Brevet FR3098701A1 — publié le 20210122

Description Titre de l'invention : Guide chirurgical universel en Implantologie Orale [0001] La présente invention concerne un instrument chirurgical pour la pose d'implants dentaires. [0002] Cet instrument permet la pose d'implants dentaires en parfaite position et selon l'axe idéal. Il est en acier inoxydable, donc autoclavable et réutilisable. [0003] Il est une aide précieuse pour l'opérateur au cours de la chirurgie orale, que cela soit en début ou au cours de l'intervention. [0004] Le dispositif selon l'invention permet de guider le chirurgien dans sa pose d'implant. L'instrument, grâce à une patte de préhension pourra être tenu dans un manche spécifique type manche de bistouri, et selon différentes angulations, intéressantes pour le chirurgien oral : à 0° (l'instrument à ce moment-là est droit et permet de traiter les secteurs antérieurs maxillaire et mandibulaire), à 45° pour les secteurs prémolaires et à 90° permettant de travailler dans les secteurs molaires. C'est la tête de l'instrument qui est en fait un élément tout à fait original, niais le manche avec ses différentes angulations est intéressant également. [0005] Cet instrument possède une tête spécifique qui permet de s'interposer entre 2 dents (en cas d'édentcment intercalaire) et indiquant le milieu entre celles-ci ou au contact de la dernière dent bordant l'édentement (en cas d'édentcment terminal) facilitant ainsi le marquage par pointage ou forage de la crête édentée en bonne position et dans le bon axe. [0006] 11 peut s'utiliser après l'élévation d'un lambeau muco-périosté ou bien lors de chirurgie « tlapless ». [0007] Cet instrument est la réunion de 2 éléments : - une patte de préhension rectangulaire (1,5 cm de longueur et 0,8 cm de largeur), plate, de 1 mm d'épaisseur permettant la connection avec un manche : dans les schémas plus bas, ccttc patte est située à 90° de la tête de l'instrument ; il est possible d'imaginer ccttc même patte à 0° de la tête (donc située dans la partie arrière de la tête en son milieu également) et à 45° de celle-ci ; - une tête triangulaire (triangle quasi isocèle, à bout arrondi, de 4,71 cm de cotés et de 2 cm de base) et spécifique alliant plusieurs caractéristiques : une gorge de 0,26 cm de diamètre traversant la tête de l'instrument en son milieu, de la pointe à la partie arrière, permettant de pointer voire passer le foret pilote (de tous les systèmes implantaires du marché) exactement au milieu de 2 dents ou exactement à des marquages ou repères situés à 0,4 cm, 0,5 cm, 0,6 cm, 0,7 cm, 0,8 cm, 0,9 cm et 1 cm. L'épaisseur de la tête 2 de l'instrument est de 0,8 cm afin de guider les premiers forets (forets pilotes de toutes les marques implantaires qui ont un diamètre autour de 0,2 cm), selon le même axe parralèle que les dents adjacentes, avec le moins de mouvements parasites. Il est à noter que l'instrument est réversible : nous retrouvons les repères sur ses 2 faces afin de guider le chirurgien dans toutes les situations d'édentements et dans tous les secteurs de nos patients. [0008] Les dessins annexés illustrent le dispositif : [0009] [vue A] représente la vue de derrière de l'invention. [0010] [vue B] représente la vue de profil de l'instrument. [0011] Le 3,nie schéma est la vue de la face supérieure de l'instrument ; elle indique les vues A et B par des flèches. [0012] En référence à ces dessins, le dispositif comporte sur ses faces supérieure et in- férieure des repères situés tous les millimètres, à partir de 0,4 cm jusqu'à 1 cm, grâce à des rainures de 0,2 cm de largeur (équivalent à la largeur moyenne d'un foret pilote) et de 0,05 cm de profondeur (a). Ces rainures vont aider le praticien à poser un implant dentaire à bonne distance de la dent adjacente ou bien à bonne distance d'un autre implant. [0013] L'élément (h) est une languette de préhension sise sur la partie postérieure, au milieu de l'épaisseur de la tête, formant un angle de 90° avec celle-ci. Cette languette de préhension (rectangle de 1,5 cm de longueur, de 0,8 cm de largeur et de 0,1 cm d'épaisseur) est l'élément qui sera inséré dans un manche spécifique type manche de bistouri afin de tenir convenablement la tête. C'est la partie postérieure et cette languette qui pourront être légèrement modifiées afin de pallier à toutes les situations d'implantation grâce à 3 angulations spécifiques : 0° pour les parties antérieures maxillaire et mandibulaire (secteurs incisivo-canins), 45° pour les réhabilitations du groupe prémolaire et 90° pour l'implantation des molaires. A noter : selon les habitudes de chacun, il est possible de prendre un instrument avec une certaine angulation pour une implantation d'un autre groupe de dent. Exemple : un chirurgien peut être à l'aise avec l'instrument angulé à 45° pour gérer toutes les situations cliniques d'édentements. Il est à noter que (b) et (d), selon 2 vues différentes, représentent la même partie de l'instrument, c'est la seule partie de l'instrument qui fait 0,1 cm d'épaisseur. Cette languette (ou patte) de préhension, de 0,1 cm d'épaisseur, naissant au milieu de l'épaisseur de la partie postérieure en partie basse, s'insère dans le manche et assure la stabilité de la pièce lors de la chirurgie. [0014] La partie postérieure de l'instrument indiquée (c) est un parallélépipède de hauteur 0,8 cm, de longueur 2 cm et de largeur 0,8 cm. Elle fait la jonction entre la partie antérieure, originale, de l'instrument ou tête et la languette de préhension. Elle n'est pas traversée par la gorge en son milieu. Comme indiqué précédemment, (b) et (c) 3 pourront être modifiés légèrement dans leur forme et leur angulation afin de pallier à toutes les solutions implantaires. [0015] La zone (e) de l'instrument est l'élément tout à fait original de cette pièce. C'est une gorge (partie vide de matière), de 3,82 cm de longueur et de 0,26 cm de largeur, parcourant la partie antérieure de l'instrument en son milieu. Elle permet d'accueillir les forets pilotes (de toutes les firmes en implantologie) afin de pointer la corticale ou passer complètement en intra-osseux servant ainsi de guide chirurgical universel. Par son unique présence, et étant donné que nous sommes face à un triangle isocèle dans sa partie antérieure, lors de pose d'implants dentaires intercalaires, cette gorge indiquera parfaitement le milieu entre les 2 dents bordant l'édentement. Les repères bordant cette gorge, de part et d'autre de celle-ci, commençant à partir de 0,4 cm et allant jusqu'à 1 cm, renseignant tous les millimètres, aideront le praticien dans les situations cliniques plus complexes : édentement terminal à partir d'une canine, d'une prémolaire ou bien d'une molaire, sans oublier l'espacement inter-implants de 1 cm entre 2 implants restaurant 2 molaires contiguës ou bien de 0,7 cm entre 2 prémolaires implantoportées, ou encore de 0,8 cm entre 1 prémolaire implanto-portée et 1 molaire implantoportée. L'épaisseur de l'instrument, donc la profondeur de la gorge, apportera un guidage du foret pilote pour le praticien dans toutes les situations. 11) es: U [Revendication 1] [Revendication 2] [Revendication 3] [Revendication 4] REVENDICATIONS Dispositif pour guider le chirurgien oral dans sa pratique quotidienne en Implantologie Orale. C'est un guide chirurgical universel, car il permet 2 choses précieuses : poser un implant entre 2 dents rapidement et toujours parfaitement au milieu, grâce à sa gorge (c), et, dans le cas d'édentements plus importants, se repérer avec les rainures (a) afin d'aider le chirurgien à mettre l'implant dans sa bonne position mésiodistale. De plus, dans toutes les situations, grâce à son épaisseur importante, il permettra de guider « le geste » par le foret pilote selon l'axe des dents adjacentes. Dans sa partie la plus fine, la tête se termine par un bout arrondi, de 0,37 cm de largeur, afin de ne pas blesser le patient lors de l'utilisation de l'instrument. Il est à noter ici que, grâce à ce bout fin, le chirurgien pourra poser sereinement même les cas d'édentements les plus petits, difficiles à appréhender, (exemple : une incisive mandibulaire) avec la sécurité d'être dans un bon axe, parallèle aux dents, grâce à l'épaisseur de l'instrument et à la gorge (e) qui empêcheront le chirurgien de léser les structures dentaires adjacentes. L'originalité de cette gorge (e), de largeur de 0,26 cm, permet d'utiliser toutes les marques de forets pilotes des différentes entreprises d'implantologie orale du marché ; c'est en cela qu'il est universel. Comme vu précédemment, les différentes angulations de cet instrument en modifiant légèrement la partie postérieure (c) de l'instrument ainsi que l'ailette de préhension (b ou d) en font un instrument utilisable facilement et confortablement selon toutes les situations cliniques d'édentements.