Brevet FR3099694A1 — publié le 20210212

Description Titre de l'invention : Fixateur de volet crânien. Domaine technique [0001] La présente technique se rapporte au domaine des dispositifs chirurgicaux im- plantables. [0002] Plus précisément, la présente technique concerne les dispositifs chirurgicaux clas- siquement utilisés par les neurochirurgiens lors des opérations/interventions de craniotomic/craniectomic dans le but de remettre en place et fixer un volet crânien préalablement retiré afin de dégager une voie d'abord et de traiter une pathologie. [0003] De tels dispositifs sont habituellement dénommés fixateurs de volets crâniens et sont destinés à positionner et maintenir en place le volet crânien au sein de l'orifice crânien, postérieurement à l'opération/intervention chirurgicale traitant la pathologie. Art antérieur [0004] Les fixateurs dc volet crânien sont largement utilisés pour positionner et maintenir en place au sein d'un orifice crânien un volet crânien préalablement retiré lors d'une craniotomic. Leur utilisation est généralement fiable et relativement aisée pour le chirurgien. En général, trois ou quatre fixateurs sont utilisés sur un même volet crânien. [0005] Chaque fixateur de volet crânien comporte généralement une capsule inférieure destinée à être placée manuellement par le chirurgien sous la périphérie de l'orifice crânien, entre la dure-mère et la surface inférieure dc l'os crânien, ci-après dénommé crâne. Lorsque la capsule inférieure de chaque fixateur est positionnée et que le volet crânien est remis en place dans l'orifice crânien, une capsule supérieure peut être amenée en contact contre les surfaces supérieures de l'os crânien et du volet crânien. Les capsules inférieure et supérieure dc chaque fixateur sont ensuite comprimées l'une contre l'autre afin dc maintenir en place le volet crânien dans l'orifice crânien. [0006] Une fois les capsules positionnées, la tige rigide doit être sectionnée au ras de la capsule supérieure à l'aide d'une pince coupante. [0007] Un inconvénient de cette technique réside dans le fait que le titane utilisé pour fabriquer le fixateur produit des artéfacts voire une zone d'ombre lors d'examens par rayonnements (IRM, scanner, radiographie, etc...). [0008] Un autre inconvénient de cette technique réside dans le fait que les différents ins- truments spécifiques utilisés doivent être stérilisés avant chaque utilisation. [0009] Une deuxième technique commercialisée sous la dénomination « Cranial Loop » par la société NEOS Surgery S.L propose de solidariser les capsules inférieure et su- périeure au moyen de deux tiges souples faites dans un matériau polymère par 2 exemple. Ces fixateurs sont pourvus d'une poignée à usage unique qui permet de déplacer la capsule supérieure le long des tiges souples en direction de la capsule inférieure. Les tiges souples sont ensuite sectionnées au ras de la capsule supérieure en pliant celle-ci deux ou trois fois. [0010] Un inconvénient de cette technique réside dans le fait que, lors de son utilisation, le chirurgien doit utiliser ses deux mains pour la bonne application du fixateur. On entend par application du fixateur la compression des capsules inférieure et supérieure contre le volet crânien. Plus précisément, l'outil se présente sous la forme d'une boucle de préhension dont chacune des extrémités est reliée à l'une des tiges souples. Pour appliquer le fixateur, le chirurgien doit donc maintenir la capsule supérieure d'une main et tirer sur la boucle de préhension d'une autre main afin de déplacer la capsule supérieure vers la capsule inférieure. Les deux mains du chirurgien sont donc requises pour la mise en oeuvre du fixateur, ce qui n'est pas satisfaisant. [0011] Notons que pour chacune de ces techniques, l'excédent de tige doit être coupé. Pour la seconde technique, il est alors nécessaire de couper les extrémités des deux tiges souples, ce qui nécessite un temps d'opération supplémentaire de la part du chirurgien, et cela pour chaque fixateur. [0012] Une autre technique commercialisée sous la dénomination « Acsculap CranioFix par la société Acsculap AG consiste à fabriquer les capsules inférieure et supérieure dans un matériau résorbable tel que le polyester de sorte que le fixateur se résorbe de lui-même après un certain nombre de semaines. Selon cette technique, les capsules sont reliées entre elles par une pluralité de fils de suture. [0013] Cette technique consistant à mettre en oeuvre des fixateurs résorbables est particu- lièrement adaptée en pédiatrie afin de ne pas gêner ou compromettre la croissance du crâne de l'enfant. Néanmoins, les fixateurs résorbables ne sont généralement pas préconisés chez l'adulte. De plus, la solidarisation des capsules inférieure et supérieure par suture nécessite une nouvelle fois les deux mains du chirurgien. [0014] Quelle que soit la technique connue utilisée parmi celles décrites ci-dessus, on observe qu'en pratique il est souvent difficile de positionner correctement la capsule inférieure contre la paroi intérieure du crâne. En effet, cette paroi peut présenter des surépaisseurs anatomiques ou résultant de la craniectomie. La capsule inférieure étant imparfaitement positionnée, la capsule supérieure l'est également dû à la rigidité du concept. Ce mauvais positionnement peut conduire à des défauts de cicatrisation et donc à des complications pouvant avoir des effets dommageables pour le patient. En ce sens, ces techniques ne sont donc pas tout à fait appréciées. [0015] 11 existe donc un besoin de fournir une alternative aux fixateurs de volets crâniens qui soit plus fiable que ceux de l'art antérieur. Il existe aussi un besoin pour un tel fixateur qui soit plus simple à manipuler que les fixateurs de l'art antérieur. 3 Résumé de l'invention [0016] La présente technique permet de résoudre au moins certains des inconvénients soulevés par l'art antérieur. La présente technique se rapporte en effet, à un fixateur de volet crânien comprenant une tige rigide, une capsule inférieure prévue à une extrémité distale de ladite tige rigide, une capsule supérieure montée mobile le long de ladite tige rigide, et une poignée reliée à l'extrémité proximale de ladite tige rigide permettant de faire coulisser ladite capsule supérieure vers ladite capsule inférieure. [0017] Selon la technique proposée, ladite extrémité distale de ladite lige rigide est dotée d'un élément de rotule articulé dans une gorge et ladite capsule inférieure comprend une gorge de réception dudit élément de rotule. [0018] De cette manière, la tige rigide est articulée dans la gorge de la capsule inférieure de sorte à permettre une inclinaison de la tige rigide par rapport à la capsule inférieure. Ainsi la capsule inférieure peut s'adapter à la surface intérieure du crâne et à la surface intérieure du volet crânien. Cette polyaxialité de la tige rigide permet de positionner la capsule inférieure au mieux par rapport la surface intérieure du crâne et du volet crânien. Ainsi, le positionnement de la capsule inférieure peut être amélioré et s'avère donc plus efficace que celui obtenu grâce aux dispositifs de l'art antérieur. Le fixateur selon l'invention est donc plus fiable que ceux de l'art antérieur en cc sens que son utilisation est susceptible de diminuer les risques liés à un positionnement imparfait du fixateur. [0019] La technique proposée, bien différente de toutes les techniques de l'art antérieur connu, fournie une solution facile à l'emploi ne nécessitant aucun ancillaire pour laquelle aucun instrument accompagnant la pose de l'implant n'est requis. [0020] Dans un mode de réalisation particulier, ledit élément de rotule et ladite gorge sont configurés pour autoriser une inclinaison, et donc une polyaxialité, de la tige rigide par rapport à un plan longitudinal de la capsule inférieure d'un angle n pouvant varier entre 0 et 20°. [0021] Un tel angle d'inclinaison permet de faciliter l'insertion de la capsule inférieure sous la boîte crânienne lors de la mise en place du fixateur. Cet angle permet également de positionner de manière optimale la capsule inférieure lors de l'application/la compression du fixateur. [0022] Selon un aspect particulier, ladite tige rigide est une crémaillère et ladite capsule su- périeure présente au moins un ergot de coopération avec ladite crémaillère. [0023] Ainsi, la capsule supérieure peut se déplacer uniquement en direction de la capsule inférieure. En effet, l'au moins un ergot (on pourra prévoir notamment deux ergots) et la crémaillère sont configurés pour permettre un déplacement de la capsule supérieure vers la capsule inférieure et pour empêcher un déplacement de la capsule supérieure dans une direction opposée à la capsule inférieure. Cette solution technique relativement simple permet de verrouiller de manière automatique la position de la capsule supérieure sur la tige rigide. [0024] Selon un aspect particulier, ladite capsule inférieure est fixée à ladite extrémité distalc de ladite tige rigide. [0025] De cette manière, seule la capsule supérieure peut se déplacer le long de la tige rigide. Le mécanisme est donc relativement fiable et simple à mettre en oeuvre. [0026] Selon un aspect particulier, le fixateur est fabriqué dans un matériau biocompatible, l'instable et ne produisant pas d'artefact aux examens par rayonnements. 11 est ainsi radio-transparent et résistant. [0027] Ainsi, le fixateur est fabriqué dans un matériau parfaitement adapté pour être implanté dans le corps humain sans produire aucun effet nuisible/néfaste chez le patient. [0028] Selon un aspect particulier, ledit fixateur est fabriqué en matériau Peek Optima® (marque déposée). [0029] Un tel matériau a pour avantage d'être biocompatible, t'instable et de ne pas produire d'artefact aux examens par rayonnements. [0030] Selon un aspect particulier, ladite poignée présente un élément creux cylindrique pourvu de deux ailettes de préhension et un piston coulissant dans ledit élément creux cylindrique. [0031] De cette manière, la poignée peut être manipulée d'une seule main. Le chirurgien peut tenir la poignée avec deux doigts (le majeur et l'index par exemple) positionnés sous les ailettes et concomitamment appuyer sur le piston avec le pouce de la même main. La manipulation d'une telle poignée s'apparente ainsi à celle d'une seringue. [0032] Selon un autre aspect particulier, ledit élément creux cylindrique comprend des moyens de solidarisation de ladite extrémité proximale de ladite tige rigide. [0033] De cette manière, la poignée, sur laquelle est fixée ladite tige rigide lors de l'application du fixateur, peut être aisément désolidarisée de la tige rigide après la compression des capsules contre le volet crânien et le crâne. [0034] Selon encore un autre aspect particulier, lesdits moyens de solidarisation présentent une lumière taraudée coopérant avec une portion filetée de ladite extrémité proximale de ladite tige rigide. [0035] Une fois que la poignée a été actionnée pour rapprocher et compresser les capsules l'une contre l'autre, la poignée peut être retirée facilement. Pour ce faire, il suffit de la remonter le long de la tige pour dégager de celle-ci. La tige rigide peut alors être sectionnée au ras de la capsule. [0036] Selon un autre aspect, ladite poignée est une poignée à usage unique. [0037] De cette manière, tout risque sanitaire est limité En effet, le fixateur est fourni en un seul élément dans lequel la tige rigide est directement fixée à la poignée. L'ensemble est stocké dans un emballage stérilisé de sorte à ce que le chirurgien puisse l'utiliser de manière sûre. Liste des Figures 100381 D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante d'un mode de réalisation préférentiel, donné à titre de simple exemple illustratif et non limitatif, et des dessins annexés, parmi lesquels : [0039] [fig.1] illustre en perspective un fixateur selon la technique proposée dans sa position initiale ; [0040] [fig.2] illustre une vue en coupe transversale du fixateur de la figure 1 lors de sa mise en oeuvre contre un volet crânien ; [0041] [fig.3] illustre une vue en coupe transversale d'un fixateur selon la technique proposée dans une position intermédiaire, lors de sa mise en oeuvre contre un volet crânien ; [0042] [fig.4] illustre une vue en coupe transversale d'un fixateur selon la technique proposée dans une position finale, lors de sa mise en oeuvre contre un volet crânien. Description détaillée de l'invention 100431 Structure du fixateur 100441 Le principe général de la technique proposée repose notamment sur la mise en oeuvre d'une liaison de type rotule à polyaxialité au niveau de la jonction entre la capsule inférieure et la tige du fixateur. La technique proposée repose aussi sur la mise en oeuvre d'une poignée permettant d'utiliser le fixateur d'une seule main. 100451 Les figures 1 à 3 illustrent un fixateur 1 selon l'invention. 100461 Comme illustré sur la figure 1, le fixateur 1 comprend une capsule inférieure 11 se présentant sensiblement sous la forme d'un disque. Une capsule supérieure 12, également en forme de disque, est montée coulissante le long d'une tige rigide 13 dont l'extrémité distale est fixée à la capsule inférieure 11. Le fixateur comprend par ailleurs une poignée 2. 100471 Les capsules inférieure 11 et supérieure 12 sont légèrement convexes avant ap- plication du fixateur 1 et présentent une pluralité de pétales 115, 122 s'étendant sur la périphérie de la capsule. 100481 La forme convexe des capsules 11 et 12 et le matériau dans lequel elles sont réalisées leur permettent de légèrement se déformer afin que les pétales 115, 122 s'adaptent aux formes du crâne et du volet crânien C. Ainsi, après application du fixateur 1, les capsules 11, 12 sont plaquées/calées de manière optimale contre les surfaces intérieure et extérieure du crâne et du volet crânien C. Ainsi, le fixateur et le crâne s'inscrive dans le même profil. 6 [0049] Comme illustré sur les figures 2 et 3 notamment, l'extrémité distalc de la tige rigide 13 est fixée à la capsule inférieure 11. Plus précisément, cette extrémité de la tige rigide 13 présente un élément de rotule 131. La capsule inférieure 11 présente, sensiblement en son centre, une rainure, ou gorge, 111 conformée pour recevoir et maintenir l'élément de rotule 131 de la tige rigide 13. La gorge 111 présente une forme sensiblement circulaire. [0050] L'élément de rotule 131 et la gorge 111 permettent à la tige rigide 13 de s'incliner par rapport au plan longitudinal 112 de la capsule inférieure 11. Plus précisément, la tige rigide 13 peut s'incliner d'un angle a compris entre 0 et 20° autour d'un axe 134 s'étendant perpendiculairement au plan longitudinal 112 de la capsule inférieure 11, l'axe 134 passant de préférence par le centre de la capsule inférieure 11. L'élément de rotule 131 et la gorge 111 assurent une polyaxialité de la tige rigide 13 par rapport à la capsule inférieure 11. [0051] La tige rigide 13 se présente plus particulièrement sous la forme d'une crémaillère. En d'autres mots, la surface extérieure de la tige rigide 13 présente une pluralité de crans 132 réguliers. Par exemple, les crans 132 présentent une forme sensiblement triangulaire. [0052] La capsule supérieure 12 comprend, en son centre, une ouverture/lumière permettant le passage de la tige rigide 13. Plus particulièrement, l'ouverture présente au moins un ergot 121 de coopération avec les crans 132 de la crémaillère. Dans cet exemple, l'ergot 121 se présente sous la forme d'un unique ergot s'étendant sur l'ensemble de la périphérie de l'ouverture. Dans une variante, une pluralité d'ergots 121 peut être mis en oeuvre sur la périphérie de l'ouverture. [0053] Les crans 132 de la crémaillère et l'ergot 121 sont configurés pour permettre un dé- placement/coulissement de la capsule supérieure 12 le long de la tige rigide 13 en direction de la capsule inférieure 11. En outre, les crans 132 de la crémaillère et l'ergot 121 sont configurés pour empêcher que la capsule supérieure 12 ne s'éloigne de la capsule inférieure 11. En d'autres termes, les crans 132 de la crémaillère et l'ergot 121 empêchent un déplacement de la capsule supérieure 12 dans une direction opposée/ inverse à la capsule inférieure 11. [0054] Lors de l'application du fixateur 1, il est donc simplement nécessaire de déplacer/ rapprocher la capsule supérieure 12 vers la capsule inférieure 11. En d'autres termes, aucune action/manipulation supplémentaire n'est nécessaire pour verrouiller la position de la capsule supérieure 12 sur la tige rigide 13. En effet, le déplacement de la capsule supérieure 12 dans une direction opposée à la capsule inférieure 11 n'est pas autorisé par le mécanisme de crémaillère et d'ergot 121. [0055] Selon la technique proposée, le fixateur 1 comprend une poignée 2, ou applicateur, à usage unique. Cette poignée permet au chirurgien d'appliquer le fixateur 1 d'une seule 7 main. [0056] La poignée 2 comprend un corps, ou élément, creux cylindrique 21 présentant deux ailettes 211 de préhension qui permettent au chirurgien de tenir la poignée 2 grâce à deux de ces doigts (le majeur et l'index, par exemple). Les ailettes 211 permettent également de tirer la tige rigide 13, et donc la capsule inférieure 11, afin de correctement plaquer la capsule inférieure 11 contre la surface inférieure du crâne et du volet crânien C. [0057] La poignée 2 comprend en outre un piston, ou poussoir, coulissant 22 traversant le corps creux 21. Le piston 22 est apte à coulisser dans le corps creux 21 lorsqu'une force est appliquée par le chirurgien sur son extrémité supérieure 222 prenant sensiblement la forme d'un bouton poussoir. [0058] L'extrémité inférieure 223 du piston 22 présente un élément d'appui 221, de forme sensiblement circulaire, destiné à venir en contact avec la capsule supérieure 12. Ainsi, lorsque le piston 22 est déplacé dans le corps creux cylindrique 21, l'élément d'appui 221 vient en contact avec la capsule supérieure 12 et pousse/déplace cette dernière en direction de la capsule inférieure 11, comme illustré sur les figures 2 et 3. [0059] En d'autres termes, le chirurgien tient la poignée 2 par deux doigts via les ailettes 211 et pousse sur le piston 22 via le bouton poussoir 222, avec son pouce par exemple. Ainsi, il rapproche le bouton poussoir 22 des ailettes 211, ce qui rapproche les capsules inférieure 11 et supérieure 12 l'une de l'autre, jusqu'à compression des capsules 11 et 12 contre le crâne et le volet crânien C. [0060] Le corps creux cylindrique 21 comprend en outre des moyens de solidarisation 212 de l'extrémité proximale de la tige rigide. Ces moyens permettent de maintenir la tige rigide 13 lorsque la capsule supérieure 12 est déplacée en direction de la capsule inférieure 11 lors de l'application du fixateur 1. [0061] Dans cet exemple, l'extrémité proximale de la tige rigide 13 présente une portion filetée 133 destinée à coopérer avec une lumière taraudée 213 ménagée dans les moyens de solidarisation 212 du corps creux cylindrique 21. Le fixateur 1 et la poignée 2 peuvent donc être solidarisés/désolidarisés par vissage/dévissage. [0062] On comprend bien évidemment que d'autres solutions peuvent être envisagées pour solidariser la tige rigide 13 à la poignée 2. Par exemple, on pourrait prévoir un système de clipsage/clippage ou un système à goupille. [0063] Le fixateur, y inclus sa poignée, est avantageusement à usage unique afin de s'affranchir de tout risque sanitaire lors de son utilisation. [0064] Le fixateur 1 est de préférence fabriqué dans un matériau biocompatible et biostable de sorte à diminuer les risques de rejet par le corps du patient et ainsi les complications à la suite de l'intervention. [0065] De plus, le matériau utilisé pour fabriquer le fixateur est de préférence un matériau ne 8 produisant pas d'artefact aux examens par rayonnements (IRM, scanner ou radiographie, par exemple). [0066] De préférence, le fixateur est fabriqué en matériau PEEK OPTIMA® (marque déposé). Ce matériau particulier présente l'avantage d'être biocompatiblc, hiostable et de ne pas produire d'artefact aux examens par rayonnements. [0067] Utilisation du fixateur [0068] Le fixateur 1 de la technique proposée est destiné à fixer un volet crânien C, visible sur les figures 2 à 4, au sein d'un orifice crânien (non illustré) lors d'une craniotomic. Plus précisément, plusieurs fixateurs sont mis en oeuvre pour fixer le volet crânien C. Leur nombre est fonction des dimensions du volet crânien C, notamment. [0069] Ainsi, pour fixer un volet crânien C, il est nécessaire de disposer plusieurs fixateur 1 sur la périphérie de l'orifice crânien en fonction du nombre de trépanation. Plus précisément, pour chaque fixateur 1, il est nécessaire que la capsule inférieure 11 soit insérée/disposée à l'intérieur du crâne, entre la dure-mère et la surface intérieure du crâne. Le volet crânien C peut ensuite être remis en place au sein de l'orifice crânien. [0070] L'élément de rotule 131 permet, à cc stade, une inclinaison de la tige rigide 13 de sorte à optimiser le positionnement du fixateur 1, comme illustré sur la figure 2. Plus précisément, cette inclinaison permet un positionnement optimal de la capsule inférieure 11 contre la surface intérieure du crâne et la surface intérieure du volet crânien C. Les surfaces intérieures sont les surfaces orientées vers l'intérieur du crâne, c'est-à-dire vers le cerveau du patient. [0071] Lorsque le volet crânien C est correctement mis en place dans l'orifice crânien, la capsule supérieure 12 doit être mise en contact et compressée contre la surface extérieure du crâne et la surface extérieure du volet crânien C. Pour ce faire, il suffit au chirurgien de saisir la poignée 2 du fixateur 1 et de pousser sur le piston 22. Plus précisément, le chirurgien peut effectuer cette opération d'une seule main. En effet, il lui suffit de maintenir la poignée 2 avec deux doigts (l'index et le majeur, par exemple) via les ailettes de préhension 211 et d'appuyer/pousser sur le piston 2, avec son pouce par exemple. [0072] L'application d'une force sur le piston 22 entraine un déplacement du piston 22 en direction du volet crânien C. Ce déplacement du piston 22 entraine ainsi un déplacement de la capsule supérieure 12 le long de la tige rigide 13 en direction de la capsule inférieure 11. En d'autres termes, la poignée 2 peut être utilisée de façon relativement similaire à une seringue, ce qui s'avère être simple et efficace pour le chirurgien. La poignée 2 de la technique proposée pet-met ainsi de déplacer la capsule supérieure 12 en ne nécessitant qu'une seule main du chirurgien, ce qui facilite l'application du fixateur 1. [0073] Le déplacement du piston 22, et donc de la capsule supérieure 12, est effectué 9 jusqu'à ce que la capsule supérieure 12 soit compressée/comprimée contre la surface supérieure du volet crânien C, comme illustré sur la figure 3. Au cours du déplacement de la capsule supérieure 12 sur la tige rigide 13, l'ergot 121 franchit un à un les crans 132 de la crémaillère en direction de la capsule inférieure 11. Un déplacement de la capsule supérieure 12 dans la direction inverse est empêché grâce à la forme particulière des crans 132 et de l'ergot 121, comme décrit précédemment. [0074] Lors de la compression des capsules inférieure 11 et supérieure 12 contre le volet crânien C et le crâne, la tige rigide 13 retrouve/reprend une orientation perpendiculaire par rapport au plan longitudinal 112 de la capsule inférieure 11. L'élément de rotule 131 ne permet donc une inclinaison de la tige rigide 13 qu'au cours de la fixation du fixateur 1. Lorsque le fixateur 1 est appliqué, c'est-à-dire dans sa position intermédiaire (figure 3) ou finale (figure 4), la tige rigide 13 n'est plus inclinée par rapport à la capsule inférieure 11. Les capsules inférieure 11 et supérieure 12 s'étendent donc sensiblement parallèlement l'une par rapport à l'autre. [0075] Une fois les capsules inférieure 11 et supérieure 12 comprimées contre le crâne et le volet crânien C, la poignée 2 peut être aisément retirée. La tige ainsi dégagée peut ensuite être sectionnée à l'aide d'une pince coupante au ras de la capsule supérieure. [0076] Après que le fixateur 1 ait été désolidarisé de la poignée 2, la portion excédentaire de la tige rigide 13 s'étendant au-delà de la capsule supérieure 12 peut être coupée, comme illustré sur la figure 4. On entend par portion excédentaire, la portion de la tige rigide 13 s'étendant entre la capsule supérieure 12 et l'extrémité proximale présentant la portion filetée 133 de la tige rigide 13. En d'autres termes, la tige rigide 13 est coupée au ras de la capsule supérieure 12. 10 REVENDICATIONS[Revendication 1] Fixateur (1) de volet crânien (C) comprenant une tige rigide (13), une capsule inférieure (11) prévue à une extrémité distalc de ladite tige rigide (13), une capsule supérieure (12) montée mobile le long de ladite tige rigide (13), et une poignée (2) reliée à l'extrémité proximale de ladite tige rigide (13) permettant de faire coulisser ladite capsule supérieure (12) vers ladite capsule inférieure (1 1), caractérisé en ce que ladite extrémité distalc de ladite tige rigide (13) est dotée d'un élément de rotule (131) et en ce que ladite capsule inférieure (11) comprend une gorge (111) de réception dudit élément de rotule (131). [Revendication 2] Fixateur (1) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit élément de rotule (131) et ladite gorge (111) sont configurés pour autoriser une inclinaison de la tige rigide (13) par rapport à un plan longitudinal (112) de la capsule inférieure (11) d'un angle (u) pouvant varier entre 0 et 20°. [Revendication 3] Fixateur (1) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que ladite tige rigide (13) est une crémaillère et en ce que ladite capsule supérieure (12) présente au moins ergot (121) de coopération avec ladite crémaillère. (132) [Revendication 4] Fixateur (1) selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ladite capsule inférieure (11) est fixée à ladite extrémité distale de ladite tige rigide (13). [Revendication 5] Fixateur (1) selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que ledit fixateur (1) est fabriqué dans un matériau biocompatible, biostable et ne produisant pas d'a téfact aux examens par rayonnements. [Revendication 6] 6. Fixateur (1) selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que ladite poignée (2) présente un élément creux cylindrique (21) pourvu de deux ailettes (211) de préhension et un piston (22) coulissant dans ledit élément creux cylindrique (21). [Revendication 7] 7. Fixateur (1) selon la revendication 6, caractérisé en ce que ledit élément creux cylindrique (21) comprend des moyens de solidarisation (212) de ladite extrémité proximale de ladite tige rigide (13). [Revendication 8] 8. Fixateur (1) selon la revendication 7, caractérisé en ce que lesdits moyens de solidarisation (212) présentent une lumière taraudée (213) coopérant avec une portion filetée (133) de ladite extrémité proximale de ladite tige rigide (13). 11 [Revendication 9] 9. Fixateur (1) selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en cc qu'il est fourni en un seul élément configure pour un usage unique.