biomagnétiques. La deuxième porte, à l'extrémité opposée, reste fermée pendant l'examen. Elle peut néanmoins être ouverte pendant l’étape S1 d’installation du patient 10 ou l’étape S2 de positionnement du système de maintien de capteurs 4, pour assurer les réglages des articulations par le professionnel de santé, notamment sur la tête 100 du patient. La deuxième porte peut également avoir des ouvertures utilisées si un équipement supplémentaire est utilisé lors de l'examen ou/et pour ajouter des fixations au support 2. La description ci-dessus considère principalement des mesures de signaux biomagnétiques pour lesquelles des magnétomètres sont placés sur la tête 100 du patient. Toutefois, le dispositif 1 proposé permet également d’examiner d'autres parties du corps du patient 10. Dans ce cas le patient 10 peut s'installer sur le support 2 selon une direction opposée, par exemple les pieds en vis-à-vis de l’extrémité ouverte de l’enceinte blindée magnétiquement 3. De plus, les deux extrémités de l’enceinte blindée magnétiquement 3 peuvent être ouvertes pour isoler magnétiquement uniquement la partie du corps sur laquelle on veut mesurer des signaux biomagnétiques. Par exemple, le dispositif 1 peut être utilisé pour acquérir des signaux biomagnétiques du cerveau (dans le cadre du procédé appelé magnétoencéphalographie), du cœur (magnéto-cardiographie), ou encore des nerfs (magnéto-myographie). Dans les modes de réalisation illustrés, le support 2 est destiné à recevoir le corps d’un patient 10 allongé. Toutefois, dans d’autres modes de réalisation, le patient peut être destiné à s’installer sur le support 2 en position assise ou debout. Le support 2 peut comprendre alors une chaise ou un fauteuil, et l’axe X de translation est sensiblement vertical. Dispositif de mesure biomagnétique (1), comprenant : - un support (2) s’étendant selon une direction longitudinale (X) et destiné à recevoir un corps d’un patient (10), - une enceinte blindée magnétiquement (3) s’étendant selon la direction longitudinale (X) et comprenant une extrémité ouverte (31) en vis-à-vis du support (2), - des capteurs magnétiques (7), - un système de maintien de capteurs (4), solidaire du support (2) et configuré pour maintenir les capteurs magnétiques (7) en vis-à-vis d’un organe du corps du patient (10) dans une position d’acquisition de signaux biomagnétiques, - un contrôleur (5) relié au système de maintien de capteurs (4) par un câble (6), le câble (6) étant configuré pour transmettre un signal électrique et/ou un signal optique aux capteurs magnétiques (7), le dispositif de mesure biomagnétique (1) étant caractérisé en ce que le support (2) est immobile et l’enceinte blindée magnétiquement (3) est montée mobile en translation par rapport au support (2) selon la direction longitudinale (X), de sorte à pouvoir entourer une partie du support (2) à partir de l’extrémité ouverte (31), et en ce qu’une portion du câble (6) s’étendant selon la direction longitudinale (X) est solidaire du support (2). Dispositif de mesure biomagnétique selon la revendication 1, dans lequel le contrôleur (5) est en outre configuré pour : calculer un indicateur de qualité de signaux biomagnétiques délivrés par les capteurs magnétiques (7) ; comparer l’indicateur de qualité à un seuil ; et si l’indicateur de qualité est supérieur au seuil, commander une translation additionnelle de l’enceinte blindée magnétiquement (3) par rapport au support (2) selon la direction longitudinale (X). Dispositif de mesure biomagnétique selon l’une quelconque des revendications 1 et 2, dans lequel le système de maintien de capteurs (4) comprend un mécanisme de positionnement dans la position d’acquisition de signaux biomagnétiques. Dispositif de mesure biomagnétique selon la revendication 3, dans lequel le mécanisme de positionnement comprend une articulation permettant un mouvement de translation du système de maintien de capteurs (4) par rapport au support (2) selon la direction longitudinale (X), avec un débattement compris entre 0,5 cm et 50 cm, de préférence inférieur à 25 cm. Dispositif de mesure biomagnétique selon l’une des revendications 3 et 4, dans lequel le mécanisme de positionnement comprend une articulation permettant un mouvement de rotation du système de maintien de capteurs (4) autour de la direction longitudinale (X), avec un débattement compris entre 1 ° et 45 °, de préférence inférieur à 20 °. Dispositif de mesure biomagnétique selon l’une quelconque des revendications 3 à 5, dans lequel le mécanisme de positionnement comprend un dispositif de serrage configuré pour exercer une pression en direction de l’organe du corps du patient (10), de façon à maintenir les capteurs magnétiques (7) en appui contre l’organe du corps du patient (10). Dispositif de mesure biomagnétique selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel le système de maintien de capteurs (4) est un système de maintien de magnétomètres à pompage optique. Dispositif de mesure biomagnétique selon la revendication 7, dans lequel l’organe du patient (10) est le cerveau du patient (10). Dispositif de mesure biomagnétique selon l’une des revendications 1 à 8, comprenant en outre un dispositif de commande configuré pour commander une translation de l’enceinte blindée magnétiquement (3) par rapport au support (2) selon la direction longitudinale (X), de sorte que l’enceinte blindée magnétiquement (3) passe d’une position d’installation (P1) dans laquelle l’enceinte blindée magnétiquement (3) n’entoure pas le système de maintien de capteurs (4) à une position d’isolation magnétique (P2) dans laquelle l’enceinte blindée magnétiquement (3) entoure le système de maintien de capteurs (4). Dispositif de mesure biomagnétique selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, dans lequel l’enceinte blindée magnétiquement (3) est une enceinte télescopique comprenant une pluralité d’enceintes concentriques montées mobiles en translation par rapport au support (2) selon la direction longitudinale (X). Dispositif de mesure biomagnétique selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, dans lequel le support (2) comprend une enceinte externe s’étendant selon la direction longitudinale (X) de manière concentrique à l’enceinte blindée magnétiquement (3), configurée pour recevoir l’enceinte blindée magnétiquement (3) lorsque le système de maintien de capteurs (4) n’est pas en position d’acquisition de signaux biomagnétiques. Dispositif de mesure biomagnétique selon l’une quelconque des revendication 1 à 11, comprenant en outre un système de projection configuré pour projeter une image à l’intérieur de l’enceinte blindée magnétiquement (3). Procédé d’acquisition de signaux biomagnétiques, à l’aide du dispositif de mesure biomagnétique (1) selon l’une quelconque des revendications 1 à 12, comprenant des étapes de : - positionnement du corps du patient (10) sur le support (2), l’enceinte blindée magnétiquement (3) étant dans une position d’installation (P1) dans laquelle elle n’entoure pas le système de maintien de capteurs (4) ; - positionnement du système de maintien de capteurs (4) dans la position d’acquisition de signaux biomagnétiques en vis-à-vis de l’organe du corps du patient (10) ; - translation de l’enceinte blindée magnétiquement (3) selon la direction longitudinale (X) depuis la position d’installation (P1) vers une position d’isolation magnétique (P2), dans laquelle l’enceinte blindée magnétiquement (3) entoure le système de maintien de capteurs (4) ; - acquisition de signaux biomagnétiques par les capteurs magnétiques (7).