Brevet FR3133314A1 — publié le 20230915

Un ensemble de conditionnement de sang (100) destiné à être utilisé avec un système de survie extracorporel (200), peut comprendre un oxygénateur (110) comprenant un boîtier (112) et un échangeur de gaz (114) disposé à l'intérieur du boîtier (112), et une pompe axiale (150) s'étendant à partir du boîtier (112) et configurée pour entraîner un écoulement de fluide à travers l'oxygénateur (110). La pompe axiale (150) peut être formée d'un seul tenant avec le boîtier (112) de l'oxygénateur (110). L'ensemble de conditionnement de sang (100) peut être dépourvu de tubulure externe entre la pompe axiale (150) et l'oxygénateur (110). Figure pour l’abrégé : Figure 1 ENSEMBLE POUR LE CONDITIONNEMENT DU SANG DESTINE A ETRE UTILISE AVEC UN SYSTEME DE SURVIE EXTRACORPOREL DOMAINE TECHNIQUE La présente invention concerne de manière générale la circulation extracorporelle. Plus particulièrement, la présente divulgation concerne des dispositifs de conditionnement de sang extracorporels et des procédés de conditionnement de sang dans une circulation extracorporelle. ARRIÈRE-PLAN TECHNOLOGIQUE Généralement, des oxygénateurs sanguins à fibres creuses qui sont utilisés pour échanger de l'oxygène (O2) et du dioxyde de carbone (CO2) dans une circulation extracorporelle pendant une chirurgie cardiaque ont l'une de deux formes : soit l'oxygénateur a un boîtier cylindrique avec un tapis de fibres creuses entrecroisées enroulé en spirale autour d'un noyau central cylindrique, soit l'oxygénateur a un boîtier polygonal avec des couches de tapis de fibres creuses empilées. Le sang s'écoule à l'extérieur des lumières de fibre creuse et les gaz d'oxygénation s'écoulent à l'intérieur des lumières de fibre creuse. Dans des oxygénateurs enroulés de manière cylindrique, un écoulement de sang à travers les fibres creuses peut être radial, longitudinal, circonférentiel ou une combinaison de deux de ceux-ci ou plus. Souvent, cela conduit à un trajet d’écoulement de sang qui est relativement long et non laminaire pour garantir une efficacité d'échange de gaz élevée avec une surface réduite et un volume d'amorçage de dispositif limité, qui sont des paramètres importants pour une perfusion optimale du patient. Si la voie sanguine est trop longue, le gradient de pression résultant entre le pré-oxygénateur et le post-oxygénateur peut être élevé, provoquant une contrainte mécanique excessive et des dommages possibles aux cellules sanguines. En outre, parfois, le gradient de pression peut devenir si élevé qu'il n'est pas possible d'atteindre un débit d’écoulement de sang extracorporel souhaité, en particulier si la pompe de machine cœur-poumon (HLM), utilisée pour forcer du sang à travers le circuit extracorporel, est du type centrifuge (non occlusif). Dans certains systèmes ECLS (pour « Extracorporeal Life Support » en anglais), l'oxygénateur et la pompe sont des composants distincts. Le patient subissant un traitement ECLS est normalement canulé par des veines/artères fémorales ou du cou. En conséquence, de longues lignes de tubulure, nécessaires pour faire circuler le sang du patient en boucle fermée, sont utilisées pour connecter le patient à tous les composants du ECLS, qui sont généralement placés sur un chariot. Dans certains systèmes ECLS, la pompe centrifuge peut être intégrée dans l'oxygénateur, mais doit toujours être connectée à une unité d'entraînement externe, ce qui nécessite à nouveau de longues tubulures. Les longues lignes de tubulure et/ou le chariot peuvent limiter la mobilité et/ou la déambulation du patient. Comme il est important d'éliminer ou d'empêcher la formation de bulles de gaz dans un circuit extracorporel, de longues lignes de tubulure peuvent rendre le débullage du circuit au démarrage du ECLS plus complexe et plus long qu'avec des lignes de tubulure plus courtes. Un inconvénient supplémentaire des longues lignes de tubulure peut inclure un volume de sang d'amorçage élevé (le volume de sang à l'extérieur du patient), qui peut être compensé par l'utilisation d'une solution saline qui conduit à une hémodilution significative et à une réduction de l'hématocrite. Il existe un besoin continu pour des dispositifs ECLS, des composants et/ou des procédés d'utilisation et/ou de fabrication de ces dispositifs et/ou composants. RÉSUMÉ Dans un exemple, un ensemble de conditionnement de sang destiné à être utilisé avec un système de survie extracorporel peut comprendre un oxygénateur comprenant un boîtier et un échangeur de gaz disposé dans le boîtier, et une pompe axiale s'étendant depuis le boîtier et configurée pour entraîner un écoulement de fluide à travers l'oxygénateur. La pompe axiale peut être formée d'un seul tenant avec le boîtier de l'oxygénateur. De plus ou en variante par rapport à un quelconque exemple divulgué ici, le boîtier comprend un orifice de sortie de sang configuré pour se connecter au système de survie extracorporel. De plus ou en variante par rapport à un quelconque exemple divulgué ici, l'orifice de sortie de sang est disposé sur un côté opposé de l'échangeur de gaz par rapport à la pompe axiale. De plus ou en variante par rapport à un quelconque exemple divulgué ici, la pompe axiale comprend une entrée ayant un axe d'écoulement d'entrée et une sortie ayant un axe d'écoulement de sortie, dans lequel l'axe d'écoulement d'entrée est coaxial avec l'axe d'écoulement de sortie. De plus ou en variante par rapport à un quelconque exemple divulgué ici, la pompe axiale comprend une roue hélicoïdale ayant un axe central qui est coaxial avec l'axe d'écoulement d'entrée et l'axe d'écoulement de sortie. De plus ou en variante par rapport à un quelconque exemple divulgué ici, la roue hélicoïdale est suspendue magnétiquement à l'intérieur d'un corps de pompe de la pompe axiale. De plus ou en variante par rapport à un quelconque exemple divulgué ici, la pompe axiale comprend un redresseur disposé en aval de la roue hélicoïdale. De plus ou en variante par rapport à un quelconque exemple divulgué ici, le redresseur est fixe par rapport au corps de pompe. De plus ou en variante par rapport à un quelconque exemple divulgué ici, le redresseur comprend un corps cylindrique et une nervure hélicoïdale s'étendant le long d'une surface extérieure du corps cylindrique. De plus ou en variante par rapport à un quelconque exemple divulgué ici, un ensemble de conditionnement de sang destiné à être utilisé avec un système de survie extracorporel peut comprendre un oxygénateur comprenant un boîtier et un échangeur de gaz disposé à l'intérieur du boîtier, et une pompe axiale configurée pour entraîner un écoulement de fluide à travers l'oxygénateur. L'ensemble de conditionnement du sang peut être dépourvu de tubulure externe entre la pompe axiale et l'oxygénateur. De plus ou en variante par rapport à un quelconque exemple divulgué ici, la pompe axiale est disposée de manière coaxiale avec une lumière d'écoulement entrant de l'oxygénateur. De plus ou en variante par rapport à un quelconque exemple divulgué ici, la pompe axiale comprend une entrée ayant un axe d'écoulement d'entrée et le boîtier comprend un orifice de sortie de sang ayant un axe d'écoulement de sortie de sang, l'axe d'écoulement d'entrée étant généralement parallèle à l'axe d'écoulement de sortie de sang. De plus ou en variante par rapport à un quelconque exemple divulgué ici, la pompe axiale comprend une roue hélicoïdale ayant un ou plusieurs aimants incorporés dans celle-ci. De plus ou en variante par rapport à un quelconque exemple divulgué ici, les un ou plusieurs aimants incorporés dans la roue hélicoïdale interagissent avec un champ magnétique rotatif généré par un ou plusieurs enroulements de stator disposés à l'intérieur d'un corps de pompe de la pompe axiale. De plus ou en variante par rapport à un quelconque exemple divulgué ici, un système de survie extracorporel peut comprendre un ensemble de conditionnement de sang comprenant un oxygénateur comprenant un boîtier et un échangeur de gaz disposé à l'intérieur du boîtier. L'ensemble de conditionnement de sang peut comprendre une pompe axiale configurée pour entraîner un écoulement de fluide à travers l'oxygénateur. La pompe axiale peut être fixée directement sur l'oxygénateur. Le système de survie extracorporel peut comprendre un tube d'écoulement artériel pouvant être connecté de manière fluidique à une artère d'un patient et couplé à un orifice de sortie de sang du boîtier. Le système de survie extracorporel peut comprendre un tube d'écoulement veineux pouvant être connecté de manière fluidique à une veine du patient et couplé à une entrée de la pompe axiale. De plus ou en variante par rapport à un quelconque exemple divulgué ici, le boîtier comprend un couvercle veineux et un couvercle artériel disposés sur des côtés opposés de l'échangeur de gaz. De plus ou en variante par rapport à un quelconque exemple divulgué ici, la pompe axiale comprend un corps de pompe disposé tangentiellement sur le couvercle veineux. De plus ou en variante par rapport à un quelconque exemple divulgué ici, la pompe axiale comprend un corps de pompe formé d'un seul tenant avec le boîtier. De plus ou en variante par rapport à un quelconque exemple divulgué ici, la pompe axiale comprend une roue hélicoïdale disposée à l'intérieur d'un corps de pompe, la roue hélicoïdale pouvant tourner par rapport au corps de pompe. De plus ou en variante par rapport à un quelconque exemple divulgué ici, un ou plusieurs aimants empêchent un contact physique entre la roue hélicoïdale et le corps de pompe. Le résumé ci-dessus de certains modes de réalisation, aspects et/ou exemples n'est pas destiné à décrire chaque mode de réalisation ni chaque mise en œuvre de la présente divulgation. Les figures et la description détaillée qui suivent illustrent plus particulièrement ces modes de réalisation. BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS L'invention peut être mieux comprise en considérant la description détaillée qui suit en liaison avec les dessins annexés, sur lesquels : illustre des aspects sélectionnés d'un système ECLS ; illustre des aspects sélectionnés d'un ensemble de conditionnement de sang selon la divulgation ; illustre des aspects sélectionnés de l'ensemble de conditionnement de sang de la ; et illustre des aspects sélectionnés d'un système ECLS utilisant l'ensemble de conditionnement de sang des à 3. Bien que des aspects de l'invention puissent faire l'objet de diverses modifications et variantes, des détails de ceux-ci ont été montrés à titre d'exemple dans les dessins et seront décrits en détail. Il convient cependant de comprendre que l'intention n'est pas de limiter des aspects de la divulgation aux modes de réalisation particuliers décrits. Au contraire, l'intention est de couvrir toutes les modifications, tous les équivalents et toutes les variantes entrant dans l'esprit et la portée de la divulgation. DESCRIPTION DÉTAILLÉE La description qui suit doit être lue en se reportant aux dessins, qui ne sont pas nécessairement à l'échelle, dans lesquels des références numériques identiques indiquent des éléments identiques d’un bout à l’autres des différentes vues. La description détaillée et les dessins sont destinés à illustrer des modes de réalisation en exemple de la divulgation, mais pas à limiter la divulgation. L'homme du métier reconnaîtra que les différents éléments décrits et/ou représentés peuvent être agencés en différentes combinaisons et configurations sans sortir de la portée de la divulgation. Cependant, dans un souci de clarté et de facilité de compréhension, chaque caractéristique et/ou élément peut ne pas être représenté(e) sur chaque dessin. Pour les termes définis ci-dessous, ces définitions doivent être appliquées, à moins qu'une définition différente ne soit donnée ailleurs dans la présente description. Toutes les valeurs numériques sont ici supposées être modifiées par le terme « environ », que ce soit ou non explicitement indiqué. Le terme « environ », dans le contexte des valeurs numériques, fait généralement référence à une plage de nombres que l'homme du métier considérerait comme équivalente à la valeur citée (par exemple, ayant la même fonction ou le même résultat). Dans de nombreux cas, le terme « environ » peut inclure des nombres qui sont arrondis au chiffre significatif le plus proche. D'autres utilisations du terme « environ » (par exemple, dans un contexte autre que des valeurs numériques) peuvent être supposées avoir leur(s) définition(s) ordinaire(s) et habituelle(s), telle(s) que comprise(s) et cohérente(s) avec le contexte de la description, sauf indication contraire. La récitation des plages numériques par points de terminaison inclut tous les nombres dans cette plage, y compris les points de terminaison (par exemple, 1 à 5 inclut 1, 1,5, 2, 2,75, 3, 3,80, 4 et 5). Bien que certaines dimensions, plages et/ou valeurs appropriées relatives à divers composants, caractéristiques et/ou spécifications soient divulguées, l'homme du métier, incité par la présente divulgation, comprendra que les dimensions, plages et/ou valeurs souhaitées peuvent s'écarter de celles expressément divulguées. Il convient de noter que pour faciliter la compréhension, certaines caractéristiques de la divulgation peuvent être décrites au singulier, même si ces caractéristiques peuvent être plurielles ou récurrentes dans le ou les modes de réalisation divulgués. Chaque cas des caractéristiques peut inclure et/ou être englobé par la ou les divulgations singulières, sauf indication contraire expresse. Pour des raisons de simplicité et de clarté, tous les éléments de l'invention ne sont pas nécessairement montrés dans chaque figure ni décrits en détail ci-dessous. Cependant, il sera entendu que la discussion suivante peut s'appliquer également à l'un et/ou à l'ensemble des composants pour lesquels il y en a plus d'un, sauf indication contraire explicite. En outre, tous les cas de certains éléments ou certaines caractéristiques peuvent ne pas être représentés dans chaque figure pour plus de clarté. Des termes relatifs tels que « proximal », « distal », « avance », « rétractation », des variantes de ceux-ci, et similaires, peuvent généralement être considérés en ce qui concerne le positionnement, la direction et/ou le fonctionnement de divers éléments par rapport à un utilisateur/opérateur/manipulateur du dispositif, « proximal » et « rétractation » indiquant ou faisant référence à plus proche de ou vers l'utilisateur et « distal » et « avance » indiquant ou faisant référence à plus loin ou à une plus grande distance de l'utilisateur. Dans certains cas, les termes « proximal » et « distal » peuvent être arbitrairement attribués dans un effort pour faciliter la compréhension de la divulgation, et de tels cas seront facilement apparents pour l'artisan qualifié. D'autres termes relatifs, tels que « axial », « circonférentiel », « longitudinal », « latéral », « radial », etc. et/ou leurs variantes font généralement référence à la direction et/ou à l'orientation par rapport à un axe longitudinal central de la structure ou du dispositif divulgué(e). Le terme « étendue » peut être compris comme la plus grande mesure d'une dimension déterminée ou identifiée, à moins que l'étendue ou la dimension en question ne soit précédée ou identifiée comme un « minimum », ce qui peut être compris comme la plus petite mesure de la dimension déterminée ou identifiée. Par exemple, on entend par « étendue extérieure » une dimension extérieure, par « étendue radiale » une dimension radiale, par « étendue longitudinale » une dimension longitudinale, etc. Chaque cas d'une « étendue » peut être différent (par exemple, axiale, longitudinale, latérale, radiale, circonférentielle, etc.) et sera évident pour l'homme du métier dans le contexte de l'utilisation individuelle. Généralement, une « étendue » peut être considérée comme la plus grande dimension possible mesurée selon l'utilisation prévue, tandis qu'une « étendue minimale » peut être considérée comme la plus petite dimension possible mesurée selon l'utilisation prévue. Dans certains cas, une « étendue » peut généralement être mesurée orthogonalement à l'intérieur d'un plan et/ou d'une section transversale, mais peut être, comme cela ressort du contexte particulier, mesurée différemment – comme, mais sans s'y limiter, angulairement, radialement, circonférentiellement (par exemple, le long d'un arc), etc. Les termes « monolithique » et « unitaire » désignent généralement un ou plusieurs éléments constitués d'une seule structure ou unité/élément de base. Un élément monolithique et/ou unitaire exclut les structures et/ou les éléments fabriqués par assemblage ou jonction autre de plusieurs structures ou éléments distinct(e)s. Il convient de noter que des références dans la description à « un mode de réalisation », « certains modes de réalisation », « d'autres modes de réalisation », etc., indiquent que le ou les modes de réalisation décrits peuvent inclure une caractéristique, une structure ou un attribut particulier, mais que chaque mode de réalisation peut ne pas nécessairement inclure la caractéristique, la structure ou l’attribut particulier. De plus, de telles phrases ne font pas nécessairement référence au même mode de réalisation. En outre, lorsqu'une caractéristique, une structure ou un attribut particulier est décrit en relation avec un mode de réalisation, l'homme du métier saura affecter la caractéristique, la structure ou l’attribut particulier en relation avec d'autres modes de réalisation, qu'ils soient ou non explicitement décrits, sauf indication contraire claire. C'est-à-dire que les différents éléments individuels décrits ci-dessous, même s'ils ne sont pas explicitement représentés dans une combinaison particulière, sont néanmoins considérés comme pouvant être combinés ou agencés les uns avec les autres pour former d'autres modes de réalisation supplémentaires ou pour compléter et/ou enrichir le ou les modes de réalisation décrits, comme le comprendrait l'homme du métier. Par souci de clarté, une certaine nomenclature numérique d'identification (par exemple, première, deuxième, troisième, quatrième, etc.) peut être utilisée tout au long de la description pour nommer et/ou différencier diverses caractéristiques décrites. Il faut comprendre que la nomenclature numérique n'est pas destinée à être limitative et n'est qu'un exemple. Dans certains modes de réalisation, des modifications et des déviations par rapport à la nomenclature numérique précédemment utilisée peuvent être effectuées dans un souci de brièveté et de clarté. En d'autres termes, une caractéristique identifiée en tant que « premier » élément peut être désignée ultérieurement en tant que « deuxième » élément, « troisième » élément, etc. ou peut être entièrement omise, et/ou une caractéristique différente peut être désignée en tant que « premier » élément. La signification et/ou la désignation dans chaque cas seront évidentes pour l’homme du métier. Il convient de noter que pour faciliter la compréhension, certaines caractéristiques de la divulgation peuvent être décrites au singulier, même si ces caractéristiques peuvent être plurielles ou récurrentes dans le ou les modes de réalisation divulgués. Chaque cas des caractéristiques peut inclure et/ou être englobé par la ou les divulgations singulières, sauf indication contraire expresse. Par exemple, une référence à certaines caractéristiques peut également faire référence à tous les cas et toutes les quantités au-delà de l'une desdites caractéristiques, sauf indication contraire claire. En tant que tel, il sera entendu que la discussion suivante peut s'appliquer également à l'un et/ou à tous les composants pour lesquels il y en a plus d'un dans le dispositif, etc., sauf indication contraire explicite. En outre, il convient de noter que dans une figure donnée, certaines caractéristiques peuvent ne pas être représentées, ou peuvent être représentées schématiquement, pour des raisons de clarté et/ou de simplicité. Des détails supplémentaires concernant certains composants et/ou certaines étapes du procédé peuvent être illustrés de manière plus détaillée sur d'autres figures. Les dispositifs et/ou les procédés décrits ici peuvent fournir un certain nombre de caractéristiques et d'avantages souhaitables comme décrit de manière plus détaillée ci-dessous. La illustre des aspects sélectionnés d'un système de survie extracorporel (ECLS) 10. Le système ECLS 10 peut comprendre un moteur intégré à une pompe centrifuge pour former un ensemble de pompe 20, et un oxygénateur séparé 30. Le système ECLS 10 peut comprendre une tubulure formant une ligne d'écoulement entrant de sang 40, une ligne d’écoulement sortant de sang 42 et une ligne de transfert de sang 44. La ligne d'écoulement entrant de sang 40 peut connecter de manière fluidique la veine du patient à l'ensemble de pompe 20. La ligne d'écoulement sortant de sang 42 peut connecter de manière fluidique l'oxygénateur 30 à l'artère du patient. La ligne de transfert de sang 44 peut connecter de manière fluidique l'ensemble de pompe 20 à l'oxygénateur 30 pour un transfert de sang de l'ensemble de pompe 20 à l'oxygénateur 30. Dans au moins certains modes de réalisation, la ligne d'écoulement entrant de sang 40, la ligne d'écoulement sortant de sang 42 et/ou la ligne de transfert de sang 44 peuvent être formées à partir d’une tubulure polymère de 0,375 pouce. D'autres tailles de tubulure sont également possibles. Dans certains cas, le système ECLS 10 peut comprendre et/ou peut être couplé et/ou intégré dans un vêtement de support portable 50 (par exemple, une sangle ou une ceinture, un gilet tel que le VoyagerVest ® de CardiacAssist, Inc., etc.), rendant ainsi le système ECLS 10 plus portable que des systèmes classiques utilisant un chariot. L'ensemble de pompe 20 peut être couplé à et/ou reçu par une monture 22. La monture 22 peut être fixée à l'oxygénateur 30 et/ou au vêtement de support portable 50. L'oxygénateur 30 peut être fixé au vêtement de support portable 50. Le vêtement de support portable 50 peut comprendre des pinces 52 et/ou des sangles 54 pour fixer la tubulure (par exemple, la ligne d'écoulement entrant de sang 40, la ligne d'écoulement sortant de sang 42, etc.) au vêtement de support portable 50. Le volume total de fluide contenu dans le système ECLS 10 définit un volume de sang et/ou de fluide extracorporel. La présente divulgation décrit un système ECLS ayant des caractéristiques qui peuvent réduire le volume de sang et/ou de fluide extracorporel dans le système ECLS, et/ou peuvent améliorer l'efficacité de celui-ci. Les figures 2 et 3 illustrent des aspects sélectionnés d'un ensemble de conditionnement de sang 100 destiné à être utilisé avec un système de survie extracorporel (ECLS) (par exemple, la ). Dans certains modes de réalisation, l'ensemble de conditionnement de sang 100 peut comprendre un oxygénateur 110. L'oxygénateur 110 peut comprendre un boîtier 112 et un échangeur de gaz 114 disposé dans le boîtier 112. Dans certains modes de réalisation, l'oxygénateur 110 et/ou l'échangeur de gaz 114 peuvent avoir une construction similaire et/ou peuvent fonctionner d’une manière similaire au(x) dispositif(s) divulgué(s) dans la publication internationale n° WO 2021/191661 A1. L'oxygénateur 110 et/ou le boîtier 112 peuvent comporter un couvercle veineux 120 et un couvercle artériel 130 disposés de part et d'autre de l'échangeur de gaz 114. L'oxygénateur 110, le boîtier 112 et/ou le couvercle veineux 120 peuvent comprendre une lumière d'entrée 122 en communication fluidique avec l'échangeur de gaz 114. Dans certains modes de réalisation, le boîtier 112 et/ou le couvercle veineux 120 peuvent comprendre un orifice de ligne de purge 124 à travers lequel de l'air peut être purgé à partir de l'oxygénateur 110 et/ou du boîtier 112. Dans certains modes de réalisation, l'orifice de ligne de purge 124 peut être disposé à proximité et/ou au centre du couvercle veineux 120. L'oxygénateur 110, le boîtier 112 et/ou le couvercle artériel 130 peuvent comprendre un orifice de sortie de sang 132 en communication fluidique avec l'échangeur de gaz 114 et configuré pour se connecter au système de survie extracorporel. L'orifice de sortie de sang 132 peut présenter et/ou définir un axe d'écoulement de sortie de sang 134. Dans au moins certains modes de réalisation, l'orifice de sortie de sang 132 peut être disposé sur un côté opposé de l'échangeur de gaz 114 par rapport à la lumière d'écoulement entrant 122. L'oxygénateur 110 et/ou le boîtier 112 peuvent comprendre un orifice d'entrée de gaz 140 en communication fluidique avec l'échangeur de gaz 114. L'orifice d'entrée de gaz 140 peut être configuré pour se connecter à une source d'alimentation en gaz par l'intermédiaire d'une tubulure polymère (non représentée) pour transporter du gaz (par exemple, de l'oxygène, de l'air, etc.) vers l'oxygénateur 110. L'oxygénateur 110 et/ou le boîtier 112 peuvent comprendre un orifice de sortie de gaz 142 configuré pour transporter du gaz (par exemple, de l'oxygène, de l'air, etc.) loin de l'oxygénateur 110. En utilisation, du gaz peut être transféré entre l'échangeur de gaz 114 et le sang s’écoulant à travers l'oxygénateur 110 (par exemple, de l'oxygène dans le sang, du dioxyde de carbone hors du sang, etc.). L'ensemble de conditionnement de sang 100 peut comprendre une pompe axiale 150 configurée pour entraîner un écoulement de fluide à travers l'oxygénateur 110. Dans certains modes de réalisation, la pompe axiale 150 peut s'étendre à partir du boîtier 112 et/ou du couvercle veineux 120 de l'oxygénateur 110. Dans certains modes de réalisation, la pompe axiale 150 peut être fixée directement à l'oxygénateur 110, au boîtier 112 et/ou au couvercle veineux 120. Dans certains modes de réalisation, la pompe axiale 150 peut être formée d'un seul tenant avec le boîtier 112 et/ou le couvercle veineux 120 de l'oxygénateur 110. Dans au moins certains modes de réalisation, l'ensemble de conditionnement de sang 100 peut être dépourvu de tubulure entre et/ou connectant la pompe axiale 150 et l'oxygénateur 110. Dans certains modes de réalisation, l'agencement et/ou le positionnement de la pompe axiale (150) et de l'oxygénateur (110) dans l'ensemble de conditionnement de sang (100) peuvent réduire et/ou éliminer une tubulure et/ou des lignes d'écoulement disposées à l'extérieur de l'oxygénateur (110) (par exemple, le boîtier (112), le couvercle veineux (120), etc.) et la pompe axiale (150). En réduisant ou en éliminant une telle tubulure, le volume de sang et/ou de fluide extracorporel peut être réduit, et des inconvénients associés au volume de sang et/ou de fluide extracorporel peuvent également être réduits ou éliminés. Dans certains modes de réalisation, la pompe axiale 150 peut comprendre un corps de pompe 152. Dans certains modes de réalisation, le corps de pompe 152 peut être disposé tangentiellement sur le couvercle veineux 120 et/ou le boîtier 112 de l'oxygénateur 110. Dans certains modes de réalisation, le corps de pompe 152 peut être formé d'un seul tenant avec le boîtier 112 et/ou le couvercle veineux 120 de l'oxygénateur 110. Dans certains modes de réalisation, le corps de pompe 152 peut être formé de manière monolithique avec le boîtier 112 et/ou le couvercle veineux 120 de l'oxygénateur sous la forme d’un composant unique, comme moulés ensemble lors d'un processus de moulage. Dans certains modes de réalisation, la pompe axiale 150 peut être disposée coaxialement par rapport à la lumière d'écoulement entrant 122 de l'oxygénateur 110, au boîtier 112 et/ou au couvercle veineux 120. Dans certains modes de réalisation, la pompe axiale 150 et/ou le corps de pompe 152 peuvent comprendre une entrée 154 ayant et/ou définissant un axe d'écoulement d'entrée 156. La pompe axiale 150 et/ou le corps de pompe 152 peuvent comprendre une sortie 158 ayant et/ou définissant un axe d'écoulement de sortie 160. Dans certains modes de réalisation, une surface intérieure de la sortie 158 peut comprendre des rainures, des canaux et/ou un cône vers l'intérieur en direction de la lumière d'écoulement entrant 122. D'autres configurations sont également envisagées. L'axe d'écoulement d'entrée 156 peut être parallèle à l'axe d'écoulement de sortie 160. Dans certains modes de réalisation, l'axe d'écoulement d'entrée 156 peut être coaxial à l'axe d'écoulement de sortie 160. Dans au moins certains modes de réalisation, l'axe d'écoulement d'entrée 156 peut être orienté généralement parallèlement à l'axe d'écoulement de sortie de sang 134. Dans certains modes de réalisation, l'orifice de sortie de sang 132 est disposé sur un côté opposé de l'échangeur de gaz 114 par rapport à la pompe axiale 150. Ainsi, du sang entrant dans le boîtier 112 de l'oxygénateur 110 par la pompe axiale 150 et/ou la lumière d'écoulement entrant122 doit traverser et/ou contourner l'échangeur de gaz 114 avant de sortir du boîtier 112 de l'oxygénateur 110 par l'orifice de sortie de sang 132. Comme vu sur la , la pompe axiale 150 peut comprendre une roue hélicoïdale 170 disposée à l'intérieur du corps de pompe 152. Dans certains modes de réalisation, la roue hélicoïdale 170 peut avoir et/ou définir un axe central qui est orienté coaxialement à l'axe d'écoulement d'entrée 156. Dans certains modes de réalisation, la roue hélicoïdale 170 peut avoir et/ou définir un axe central qui est orienté coaxialement à l'axe d'écoulement de sortie 160. Dans certains modes de réalisation, la roue hélicoïdale 170 peut avoir et/ou définir un axe central qui est orienté coaxialement à l'axe d'écoulement d'entrée 156 et à l'axe d'écoulement de sortie 160. La roue hélicoïdale 170 peut tourner autour de l'axe central pendant le fonctionnement de la pompe axiale 150 pour propulser du sang à travers l'oxygénateur 110. La roue hélicoïdale 170 peut comprendre une partie de corps généralement cylindrique et une ou plusieurs lames hélicoïdales 171 ou ailettes s'étendant radialement vers l'extérieur à partir de la partie de corps généralement cylindrique. Les une ou plusieurs lames hélicoïdales ou ailettes peuvent présenter et/ou être inclinées selon un premier pas par rapport à la partie de corps généralement cylindrique. Les une ou plusieurs lames hélicoïdales 171 ou ailettes peuvent être configurées pour déplacer axialement du sang ou du fluide depuis l'entrée 154 vers la sortie 158 par rotation de la roue hélicoïdale 170. La rotation de la roue hélicoïdale 170 peut être actionnée et/ou commandée comme indiqué ici. La pompe axiale 150 peut comprendre un déflecteur 172 disposé à l'intérieur du corps de pompe 152 en amont de la roue hélicoïdale 170. Dans certains modes de réalisation, le déflecteur 172 peut être disposé entre l'entrée 154 et la roue hélicoïdale 170. Le déflecteur 172 peut être configuré pour diriger et/ou dévier le sang et/ou le fluide entrant dans la pompe axiale 150 par l'entrée 154 vers la roue hélicoïdale 170. Le déflecteur 172 peut être formé, dimensionné et configuré pour limiter des dommages aux cellules sanguines. Dans certains modes de réalisation, le déflecteur 172 peut comprendre des canaux, des rainures, des nervures, des guides, des lames, etc., formés dans ou s'étendant à partir d'une surface extérieure généralement conique. Le déflecteur 172 peut être configuré pour diriger un écoulement de sang radialement vers l'extérieur depuis l'axe central vers les lames hélicoïdales 171 ou les ailettes de la roue hélicoïdale 170 lorsque le sang s'écoule à travers la pompe axiale 150. Dans certains modes de réalisation, le déflecteur 172 peut être configuré pour redresser et/ou lisser l'écoulement de sang ou de fluide entrant dans la pompe axiale 150 et/ou le corps de pompe 152 à partir de l'entrée 154 pour réduire l'hémolyse des globules rouges. Dans certains modes de réalisation, le déflecteur 172 peut être fixé de manière fixe sur et/ou à l'intérieur du corps de pompe 152. Dans certains modes de réalisation, le déflecteur 172 peut être non rotatif par rapport au corps de pompe 152. Ainsi, la roue hélicoïdale 170 peut tourner par rapport au déflecteur 172. Dans certains modes de réalisation en variante, le déflecteur 172 peut être mobile et/ou rotatif par rapport au corps de pompe 152. Le déflecteur 172 peut comprendre au moins un aimant amont 174 disposé à l'intérieur d'un évidement formé dans le déflecteur 172. Dans certains modes de réalisation, le déflecteur 172 peut comprendre au moins un aimant amont 174 fixé au déflecteur 172. Dans certains modes de réalisation, le déflecteur 172 peut comprendre au moins un aimant amont 174 au moins partiellement incorporé dans le déflecteur 172. Dans certains modes de réalisation, le déflecteur 172 peut comprendre au moins un aimant amont 174 complètement incorporé dans le déflecteur 172. D'autres configurations sont également envisagées. Le but du au moins un aimant amont 174 est discuté de manière plus détaillée ci-dessous. La pompe axiale 150 peut comprendre un redresseur 176 disposé à l'intérieur du corps de pompe 152 en aval de la roue hélicoïdale 170. Dans certains modes de réalisation, le redresseur 176 peut être disposé entre la roue hélicoïdale 170 et la sortie 158. Le redresseur 176 peut être configuré pour diriger le sang et/ou le fluide sortant de la roue hélicoïdale 170 axialement vers la sortie 158. Le sang et/ou le fluide circulant à travers la roue hélicoïdale 170 peuvent prendre ou développer un écoulement circulaire ou tourbillonnant autour de la roue hélicoïdale 170. Le redresseur 176 peut être configuré pour convertir ce flux de sang circulaire ou tourbillonnant en un flux de sang plus axial dirigé vers la sortie 158. Le redresseur 176 peut être conformé, dimensionné et configuré pour limiter des dommages aux cellules sanguines. Dans certains modes de réalisation, le redresseur 176 peut comprendre des canaux, des rainures, des nervures, des guides, des lames, etc., formés dans ou s'étendant à partir d'un corps généralement cylindrique. Dans certains modes de réalisation, le redresseur 176 peut comprendre une nervure hélicoïdale 177 s'étendant le long de et/ou radialement vers l'extérieur à partir d'une surface extérieure du corps généralement cylindrique. Dans certains modes de réalisation, les canaux, les rainures, les nervures, les guides, les lames, la nervure hélicoïdale (177), etc., formés dans ou s'étendant à partir du corps généralement cylindrique peuvent avoir et/ou être inclinés à un second pas par rapport au corps généralement cylindrique qui est différent du premier pas des une ou plusieurs lames hélicoïdales (171) ou ailettes de la roue hélicoïdale (170). Dans certains cas, le second pas de la nervure hélicoïdale 177 du redresseur 176 peut être supérieur au premier pas de la ou des lames hélicoïdales 171. La différence de pas de ces éléments peut aider à convertir un écoulement circulaire en un écoulement axial en sollicitant et/ou en forçant le sang ou le fluide à se déplacer dans une direction plus axiale. Dans certains modes de réalisation, le redresseur 176 peut être fixe par rapport au corps de pompe 152. Dans certains modes de réalisation, le redresseur 176 peut être fixé de manière fixe sur et/ou à l'intérieur du corps de pompe 152. Dans certains modes de réalisation, le redresseur 176 peut être non rotatif par rapport au corps de pompe 152. Ainsi, la roue hélicoïdale 170 peut tourner par rapport au redresseur 176. Dans certains modes de réalisation en variante, le redresseur 176 peut être mobile et/ou rotatif par rapport au corps de pompe 152. Par exemple, dans certains cas, le redresseur 176, qui peut être suspendu de manière rotative dans le corps de pompe 152, peut tourner librement par rapport au corps de pompe 152 lorsque du sang s'écoule à travers le redresseur 176. Le redresseur 176 peut comprendre au moins un aimant aval 178 disposé à l'intérieur d'un évidement formé dans le redresseur 176. Dans certains modes de réalisation, le redresseur 176 peut comprendre au moins un aimant aval 178 fixé de manière fixe au redresseur 176. Dans certains modes de réalisation, le redresseur 176 peut comprendre au moins un aimant aval 178 au moins partiellement incorporé dans le redresseur 176. Dans certains modes de réalisation, le redresseur 176 peut comprendre au moins un aimant aval 178 complètement incorporé dans le redresseur 176. D'autres configurations sont également envisagées. Le but du au moins un aimant aval 178 est décrit de manière plus détaillée ci-dessous. La roue hélicoïdale 170 peut être rotative à l'intérieur de et/ou par rapport au corps de pompe 152 de la pompe axiale 150. Dans certains modes de réalisation, la roue hélicoïdale 170 peut être suspendue magnétiquement à l'intérieur du corps de pompe 152 de la pompe axiale 150. Dans certains modes de réalisation, la roue hélicoïdale 170 peut être suspendue magnétiquement le long de son axe longitudinal central et/ou peut être orientée de manière coaxiale à l'axe d'écoulement d'entrée 156 et/ou à l'axe d'écoulement de sortie 160. Dans certains modes de réalisation, la roue hélicoïdale 170 peut comprendre au moins un premier aimant 180 disposé à l'intérieur d'un premier évidement 182 formé dans la roue hélicoïdale 170 au niveau et/ou à proximité d'une extrémité amont de la roue hélicoïdale 170. Dans certains modes de réalisation, la roue hélicoïdale 170 peut comprendre au moins un premier aimant 180 fixé de manière fixe à la roue hélicoïdale 170 au niveau et/ou à proximité de l'extrémité amont de la roue hélicoïdale 170. Dans certains modes de réalisation, la roue hélicoïdale 170 peut comprendre au moins un premier aimant 180 au moins partiellement incorporé dans la roue hélicoïdale 170 au niveau et/ou à proximité de l'extrémité amont de la roue hélicoïdale 170. Dans certains modes de réalisation, la roue hélicoïdale 170 peut comprendre au moins un premier aimant 180 complètement incorporé dans la roue hélicoïdale 170 au niveau et/ou à proximité de l'extrémité amont de la roue hélicoïdale 170. D'autres configurations sont également envisagées. Dans certains modes de réalisation, la roue hélicoïdale 170 peut comprendre au moins un second aimant 184 disposé à l'intérieur d'un second évidement 186 formé dans la roue hélicoïdale 170 au niveau et/ou à proximité d'une extrémité aval de la roue hélicoïdale 170. Dans certains modes de réalisation, la roue hélicoïdale 170 peut comprendre au moins un second aimant 184 fixé de manière fixe à la roue hélicoïdale 170 au niveau et/ou à proximité de l'extrémité aval de la roue hélicoïdale 170. Dans certains modes de réalisation, la roue hélicoïdale 170 peut comprendre au moins un second aimant 184 au moins partiellement incorporé dans la roue hélicoïdale 170 au niveau et/ou à proximité de l'extrémité aval de la roue hélicoïdale 170. Dans certains modes de réalisation, la roue hélicoïdale 170 peut comprendre au moins un second aimant 184 complètement incorporé dans la roue hélicoïdale 170 au niveau et/ou à proximité de l'extrémité aval de la roue hélicoïdale 170. D'autres configurations sont également envisagées. Dans au moins certains modes de réalisation, le au moins un second aimant 184 peut être aligné et/ou peut être coaxial avec le au moins un premier aimant 180 et/ou l'axe longitudinal central de la roue hélicoïdale. Le au moins un premier aimant 180 peut être aligné et/ou peut être coaxial avec le au moins un aimant amont 174 et/ou l'axe d'écoulement d'entrée 156. Le au moins un second aimant 184 peut être aligné et/ou peut être coaxial avec le au moins un aimant aval 178 et/ou l'axe d'écoulement de sortie 160. Ainsi, la roue hélicoïdale 170 peut être suspendue magnétiquement à l'intérieur du corps de pompe 152 le long de l'axe longitudinal central de la roue hélicoïdale 170 et/ou du corps de pompe 152 entre le déflecteur 172 et/ou le au moins un aimant amont 174 et le redresseur 176 et/ou le au moins un aimant aval 178. La suspension magnétique de la roue hélicoïdale 170 à l'intérieur du corps de pompe 152 peut permettre à la roue hélicoïdale 170 de tourner par rapport au corps de pompe 152 sans aucun palier physique et/ou aucune source de frottement pouvant provoquer une génération de chaleur et/ou des dommages aux cellules sanguines. Dans certains modes de réalisation, un ou plusieurs aimants (par exemple, le au moins un aimant amont 174, le au moins un aimant aval 178, le au moins un premier aimant 180, et/ou le au moins un second aimant 184) peuvent empêcher un contact physique entre la roue hélicoïdale 170 et le corps de pompe 152. Dans au moins certains modes de réalisation, le au moins un aimant amont 174, le au moins un aimant aval 178, le au moins un premier aimant 180 et/ou le au moins un second aimant 184 peuvent être des aimants permanents à haute performance. D'autres configurations sont également envisagées. Dans certains modes de réalisation, la pompe axiale 150 peut comprendre un ou plusieurs enroulements de stator 190. Dans certains modes de réalisation, les un ou plusieurs enroulements de stator 190 peuvent être disposés à l'intérieur du corps de pompe 152. Les un ou plusieurs enroulements de stator 190 peuvent être espacés radialement de la roue hélicoïdale 170. Dans certains modes de réalisation, les un ou plusieurs enroulements de stator 190 et/ou la pompe axiale 150 peuvent être couplés électriquement à un dispositif de commande électronique (non représenté) via une connexion électrique 192. Dans certains modes de réalisation, le dispositif de commande électronique peut être en communication sans fil avec la pompe axiale 150. Dans certains modes de réalisation en variante, le dispositif de commande électronique peut être intégré dans la pompe axiale 150. D'autres configurations sont également envisagées. La roue hélicoïdale 170 peut comprendre une pluralité d'aimants 194 disposés à l'intérieur et/ou incorporés à l'intérieur des une ou plusieurs lames hélicoïdales 171 ou ailettes de la roue hélicoïdale 170. D'autres configurations et/ou emplacements pour la pluralité d'aimants 194 sont également envisagés. La pluralité d'aimants (194) peut être configurée pour interagir avec et/ou répondre à un champ magnétique rotatif généré par les un ou plusieurs enroulements de stator (190) pour provoquer une rotation de la roue hélicoïdale (170). Dans certains modes de réalisation, la pluralité d'aimants 194 peut être des aimants permanents à haute performance. Dans au moins certains modes de réalisation, la pluralité d'aimants 194 peut être des aimants de terres rares. La illustre des aspects d'un système de survie extracorporel 200 incorporant l'ensemble de conditionnement de sang 100 de la présente divulgation, tel que décrit ici. Dans certains modes de réalisation, le système de survie extracorporel 200 peut comprendre un vêtement de support portable 210 (par exemple, une sangle ou une ceinture, un gilet tel que le VoyagerVest ® de CardiacAssist, Inc., etc.), rendant ainsi le système de survie extracorporel 200 plus portable que les systèmes précédents utilisant un chariot. L'ensemble de conditionnement du sang 100 (par exemple, l'oxygénateur 110 et la pompe axiale 150, etc.) peut être fixé au vêtement de support portable 210. Dans certains modes de réalisation, l'ensemble de conditionnement de sang (100) (par exemple, l'oxygénateur (110) et la pompe axiale (150), etc.) peut être fixé de manière amovible au vêtement de support portable (210) pour faciliter le remplacement et/ou le nettoyage de l'ensemble de conditionnement de sang (100) et/ou la réutilisation du vêtement de support portable (210) (avec un nettoyage et/ou une désinfection appropriés). Dans un exemple, l'ensemble de conditionnement de sang 100 (par exemple, l'oxygénateur 110 et la pompe axiale 150, etc.) peut être fixé de manière amovible au vêtement de support portable 210 à l'aide de sangles, de fermetures à crochets et à boucles, de boutons-pressions, d'épingles, de boutons, etc. D'autres configurations sont également envisagées. Le système de survie extracorporel 200 peut comprendre un tube d'écoulement artériel 220 pouvant être connecté de manière fluidique à une artère d'un patient 290 et couplé à l'orifice de sortie de sang 132 du boîtier 112. En utilisation, le système de survie extracorporel 200 peut comprendre un tube d'écoulement artériel 220 connecté de manière fluidique à une artère d'un patient 290 et couplé à l'orifice de sortie de sang 132 du boîtier 112. Le système de survie extracorporel 200 peut comprendre un tube d'écoulement veineux 230 pouvant être connecté de manière fluidique à une veine du patient 290 et couplé à l'entrée 154 de la pompe axiale 150. En utilisation, le système de survie extracorporel 200 peut comprendre un tube d'écoulement veineux 230 connecté de manière fluidique à une veine du patient 290 et couplé à l'entrée 154 de la pompe axiale 150. Dans certains modes de réalisation, le tube d'écoulement artériel 220 et/ou le tube d'écoulement veineux 230 peuvent être fixés de manière libérable au vêtement de support portable 210 à l'aide d'une ou plusieurs sangles 212, de pinces, de fermetures à crochets et boucles ou d'autres mécanismes de fixation. Dans certains modes de réalisation, le tube d'écoulement artériel 220 et/ou le tube d'écoulement veineux 230 peuvent être mobiles par rapport au vêtement de support portable 210 pour faciliter le déplacement et/ou la déambulation du patient 290. D'autres configurations sont également envisagées. L'ensemble de conditionnement de sang 100 et/ou son agencement (par exemple, ayant la pompe axiale 150 intégrée dans le boîtier 112 de l'oxygénateur 110) élimine la ligne de transfert de sang 44 qui se trouve dans le système de survie extracorporel 10 de la , en réduisant ainsi le volume de sang ou de fluide extracorporel ainsi que les inconvénients qui lui sont associés. Par exemple, le volume total de sang extracorporel dans l'ensemble de conditionnement de sang 100 à partir de l'entrée 154 de la pompe axiale 154, à travers l'oxygénateur 110, vers l'orifice de sortie de sang de sortie 132, peut être de 200 ml ou moins, peut être de 150 ml ou moins, peut être de 100 ml ou moins, ou une autre plage appropriée. Dans certains modes de réalisation, un volume d'amorçage de l'ensemble de conditionnement de sang 100 peut dépendre de la taille du patient. Par exemple, certains dispositifs ECLS peuvent être conçus pour des patients adultes ou des patients pédiatriques. D'autres configurations sont également envisagées. De plus, l'utilisation de la pompe axiale 150 peut réduire ou éliminer les inconvénients et/ou les complications associés à l'utilisation d'une pompe centrifuge (par exemple, une hémolyse de cellules sanguines, etc.). Dans au moins certains modes de réalisation, le système de survie extracorporel (200) peut être configuré pour fonctionner sur ou être alimenté par des batteries ou une autre source d'alimentation portable, en améliorant ainsi davantage la portabilité du système de survie extracorporel (200) et/ou en fournissant une solution de secours en cas de panne électrique principale. Par exemple, une batterie ou une autre source d'alimentation portable peut être fournie avec le vêtement de support portable 210. Dans certains modes de réalisation, le système de survie extracorporel 200 peut comprendre un ou plusieurs capteurs de sang intégrés. Par exemple, les un ou plusieurs capteurs de sang intégrés peuvent être configurés pour surveiller et/ou mesurer la pression, la saturation en oxygène, la température, la présence de bulles d'air, etc. D'autres capteurs et/ou configurations sont également envisagés. Dans certains modes de réalisation, les un ou plusieurs capteurs de sang intégrés peuvent améliorer la commande et/ou réduire la complexité du système de survie extracorporel 200. Les matériaux qui peuvent être utilisés pour les divers composants de l'ensemble de conditionnement de sang et les divers éléments de celui-ci décrits ici peuvent comprendre ceux qui sont couramment associés à des dispositifs médicaux. Pour des raisons de simplicité, la discussion suivante fait référence au dispositif. Cependant, cela n'est pas destiné à limiter les dispositifs, composants et procédés décrits ici, car la discussion peut être appliquée à d'autres éléments, membres, composants ou dispositifs décrits ici, tels que, mais sans s'y limiter, le boîtier, le couvercle artériel, le couvercle veineux, la tubulure, le corps de pompe, la roue hélicoïdale, le déflecteur, le redresseur, etc., et/ou des éléments ou des composants de ceux-ci. Dans certains modes de réalisation, le dispositif et/ou des composants de celui-ci peuvent être fabriqués à partir d'un métal, d'un alliage métallique, d'un polymère (dont certains exemples sont décrits ci-dessous), d'un composite métal-polymère, d'une céramique, de combinaisons de ceux-ci, et similaires, ou d'un autre matériau approprié. Certains exemples de polymères appropriés peuvent comprendre le polytétrafluoroéthylène (PTFE), l'éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE), l'éthylène propylène fluoré (FEP), le polyoxyméthylène (POM), le polyéther bloc ester, le polyuréthane, le polypropylène (PP), le chlorure de polyvinyle (PVC), le polyéther-ester, des copolymères à base d'éther ou d'ester (par exemple, butylène/poly(alkylène éther) phtalate et/ou autres élastomères de polyester), le polyamide, des polyamides élastomères, le bloc polyamide/éthers, le polyéther bloc amide (PEBA, par exemple disponible sous le nom commercial PEBAX®), des copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle (EVA), des silicones, le polyéthylène (PE), le polyéthylène haute densité, le polyéthylène basse densité, le polyéthylène linéaire basse densité, le polyester, le polybutylène téréphtalate (PBT), le polyéthylène téréphtalate (PET), le polytriméthylène téréphtalate, le polyéthylène naphtalate (PEN), la polyétheréthercétone (PEEK), le polyimide (PI), le polyétherimide (PEI), le sulfure de polyphénylène (PPS), l’oxyde de polyphénylène (PPO), le poly paraphénylène téréphtalamide, la polysulfone, le nylon, le nylon-12, le perfluoro(propylvinyléther) (PFA), l’alcool vinylique d’éthylène, la polyoléfine, le polystyrène, l’époxy, le chlorure de polyvinylidène (PVdC), poly(styrène-b-isobutylène-b-styrène), les polycarbonates, le polyisobutylène (PIB), le polyisobutylène polyuréthane (PIBU), des copolymères polyuréthane-silicone, des ionomères, des polymères biocompatibles, d’autres matériaux appropriés, ou des mélanges, des combinaisons, des copolymères de ceux-ci, des composites polymère/métal, et analogues. Dans certains modes de réalisation, la gaine peut être mélangée avec un polymère à cristaux liquides (LCP). Par exemple, le mélange peut contenir jusqu'à environ 6 % de LCP. Des exemples de métaux et d'alliages métalliques appropriés comprennent l'acier inoxydable, tel que l'acier inoxydable 304V, 304L et 316LV ; l'acier doux ; un alliage nickel-titane tel que le nitinol élastique linéaire et/ou superélastique ; d'autres alliages de nickel tels que les alliages nickel-chrome-molybdène, les alliages nickel-cuivre, les alliages nickel-cobalt-chrome-molybdène, les alliages nickel-molybdène, d'autres alliages nickel-chrome, d'autres alliages nickel-molybdène, d'autres alliages nickel-cobalt, d'autres alliages nickel-fer, d'autres alliages nickel-cuivre, d'autres alliages nickel-tungstène ou tungstène, et similaires ; les alliages cobalt-chrome ; les alliages cobalt-chrome-molybdène ; l'acier inoxydable enrichi en platine ; le titane ; des combinaisons de ceux-ci ; ou tout autre matériau approprié. Dans certains modes de réalisation, le dispositif et/ou d'autres éléments décrits ici peuvent comprendre et/ou être traités avec un agent thérapeutique approprié. Certains exemples d'agents thérapeutiques appropriés peuvent comprendre des agents anti-thrombogènes (tels que l'héparine, des dérivés d'héparine, l'urokinase et PPack (dextrophénylalanine-proline-arginine-chlorométhyl-cétone)) ; des agents anti-protéiques et/ou anti-bactériens (tels que la 2-méthacryroyloxyéthylphosphorylcholine (MPC) et ses polymères ou copolymères) ; des agents antiprolifératifs (tels que l'énoxaparine, l'angiopeptine, les anticorps monoclonaux capables de bloquer la prolifération des cellules musculaires lisses, l'hirudine et l'acide acétylsalicylique) ; des agents anti-inflammatoires (tels que la dexaméthasone, la prednisolone, la corticostérone, le budésonide, l'œstrogène, la sulfasalazine et la mésalamine) ; des agents antinéoplasiques/antiprolifératifs/antimitotiques (tels que le paclitaxel, le 5-fluorouracile, le cisplatine, la vinblastine, la vincristine, les épothilones, l'endostatine, l'angiostatine et les inhibiteurs de la thymidine kinase) ; des agents anesthésiques (tels que la lidocaïne, la bupivacaïne et la ropivacaïne) ; des anticoagulants (tels que la D-Phe-Pro-Arg chlorométhylcétone, un composé contenant un peptide RGD, l’héparine, des composés d’anti-thrombine, des antagonistes des récepteurs plaquettaires, des anticorps anti-thrombine, des anticorps anti-récepteur plaquettaire, l’aspirine, des inhibiteurs de prostaglandine, des inhibiteurs plaquettaires et peptides antiplaquettaires des tiques) ; agents vasodilatateurs ; et des agents qui interfèrent avec les mécanismes vasoactifs endogènes. Il convient de comprendre que cette divulgation n'est, à bien des égards, qu'illustrative. Des modifications peuvent être apportées dans les détails, en particulier en ce qui concerne la forme, la taille et l'agencement des étapes, sans dépasser la portée de la divulgation. Cela peut inclure, dans la mesure où cela est approprié, l'utilisation de l'une quelconque des caractéristiques d'un exemple de mode de réalisation utilisé dans d'autres modes de réalisation. Ensemble de conditionnement de sang (100) destiné à être utilisé avec un système de survie extracorporel, comprenant : un oxygénateur (110) comprenant un boîtier (112) et un échangeur de gaz (114) disposé dans le boîtier (112) ; et une pompe axiale (150) s'étendant à partir du boîtier (112) et configurée pour entraîner un écoulement de fluide à travers l'oxygénateur (110) ; dans lequel la pompe axiale (150) est formée d'un seul tenant avec le boîtier (112) de l'oxygénateur (110). Ensemble de conditionnement de sang (100) selon la revendication 1, dans lequel le boîtier (112) comprend un orifice de sortie de sang (132) configuré pour se connecter au système de survie extracorporel. Ensemble de conditionnement de sang (100) selon la revendication 2, dans lequel l'orifice de sortie de sang (132) est disposé sur un côté opposé de l'échangeur de gaz (114) par rapport à la pompe axiale (150). Ensemble de conditionnement de sang (100) selon la revendication 1, dans lequel la pompe axiale (150) comprend une entrée (154) ayant un axe d'écoulement d'entrée (156) et une sortie (158) ayant un axe d'écoulement de sortie (160), dans lequel l'axe d'écoulement d'entrée (156) est coaxial avec l'axe d'écoulement de sortie (160). Ensemble de conditionnement de sang (100) selon la revendication 4, dans lequel la pompe axiale (150) comprend une roue hélicoïdale (170) ayant un axe central qui est coaxial avec l'axe d'écoulement d'entrée (156) et l'axe d'écoulement de sortie (160). Ensemble de conditionnement du sang (100) selon la revendication 5, dans lequel la roue hélicoïdale (170) est suspendue magnétiquement à l'intérieur d'un corps de pompe (152) de la pompe axiale (150). Ensemble de conditionnement de sang (100) selon la revendication 5, dans lequel la pompe axiale (150) comprend un redresseur (176) disposé en aval de la roue hélicoïdale (170). Ensemble de conditionnement de sang (100) selon la revendication 7, dans lequel le redresseur (176) est fixe par rapport au corps de pompe (152). Ensemble de conditionnement de sang (100) selon la revendication 7, dans lequel le redresseur (176) comprend un corps cylindrique et une nervure hélicoïdale (177) s'étendant le long d'une surface extérieure du corps cylindrique. Ensemble de conditionnement de sang (100) destiné à être utilisé avec un système de survie extracorporel, comprenant : un oxygénateur (110) comprenant un boîtier (112) et un échangeur de gaz (114) disposé à l'intérieur du boîtier (112) ; et une pompe axiale (150) configurée pour entraîner un écoulement de fluide à travers l'oxygénateur (110) ; dans lequel l'ensemble de conditionnement de sang (100) est dépourvu de tubulure externe entre la pompe axiale (150) et l'oxygénateur (110). Ensemble de conditionnement de sang (100) selon la revendication 10, dans lequel la pompe axiale (150) est disposée de manière coaxiale avec une lumière d'écoulement entrant (122) de l'oxygénateur (110). Ensemble de conditionnement de sang (100) selon la revendication 10 ou 11, dans lequel la pompe axiale (150) comprend une entrée (154) ayant un axe d'écoulement d'entrée (156) et le boîtier (112) comprend un orifice de sortie de sang (132) ayant un axe d'écoulement de sortie de sang (134), dans lequel l'axe d'écoulement d'entrée (156) est généralement parallèle à l'axe d'écoulement de sortie de sang (134). Ensemble de conditionnement de sang (100) selon la revendication 10, dans lequel la pompe axiale (150) comprend une roue hélicoïdale (170) ayant un ou plusieurs aimants (194) incorporés dans celle-ci. Ensemble de conditionnement de sang (100) selon la revendication 13, dans lequel les un ou plusieurs aimants (194) incorporés dans la roue hélicoïdale (170) interagissent avec un champ magnétique rotatif généré par un ou plusieurs enroulements de stator (190) disposés à l'intérieur d'un corps de pompe (152) de la pompe axiale (150). Système de survie extracorporel (200), comprenant : un ensemble de conditionnement de sang (100) comprenant : un oxygénateur (110) comprenant un boîtier (112) et un échangeur de gaz (114) disposé à l'intérieur du boîtier (112) ; et une pompe axiale (150) configurée pour entraîner un écoulement de fluide à travers l'oxygénateur (110) ; dans lequel la pompe axiale (150) est fixée de manière fixe directement à l'oxygénateur (110) ; et un tube d'écoulement artériel (220) pouvant être connecté de manière fluidique à une artère d'un patient et couplé à un orifice de sortie de sang (132) du boîtier (112) ; et un tube d'écoulement veineux (230) pouvant être connecté de manière fluidique à une veine du patient et couplé à une entrée (154) de la pompe axiale (150). Système de survie extracorporel (200) selon la revendication 15, dans lequel le boîtier (112) comprend un couvercle veineux (120) et un couvercle artériel (130) disposés sur des côtés opposés de l'échangeur de gaz (114). Système de survie extracorporel (200) selon la revendication 16, dans lequel la pompe axiale (150) comprend un corps de pompe (152) disposé tangentiellement sur le couvercle veineux (120). Système de survie extracorporel (200) selon la revendication 15, dans lequel la pompe axiale (150) comprend un corps de pompe (152) formé d'un seul tenant avec le boîtier (112). Système de survie extracorporel (200) selon la revendication 15, dans lequel la pompe axiale (150) comprend une roue hélicoïdale (170) disposée à l'intérieur d'un corps de pompe (152), la roue hélicoïdale (170) étant rotative par rapport au corps de pompe (152). Système de survie extracorporel (200) selon la revendication 19, dans lequel un ou plusieurs aimants (174, 178, 180, 184) empêchent un contact physique entre la roue hélicoïdale (170) et le corps de pompe (152).