Brevet FR3122819A1 — publié le 20221118

Dispositif urinal col de cygne monobloc inox pour récupérer les urines des personnes dépendantes hommes, alités sur le dos, contenance 2500ml. L’invention concerne un dispositif pour palier à l’inconfort de certaines personnes hommes, ayant des problèmes urinaires ou non, lors de fuites au lit, pose et fixations simples. Il est constitué d’un orifice inox (1), d’un tube inox rectangulaire épaisseur maximum 7mm (2), et du réservoir inox (3), le cheminement de l’urine se fait naturellement. Une ceinture tissu abdominale (26) avec VELCRO (marque déposée) femelle (27). Un petit tissu (28) avec le VELCRO mâle (29), plus, l’ouverture engagée au crochet (9) passe au-dessus de l’orifice (1) pour rejoindre le VELCRO femelle (27) placé sur la ceinture abdominale (26). Deux petits anneaux (12) et (15) soudés de chaque côté du réservoir. (3). Le dispositif selon l’invention est particulièrement destiné à l’inconfort, par débordement d’urine. Figure à publier avec l’abrégé : Fig. 2 DISPOSITIF DE RECUPÉRATION D’URINE POUR HOMMES ALITÉS La présente invention concerne un dispositif monobloc inox, pour récupérer les urines d’une personne alitée dépendante, homme, sur le dos. Cette technique permet de régler des contraintes désagréables pour les aidants au domicile, et l’inconfort du patient. Même pour une minorité en structures médicales hommes. Trop de personnes ayant plusieurs handicaps peuvent être concernées. Ce dispositif selon l’invention permet de remédier à ces inconvénients. Position allongée sur le lit, placer l’appareil au niveau de la verge, appelé orifice, en soulevant légèrement la jambe concernée, glisser dessous la partie tube rectangulaire, épaisseur maximum voire 7mm largeur 30mm voire 40mm, rabattre la jambe sur ce tube rectangulaire, déjà l’ensemble ne bouge pratiquement plus. Le réservoir se retrouve à l’extérieur du matelas lit, droite ou gauche suivant le monobloc ; identique, mais inversé. Réservoir incorporé cubique rectangulaire longueur 300mm, largeur 60mm, hauteur 170mm, contenance minimum 2500ml. Graduation pour le niveau du liquide par l’intermédiaire d’une lumière découpée sur la paroi extérieure du réservoir inox. Une petite plaque plastique étanche, transparente et résistante couvrant cette petite lumière avec vis inox et colle adéquat. Cet ensemble monobloc inox de fabrication simple, pas de précisions au dixième, seul, l’épaisseur du tube rectangulaire ne doit pas dépasser 7mm. Posé, l’urine est acheminée au réservoir. Un anneau inox, soudé de chaque côté du réservoir, au milieu, sur la hauteur de celui-ci, pour accrocher de modestes petits tendeurs du commerce reliés aux barres de lit, ça ne bouge plus. Une autre fixation nécessaire, est disponible pour plus de sûreté. Une ceinture réglable suivant la morphologie du patient avec VELCRO (marque déposée), en tissu, placée au bas ventre, avec un autre VELCRO femelle assez long, cousu sur celle-ci en attente du VELCRO mâle. Un autre petit tissu avec une petite ouverture, qui rentre sur le crochet soudé à la base de l’orifice de la verge avec VELCRO mâle, il suffit d’assembler les deux VELCRO, le réglage est fait. Un orifice de vidage diamètre intérieur 15mm, soudé sur le dessus du réservoir permet en retirant le monobloc, le basculer à 180 degrés pour une vidange rapide, évitant une mauvaise manipulation du petit robinet à la base. Sur cet orifice un bouchon non étanche pour l’évacuation de l’air, lors des remplissages. À la base du réservoir, un petit robinet pour récupération des urines. Sous le réservoir, soudés aux deux extrémités, deux ronds inox diamètre 5mm longueur 60mm, pour éviter une usure prématurée du fond. La et la illustrent l’invention en perspective. Cet ensemble monobloc tout inox, écologique, ne pouvant être fabriqué qu’en cette matière, comporte un orifice (1) pour la verge. L’orifice (1) est un tube inox orienté vers celle-ci, à plus de 110 degrés, surélevé d’un tube (4) hauteur 40mm soudé à la base de l’orifice (1) soudure (5) pour ensuite être soudé à 90 degrés sur le dessus et l’extrémité du tube rectangulaire (2) selon l’orientation retenue, droite ou gauche soudure (6). Reste l’étanchéité, de l’intérieur de ce tube (2) à son extrémité. Une petite tôle inox (7) soudée, largeur 5mm longueur 30mm ou 40mm soudure (8), le tube est fermé. L’épaisseur maximum du tube rectangulaire (2) est de 7mm, longueur 490mm environ. À l’autre extrémité de ce même tube inox rectangulaire (2) se trouve le réservoir (3) largeur 60 mm recevant les urines. Ce tube inox rectangulaire (2) rentre dans la partie supérieure du réservoir (3), découper la première paroi tôle (10) pour le passage du tube (2). Ensuite rentrer ce tube rectangulaire (2) jusqu'en butée de l’intérieur de l’autre paroi (11) du réservoir, 60mm plus loin. Cette extrémité du tube rectangulaire (2), rentrée en butée de la paroi (11) tôle intérieure du réservoir (3), est étanche avec un petit rectangle soudé à l’intérieur, non visible en perspective, inox épaisseur 5mm.Ce petit rectangle inox reçoit deux petits taraudages, non visibles en perspective, de 4mm de diamètre pour une fixation avec deux vis inox (13) et (14) de l’extérieur, en plaçant la paroi tôle (11), entre l’extrémité du tube rectangulaire (2) et ces deux vis (13) et (14) inox diamètre 4mm, après perçage tôle (11), serrées de l’extérieur à l’aide d’un tournevis, l’ensemble est étanche et solide. Reste à faire la soudure inox autour du tube rectangulaire (2) rentré dans la première paroi tôle (10) du réservoir (3) pour étanchéité et solidité soudure (18). Le centre et le dessous du tube rectangulaire (2) placé entre l’intérieur des parois (10) et (11) du réservoir (3), a une ouverture de 5mm sur la largeur complète du tube 30mm à 40mm, pour l’écoulement des urines dans le réservoir (3) ouverture non visible en perspective. Cheminement de l’urine : l’orifice (1) de la verge en passant par le tube rectangulaire (2) placé sous la cuisse près du genoux l’urine tombe dans le réservoir (3). Sur le dessus du réservoir (3) un orifice de vidange (16) avec un bouchon non étanche (17) pour l’évacuation de l’air lors des remplissages. La graduation niveau liquide (23) sur la paroi (11) avec lumière (20) rendue étanche avec une plaque plastique transparente (24) fixée avec des vis inox (25) et colle adéquate. Pour le vidage et nettoyage, soulever le bouchon (17) de l’orifice (16), prendre l’ensemble, le retourner à 180 degrés ; le liquide se déverse où vous désirez, pour le nettoyage, peut être placé en autoclave, ou nettoyage traditionnel pour le domicile. Un petit robinet de vidage (19) à la base du réservoir (3). Deux petits ronds (21) et (22) inox diamètre 5mm, longueur 60mm, soudés sous le réservoir (3) à chaque extrémité de celui-ci, pour éviter l’usure prématurée du fond. La ceinture abdominale réglable en tissu, et VELCRO (26) avec son VELCRO femelle (27), attend le petit tissu (28) avec VELCRO mâle (29), et ouverture (30) engagée dans le crochet (9). Un anneau inox (12) et (15) soudé de chaque côté, au milieu de la hauteur du réservoir (3), pour accrocher les tendeurs. L’ensemble fait partie d’une réalisation facile par un artisan. Apprécié des patients et l’équipe de soins. Des variantes existent. L’invention est particulièrement destinée pour récupérer les urines des personnes hommes, souvent dépendantes, alitées. Dispositif de récupération d'urine monobloc pour personnes alitées sur le dos caractérisé en ce qu’il comporte un réservoir (3) de 2500ml, un orifice (1) destiné à recevoir la verge et un tube rectangulaire (2) d’une épaisseur maximale de 7mm et d’une largeur de 30mm ou 40mm, ledit réservoir étant relié à l’orifice par l’intermédiaire du tube rectangulaire et comportant des anneaux (12, 15) soudés sur ledit réservoir afin de permettre la fixation de tendeurs au dispositif, le réservoir comportant deux ronds (21, 22) soudés sous ledit réservoir afin d’éviter une usure prématurée, une ceinture abdominale réglable (26) avec VELCRO (marque déposée) fixée par l’intermédiaire d’un tissu (28) audit dispositif, le réservoir comportant sur sa face supérieure un orifice de vidage (16) et un bouchon non étanche (17) afin de permettre l’évacuation de l’air lors des remplissages ,un robinet de vidage (19) à sa base et une graduation du niveau de liquide (23).