Brevet FR3149186A1 — publié le 20241206

Dispositif permettant aux personnes presentant une amputation partielle d'avoir une alternative aux appareillage sur mesure L'invention concerne une technique permettant de realiser un manchon de serie pour amputation partielle de pied a inserer dans une chaussure du commerce Le Manchon est réalisé à partir d'une bibliotheque de forme numérique de pieds amputé sur lesquel un manchon en 3D est conceptualisé Ce manchon sous forme virtuelle prend forme dans un matériau souple grace à l'impressions 3D Manchon de série pour amputation du pied La présente invention concerne un manchon , pouvant etre inséré dans une majorité des chaussures du commerce. Il existe actuellement un appareillage, appelé Appareil-Podo-Jambier special sur moulage ( communément appelé APJ ) réalisé sur mesure et sur moulage par des professionnels de l'orthopédie tels que les podo-Orthesistes et les Ortho-Prothesistes. Il presente l'avantage d'être au plus proche de la morphologie du pied et peut-etre réalisé dans des matériaux choisis au cas par cas et zones par zones, dans le respect des exigeances de la pathologie du patient.Le principal inconvenient reside dans la vitesse de delivrance. Par exemple, dans un contexte où le patient et l'equipe médicale autour de ce dernier sont en attente d'une reprise d'appuis apres une intervention chirurgicale et cicatrisation rapide bien que progressive, l'APJ permet une recupération de la station debout, de la marche, d'une revascularisartion et par conséquent d'un état de santé général amélioré. Cet appareillage sur-mesure peut être réalisé en moyenne en une dizaine d'heures à partir de la prise du moulage mais est généralement livré environs 7 à 15 jours apres par le professionnel en fonction de sa routine d'entreprise. Un autre dés-avantage en France est le coût de l'appareillage pour le patient s'il en veut un second. En effet , ce distopsitif médical qu'est l'appareil-Podo-Jambier spécial sur moulgae est remboursé une fois par an sur prescription cependant un second appareillage d'appoint est à la charge du patient pour un montant minimun de 430,96€ tarif reglementé. Cette invention offre la possibilité d'une ré-adaptation plus rapide dans la vie quotidienne et u.n accés plus facile En effet par la technique décrite ci-aprés l'inconvenient du délais de fabrication pourra etre ecarté car le patient pourrait se fournir un manchon en semi-mesure aupres d'une structure possédant un stock et apportant quelques conseils aidé d'une notice aiguillant vers la taille du produit qui lui correspondrait le mieux. Au delà de cette problematique francaise, ce dispositif facile d'accès pourrait egalement aider les populations etrangeres qui n'ont pas acces aux soins sur mesure et qui bien souvent comblent leur chaussures de mousse ou marche sur leur partie restante ce qui implique des consequence posturale et des douleurs aux etages superieurs de la chaîne posturale sans parler les mal perforants et de leur consequences Selon des modes particuliers de réalisation : CREATION D'UNE BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE D'AMPUTATIONS PARTIELLE DE PIED : Dans un premier temps, l'inventeur doit, à l'aide d'un scanner 3D, numériser les differentes longueurs de pieds amputés (allant de chopart à la trans-métatarsienne) afin de d'enregistrer des morphotypes qui different les uns les autre par leur volume et leur longueur CREATION D'UNE BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE DE MANCHONS : Dans un second temps l'inventeur doit modeliser en 3D par logiciel CAO les manchons par tailles correspondants à la bibliotheque numérioque d'amputations partielles de sortent qu'ils puissent etre adaptés dans des chaussures du commerces dont la pointure va du 36 au 45 CAHIER DES CHARGES DU MANCHON : Le Manchon doit posseder une assise plantaire pour stabiliser l'appui au sol à l'aide donc d'un anneau talonnier (= cuvette talonniere), d'un legers renfort de voute plantaire et d'une epaisseur de 6mm ; nous appelons cette partie « une semelle de confort ». Il doit posseder une languette fine venant recouvrir le pied nous appelons cette partie « le contre-appuis du cou de pied »; et il doit posseder une partie avant, pleine pour remplir l'interieur de la chaussures et remplacer la partie amputée. Nous appelons cette derniere partie, le « faux-bout » Il faut par-ailleurs, que le manchon dispose d'un espace de 10 à 15mm entre l'extremité de l'amputation et le faux-bout pour empecher tous frottements à cet endroit qui serait le siège de plaies. Ces trois parties ensemble forment une même unité et sont réalisées dans un materiau souple IMPRESSION DU MANCHON : Le manchon numérique sous forme 3D prends forme par la technique de l'impression 3D, avec un matériau souple tel que le TPU dont la dureté shore est comprise entre 10 et 25 Les dessins annexés illustrent l’invention Détaille les zones du manchon Illustre le pied dans le manchon Représente le manchon de série pour amputation partielle sur pied resultat de l'impression 3D, venant etre inseré dans la chaussure du commerce Le manchon est caracterisé en ce qu'il peut matériellement remplacer la partie du pied amputé Le manchon selon la revendication 1 est caractérisé dans le fait qu'il n'est pas un appareillage sur-mesure comme l'appareil-podo-jambier special sur moulage Le manchon selon les revendication 1 et 2 comporte une partie sous le pied qui est la semelle de confort, une partie sur le cou de pied qui est le contre-appuis du cou de pied et une partie devant qui est le faux bout pour remplacer la partie amputée Le manchon selon les revendications 3 est caracterisé dans le fait que les 3 parties sont liées et forment un même ensemble Le manchon selon les revendications 1,2,3 et 4 est caractérisé dans le fait que le materiaux doit etre d'une dureté shore comprise entre 10 et 25 Le manchon selon les revendications 1,2,3 et 4 est caractérisé dans le fait que la partie avant ne doit pas etre en contact avec l'extremité de la partie amputé pour ne pas créer de frottement dans la marche Le Manchon selon les revendication 2 est caractérisé en ce que la fabrication se fait par impression 3D a partir d'une bibliotheque numérique de modeles de manchons de taille differentes et de longueur adaptée aux pointures 36 à 45