Brevet FR3091951A1 — publié le 20200724

Description Titre de l'invention : La présente invention permet la visualisation à distance de la saturation d'une protection utilisée pour l'incontinence urofécale adulte et pédiatrique. [0001] A cc jour, les témoins de saturation utilisent une méthode chimique colorimétrique sous la forme de traits situés de l'entrecuisse à la région lombaire des patients. Les témoins virent du bleu au jaune au contact des urines. A l'évidence le contrôle visuel de ces témoins nécessite la mobilisation des patients avec le retrait des couvertures et un éclairage suffisant la nuit ce qui induit, par force, le réveil. On imagine les conséquences de ces vérifications nocturnes chez des résidents déments ou souffrant de troubles psychiatriques qui, une fois réveillés, n'ont aucune envie de se recoucher. Par ailleurs, le principe d'humanitude impose le respect du sommeil chez les résidents vivant en institutions ce qui rend impossible la vérification des témoins colon-métriques durant les phases de sommeil nocturnes comme diurnes. [0002] De plus cette problématique induit pour les soignants un dilemme qui partage les équipes avec : [0003] - ceux qui respectent totalement les principes d'humanitude et qui ne réveillent pas les patients et donc ne vérifient pas les témoins de saturation au prix de complications cutanées graves (rougeurs, surinfections, mycoses, escarres) consécutives à la macération chez des patients noyés dans leurs urines. [0004] - ceux qui vérifient systématiquement les témoins pour éviter les problèmes cutanés et réveillent les résidents, parfois inutilement, pour constater une protection sèche. Dans ce cas l'humanitude ne peut être respectée. [0005] Il semble important également de signaler les rivalités induites par ces divergences de pratiques les uns accusant les autres de ne pas changer les patients pour reporter le travail sur l'équipe suivante, les autres s'offensant de réveiller les patients qui ensuite ne dorment plus. [0006] Le but de l'invention sera de visualiser la saturation de la protection, sans réveiller le patient, par le biais d'un témoin visuel, sonore, mécanique, numérique ou hertzien déporté à distance du patient. Dès lors, le change sera réalisé à bon escient lorsque le témoin sera activé, indiquant une protection saturée, chez les patients ciblés. [0007] Le système est basé sur l'utilisation d'un patch ou TAG passif en technologie RFID placé dans l'épaisseur de la zone absorbante de la protection .le TAG ne nécessite aucune alimentation externe fonctionnant. comme un miroir à un train d'ondes incident délivré par le lecteur RFID .Cette onde incidente communique l'énergie au TAG pour ensuite créer une réponse accessible et lisible par le lecteur RFID . Le signal réfléchi 2 permet alors d'identifier la présence du dispositif et son bon fonctionnement. La distance TAG / lecteur RFID reste adaptable de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres. La distance sera volontairement limitée à deux / trois mètres du patient afin d'assurer une surveillance humaine au chevet des patients [0008] Le principe de l'invention repose sur la dégradation des capacités du TAG à être reconnue par le lecteur RFID. En effet, les urines au contact de l'antenne du dispositif inclus dans la zone absorbante provoquent une modification des caractéristiques électroniques (fréquence et puissance émise). L'antenne du TAG, noyée dans le liquide, devient incapable d'intégrer l'onde incidente émise par le lecteur. Dans l'hypothèse même ou celui-ci aurait réussi à intégrer l'onde incidente la dégradation de l'onde réfléchie par la dérive fréquentielle et la perte de puissance émise induirait une réponse illisible par le lecteur RFID. Plongé dans un liquide le TAG est muet, invisible. [0009] On peut imaginer également une dégradation de l'antenne TAG par dissolution de celle-ci en milieu aqueux .Dès lors le patch n'est plus « visible » et sa réponse n'est plus identifiable. Le TAG est muet indiquant que la protection est saturée. La position du TAG dans la zone d'absorption des protections est cruciale. Le TAG est situé en bordure de protection, l'antenne en arrière le long de la zone d'absorption. Cette disposition permet d'obtenir une information de [0010] saturation approximativement à 80%. Dans cette situation de saturation le soignant réveillera le résident pour faire un change « nécessaire » évitant ainsi tout problème cutané potentiel. Le principe d'humanitude sera respecté car seuls les patients ayant une protection saturée seront changés, les autres poursuivront leur nuit normalement leur protection n'étant alors pas totalement saturée. [0011] Le principe de cet indicateur externe évitera au soignant le contrôle des témoins situés dans le dos des patients. Le TAG placé en regard de cette zone fournit l'information sans manipulation du résident. [0012] Par ailleurs, on imagine les économies potentielles réalisables dès lors que le change sera réalisé à totale saturation, ce qui n'est pas le cas actuellement, car le réveil et le contrôle en pleine nuit débouchent souvent sur le change d'une protection au quart ou à moitié saturée. [0013] L'invention se compose de deux parties : [0014] un lecteur RFID capable d'envoyer une onde vers un TAG passif pour l'activer et analyser une réponse à distance. un patch ou TAG passif, réalisé sur un textile absorbant, ayant la particularité technique d'induire une onde réfléchie à une onde incidente produite par un lecteur RFID placé à distance .La fréquence émise HF,UHF ou SHF par le TAG, en milieu sec, est reconnue par le lecteur RFID qui donne une alerte lumineuse sonore, numérique ou hertzienne. 3 [0015] L'antenne du TAG est rendue vulnérable volontairement en l'exposant au milieu aqueux des urines. On peut même imaginer une dissolution de l'antenne si celle-ci est composée par un polymère conducteur et soluble. Deux cas de figure sont envisageables : [0016] -Dans le premier cas de figure, le TAG est sec, détectable et donc « répondeur ». [0017] -Dans le second cas de figure, le TAG, placé dans la zone d'absorption d'une protection, va s'imbiber d'urines [0018] mouillant alors l'antenne imprimée ou collée sur un textile poreux .Cette imbibition modifie, de fait, les caractéristiques de l'antenne qui non seulement va perdre sa capacité à intégrer efficacement le train d'ondes incident mais également perdre son pouvoir de répondre au lecteur RFID par dérive de sa fréquence et de sa puissance. Dans cc cas le TAG restera muet non détectable donc non répondeur. [0019] La position de l'antenne est cruciale car sa localisation dans la matière absorbante de la protection définit le [0020] niveau de saturation .L'antenne disposée en bordure de la protection à sa partie dorsale permet la détection d'une saturation à 80 % environ. La disposition de l'antenne du TAG est volontairement placée pour détecter une saturation à [0021] 80% laissant une latitude suffisante aux soignants pour effecteur un change dans les temps et dans de bonnes conditions. [0022] Pour des raisons économiques le lecteur RFID sera équipé d'un simple témoin lumineux mais toutes autres interfaces peut être employées : sonores, informatiques, mécaniques, hertziennes... [0023] Les dessins annexés illustrent l'invention [0024] - la FIGURE I représente en vue de dessus le TAG et son antenne. Ce dispositif est composé d'un support poreux soit textile soit papier ou tout autre substance capable d'absorber un liquide (1) l'antenne du TAG est imprimée ou collée sur le support (2) et bien entendu faite d'une substance conductrice (3) capable de capter une onde incidente [0025] (4) générée par le lecteur RFID et envoyer une onde réfléchie (5) vers le lecteur RFID .La taille et le morphotype de l'antenne dépend de sa fréquence de travail et de la puissance d'émission. La disposition dans la protection est fondamentale pour connaitre une saturation de la protection à 80%. Les pôles de l'antenne sont connectés à la puce (6) du TAG pour traiter le signal incident. [0026] - la FIGURE II représente une protection en coupe et de dessus contenant le TAG. Le TAG (1) est intégré dans la couche absorbante de la protection (2). L'antenne du TAG (3) est disposée à la frontière dorsale de la partie absorbante. La partie fonctionnelle de l'antenne (4) est placée de telle façon qu'elle sera imbibée d'urines tant en position couché sur le dos que couché sur le côté dès que la saturation de la protection atteindra 80%. [0027] - la FIGURE IIT représente le lecteur RFID .Il est composé d'une antenne d'émission réception (1) reliée à un [0028] circuit électronique (2) capable d'analyser la réponse du TAG à chaque sollicitation. Le lecteur RFID renseignera le soignant par un signal lumineux (3), sonore (4), hertzien (5), ou numérique (6) à la réponse ou non du TAG. [0029] -la FIGURE IV représente le TAG (1) et le lecteur RFID (2) lorsque la zone ab- sorbante de la protection est sèche (3). Le lecteur RFID envoie un train d'ondes incidents qui active le TAG (4) .L'antenne du TAG analyse l'onde incidente, convertie une partie en énergie pour alimenter la puce du TAG. L'antenne est alors sollicitée pour envoyer une [0030] onde miroir typique en fréquence et en puissance (5). Cette onde renseigne le lecteur RFID qui indique à son tour au soignant du bon fonctionnement du TAG (6) . [0031] -la FIGURE V donne la version lorsque la protection se sature d'urines. La partie ab- sorbante d'une protection (1) se sature d'avant en arrière lors des mictions successives. A 80% de saturation l'antenne du TAG est alors immergée dans le milieu aqueux (2). On peut éventuellement imaginer la destruction de l'antenne par solubilisation du [0032] circuit conducteur composant l'antenne. A la fréquence utilisée, le simple fait de mouiller l'antenne du TAG modifie ses caractéristiques électroniques. L'antenne est inefficace tant à la réception qu'à l'émission. Le TAG est muet malgré les sollicitations du lecteur RFID (3). En admettant même que ronde incidente du lecteur soit captée, la dérive en fréquence et la perte massive de puissance à l'émission rend ce TAG invisible et muet (4). Dans ce cas de figure le lecteur RFID (5) ne peut communiquer avec son TAG. Le lecteur RFID indiquera au soignant la non réponse du TAG indiquant que la protection est saturée à 80% ou plus. 5