Brevet FR3084829A1 — publié le 20200214

Description [0001] Cc genre de fracture est extrêmement rare, c'est pourquoi il n'existe pas de solution technique permettant de soigner ce genre de fracture. Il existe uniquement des fixateurs permettant de soigner des fractures externes au niveau de l'épiphyse. [0002] Le fixateur selon l'invention permet de remédier à ce problème. Il comporte en effet deux tiges principales reliées entre elles par une de leur extrémité. Une tige simple à laquelle peuvent être insérés plusieurs dispositifs de fixation permettant de fixer le long de la tige des broches au niveau du diaphyse. Il n'y a pas de nombre et. de place fixe pour les broches, les dispositifs de fixation peuvent être insérés, retirés et peuvent coulisser le long de la tige en fonction des besoins du chirurgien. Sur l'autre tige, à son extrémité est soudée une plaque présentant 16 trous. 8 trous à la surface de la plaque, dans chaque trou on peut y insérer une broche qui sera fixé à l'aide d'un boulon vissé sur la bordure de la plaque (à la hauteur du trou). Théoriquement 8 broches peuvent être fixées au niveau de l'épiphyse, le choix des trous dépend de la fracture. Il est donc possible de fixer plusieurs broches dans un petit espace sur plusieurs niveaux. [0003] Le dessin annexé illustre l'invention : [0004] La figure 1 représente en coupe le dispositif de l'invention. [0005] En référence à ce dessin, sur l'extrémité de la tige simple (4) est soudée une demi- sphère vide qui se pose sur l'extrémité de l'autre tige (2) qui est en forme de demi-sphère pleine. Une pièce (3) est fixée sur la demi-sphère vide grâce à un boulon pour former une articulation. [0006] Le dispositif de fixation (5) comporte 4 trous, un principal qui lui permet d'insérer la tige simple (4) dans le dispositif de fixation, ce qui permettra à ce dernier de glisser le long de la tige simple Pour fixer le dispositif de fixation sur la tige, il suffit de serrer le boulon dans le trou adjacent (le plus proche de la tige). Un autre trou permet d'insérer une broche dans le dispositif de fixation, pour fixer la broche sur le dispositif de fixation, il suffit de serrer le boulon dans le trou adjacent (le plus proche de la broche). [0007] La plaque de fixation (1) comporte à sa surface 8 trous, dans chaque trou on peut y insérer une broche, pour pouvoir fixer une broche insérée, REVENDICATIONS1) Fixateur externe orthopédique caractérisé en ce qu'il comporte deux tiges, une tige simple (4) et une tige (2) à laquelle est fixée une plaque (1) à l'extrémité, qui sont reliées entre elles par une de Leur extrémité 2) Fixateur externe orthopédique selon la revendication 1 caractérisé en ce que la tige simple (4) comporte à son extrémité une demi-sphère vide, et plusieurs dispositifs de n (5) sont fixés à la tige 3) Fixateur externe orthopédique selon la, revendication 1 caractérisé en ce La tige (2) comporte à une extrémité une demi-sphère pleine et sur utre extrémité une plaque perforée (1). 4) Fixateur externe orthopédique selon la revendication 3 caractérisé en ce que ta plaque perforée (1) comporte 16 trous, 8 trous se trouvant â La surface de la plaque permettant d'insérer des broches nécessaires et 8 trous permettant de fixer chaque broche en vissant un boulon 5) Fixateur externe orthopédique selon la revendication 2 caractérisé en ce que les dispositifs de fixation (5) comportent chacun 4 trous, un trou permettant de faire glisser le dispositif de fixation te long ce la tige (4) en insérant !a tige dans le trou, un permettant de fixer le dispositif de fixation sur la tige en vissant un boulon dans le trou adjacent à la tige, un autre permettant d'y insérer une broche et un autre permettant de fixer ta broche en vissant un boulon dans le trou adjacent à la broche_