Brevet FR3106746A1 — publié le 20210806

Dispositif qui intègre : Une sonde de température dans le bac à eau. Un second capteur de température se situe dans le boitier juste derrière le connecteur eau de retour de l’attelle. L’idée est d’avoir la température de retour (résultante entre la température d’eau délivrée et celle de la peau du patient qui est aux alentours des 30 °C en cutané). L’objectif des soins est de se situer entre 5 et 14 °C pour obtenir les bienfaits thérapeutiques. Informations affichées sur l’écran du dispositif : PHOTO 1 : Exemple avec prise en charge à 8°C en température de consigne. Notre dispositif affiche la température d’objectif du soin en bas à gauche de l’écran qui est la première valeur à 8°C (c’est donc l’utilisateur, le thérapeute qui fixe son objectif de soin). Au dessus, s’affiche la température du bac à eau à 10°C et pour finir à côté s’affiche la température à 11°C en retour de l’attelle donc celle qui est réellement délivrée sur le patient. Cette fonction va donc adapter, en activant ou désactivant la pompe à eau, le débit d’eau dans l’attelle pour rendre optimal le soin. Cela permet aussi de sécuriser la prise en charge, de fixer des objectifs de température en fonction des soins médicaux et de faire un soin jusqu’à 48 heures non stop avec la garantie d’un froid thérapeutique. Les saignements sont divisés par deux, la douleur et les inflammations également. Il était d’usage que les infirmières utilisent des compresses de froid et les changent toutes les 30 minutes en plaçant un linge humide autour de la compresse pour ne pas brûler les tissus. C’était une aide précieuse mais difficile à gérer, avec des contraintes énormes pour le personnel soignant et sans contrôle de la température. Avec notre système, les patients peuvent ressortir plus vite des cliniques et centre hospitaliers, sans douleur ni inflammations et sans gêne. Le personnel est libéré et le soin est garanti dans sa prise en charge. Régulation automatique du débit d’eau dans une attelle dans le milieu médical La présente invention concerne un dispositif médical, composé d’un logiciel interface homme / machine, qui est utilisé en kinésithérapie du sport, en orthopédie, en chirurgie maxillo-faciale et plastie. C’est de la cryothérapie compressive qui associe de l’eau glacée et de la pression dans une attelle. L’attelle est constituée de deux poches pour la gestion de deux circuits : 1 à eau et 1 à air. Le circuit eau est piloté par un logiciel qui commande la pompe à eau et qui envoie de l’eau en continu ou par intermittence dans l’accessoire. Ces deux circuits vont créer dans l’attelle une compression glacée par l’envoi d’une eau réfrigérée dans une poche d’eau et par le gonflement de la poche d’air. Le logiciel propose un mode automatique qui permet de réguler le débit d’eau en fonction de la température de consigne Brève description des figures représente l’affichage des valeurs des températures en mode automatique : 8 °C : Température de consigne 10 °C : Température du bac à eau 11°C : Température en retour d’attelle Contexte Un bac d’eau est intégré à notre dispositif et cette eau est envoyée dans une attelle pour chaque zone du corps ; cheville, genou, cuisse, épaule, hanche, bras et masque visage. Le masque visage est la seule attelle qui ne contient qu’une seule poche d’eau et donc pas de circuit d’air. Les thérapeutes mettent dans le bac des glaçons avec de l’eau qui est envoyée par la pompe à eau à une température qui se situe entre 3 et 5 °C en moyenne. Les dispositifs qui existent à ce jour ne possèdent pas une régulation du débit d’eau qui va permettre d’activer ou de désactiver la pompe à eau de façon à envoyer par intermittence l’eau réfrigérée. Donc pas de gestion de la température sur les tissus et pas de sécurité dans l’usage ou d’efficacité maximale. Les seuls dispositifs qui existent à ce jour offrent du froid qui délivre la température obtenue entre le mélange eau + glaçons ou un froid qui est géré par un système de Technologie Peltier qui permet de prendre une eau tiède et de faire descendre la température. Notre système permet de proposer l’inverse en prenant une eau gelée proche de 0 °C et faire en sorte de délivrer sur la peau une eau entre 5 et 10 °C. Cette plage de température est suffisante pour être efficace, ne risque pas de créer des lésions par le froid trop intense et surtout permet de ne pas subir l’effet rebond d’un froid qui s’arrête subitement et qui fait gonfler encore plus les tissus qu’à la normale. Exemple : Prise en charge de l’inflammation des suites d’une opération des dents de sagesse. Quand le froid n’est pas contrôlé, l’eau combinée à la pression peut engendrer une sensation de froid trop intense et un risque de brûlures des tissus sur des zones d’insertion : cheville, coude, poignet et sur le visage. A l’inverse, si l’eau est envoyée à une température supérieure à 14 °C, ce n’est que du confort et sans effets thérapeutiques. Dispositif qui sécurise les soins en cryothérapie compressive. Régulation automatique du débit d’eau en fonction des effets thérapeutiques. Contrôle des températures en arrivée et en sortie d’attelle pour garantir l’efficacité Adaptation du froid selon les zones du corps et les sensations des patients Dispositif polyvalent en rééducation, orthopédie, chirurgie esthétique et dentaire grâce à cette fonction de régulation automatique du débit d’eau