Brevet FR3079739A1 — publié le 20191011

SYSTEME ERGONOMIQUE DU TRAITEMENT DE L' I.V.0 La présente invention concerne la mise en association entre une chaussette, voire un bas- cuisse, voire un collant de contention, avec une autre chaussette, voire un bas-cuisse ou un collant de compression, voire une association de modèles entre eux (par exemple : chaussette, bas cuisse ou collant). Tous ces produits étant tricotés voire tramés en matière élastique. Les bas de contention ou de compression sont utilisables dans différents buts : pour favoriser la circulation veineuse, pour réduire les oedèmes, la stase veineuse, traiter au long cours l'Insuffisance Veineuse Chronique (I.V.C.). Il est entendu par l'ensemble des médecins spécialisés que la contention est toujours délivrée par des tissus peu élastiques, peu extensibles alors que la compression est à l'inverse obtenue, grâce à des tissus très élastiques ou extensibles. De ce fait, tous les produits ne peuvent être que contentifs ou compressifs. Le médecin était toujours placé, jusqu'à présent, devant un choix difficile : privilégier l'option contentive ou compressive. Or, nous savons que l'effet contentif est surtout efficace pendant la marche, il s'oppose passivement et efficacement au gonflement du segment contenu. Exercé par un matériau inextensible, il offre une résistance passive très importante à l'augmentation du volume. Il s'oppose au développement de l'cedème et au gonflement du muscle lors de sa contraction. N'exerçant que peu de pression au repos, lors des contractions des muscles du mollet, il exerce une grande pression qui va considérablement augmenter la puissance de la pompe musculaire du mollet et chasser le sang veineux. L'effet compressif exerce au contraire une pression active, permanente sur le membre comprimé que les muscles soient ou non en activité. La pression change peu pendant la marche, étant donné l'élasticité et la déformabilité des tissus qui suivent et accompagnent l'augmentation du volume. L'effet compressif est surtout efficace au repos. Nous concluons donc que pour une efficacité optimale en toutes circonstances, la contention et la compression sont indissociables. De plus, il faut savoir que les doses de pressions prescrites doivent augmenter avec la gravité de la pathologie veineuse à soigner. Nous savons également que l'insuffisance veineuse évolue 2 toujours spontanément à l'auto aggravation avec l'âge. En corollaire, plus les pressions augmentent, plus la difficulté est grande pour le malade à mettre le produit prescrit surtout s'il est âgé. A ce propos des infirmières sont souvent diligenter pour mettre en place des contentions impossible à mettre par le malade du fait de son âge L'objet de la présente invention est de proposer un duo composé d'un produit contentif associé à un produit contentif, liés entre eux par leur pointe, pour pouvoir bénéficier du double effet contentif et compressif afin de limiter ou de supprimer de façon efficace les défauts des techniques antérieures. A noter que le deuxième produits, cousu au premier, est présenté à l'envers. A cet effet, nous fabriquons un premier produit (chaussette, bas cuisse ou collant) spécialement conçu pour assurer un effet contentif majeur. Le tricotage peut être tramé ou non. Cette réalisation se fait avec l'utilisation de fils lisses (type nylon plat ou pas) car L'ensemble du tricotage est traité par thermie ou siliconage ou tout autre procédé afin d'obtenir un tricot très lisse sur l'extérieur, qui va permettre au deuxième produit fixé par sa pointe et positionné à l'envers, de s'enfiler et se retirer très aisément sans effort par-dessus le premier produit (voir schéma 1) Ainsi le médecin pourra prescrire les doses de pressions les plus hautes sans craindre que son malade ne puisse les passer. Le deuxième produit de compression (chaussette, bas cuisse ou collant) va apporter pardessus le premier produit de contention (chaussette, bas cuisse ou collant) la force compressive indispensable sans restriction à un traitement global. Ce deuxième produit compressif sera réalisé grâce à un tricotage tramé ou non. Le premier produit qui peut être au choix, suivant la hauteur de l'affection soignée : une chaussette, un bas-cuisse ou un collant, aura au moins une pression homologable de 10-12 mnHg, jusqu'à 20 mnHg maximum, y compris pour les affections qui requièrent les pressions les plus hautes, car il faut que ce premier produit de contention reste facile à enfiler. Le deuxième produit compressif dont les pressions vont s'ajouter, sans aucune déperdition, aux pressions du premier produit pourra avoir des pressions considérables du fait qu'il REVENDICATIONS1/ Système ergonomique de bas caractérisé en une association d'un bas à fort pouvoir contentif (1) avec un autre bas à fort pouvoir compressif (2). 2/ Système ergonomique selon la revendication 1 caractérisé en ce que le premier bas à effet contentif (1) est lié par la pointe (3) au deuxième bas à effet compressif, présenté à l'envers (2).