Brevet FR3086863A1 — publié le 20200410

Description Titre de l'invention : Lit articulé avec réglage de largeur incorporé CONTEXTE DE L'INVENTION [0001] La présente invention concerne en général des lits et plus particulièrement des lits destinés à être utilisés comme aide médicale. Plus particulièrement, l'invention concerne l'incorporation d'une extension en largeur de chaque segment d'un sommier, destiné à être utilisé sur des lits dans l'industrie des soins de santé. Les lits destinés à être utilisés dans l'industrie des soins de santé ont généralement un cadre de base extérieur ou intérieur qui est élevé et abaissé par rapport à une surface supportant le matelas où repose le patient. La surface porteuse comporte des parties inclinées ou mobiles par rapport au cadre de base. Ces lits sont dits : lits articulés. Les lits articulés standards ont généralement une largeur d'environ 90 cm. Les lits de confort ont généralement une largeur d'environ 100 cm ou plus. Les lits dit bariatriques, destinés à un public obèse ont généralement une largeur de 110 à 120 cm. La plupart des lits bariatrique font partie de flotte de location. Lorsqu'un lit bariatrique est nécessaire dans un service médical, il doit être retiré d'un stock et livré pour être utilisé. Le besoin clinique étant très variable, le maintien d'un stock de lits de tailles différentes peut être coûteux et encombrant et le coût final est très élevé. La largeur variable du lit permet de résoudre au mieux cette contrainte RESUME DE L'INVENTION [0002] Cette invention concerne un lit comprenant un cadre avec une surface de support de matelas sensiblement plane. Le lit comprend également une possibilité de réglage manuel de la largeur de chaque élément articulé grâce à deux éléments extensibles par segment, un de chaque côté. L'élément d'extension fournissant une surface de support étendue sensiblement plane. La surface d'extension est conçue pour coulisser par rapport à la structure du sommier. Le mouvement d'extension se faisant manuellement et sans effort. Chaque segment du sommier comprend une extension de largeur de chaque côté. Le doublement du mécanisme permettant l'extension symétrique du sommier. [0003] Cette invention concerne également l'association d'un support d'accessoires à l'élément d'extension, permettant aux accessoires de suivre l'extension de la largeur du lit. Ces accessoires pouvant être des barrières de sécurité, des aides à la sortie du patient, des supports de poche à fluide ou tout autres accessoires utiles aux soins. L'élément d'extension fournit une surface de support étendue sensiblement plane sur sa partie supérieure et un support d'accessoires sur sa face inférieure. Chaque élément d'extension du lit peut être muni d'un support d'accessoires ou pas selon les besoins. [0004] A la lecture de la description du mode de réalisation préféré et à la lumière des dessins annexés, les divers aspects de la présente invention apparaîtront à l'homme du métier. BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS [0005] FIG. 1 est une vue en perspective d'un lit avec capacité d'extension en largeur des différents segments. Ce lit est muni de divers accessoires qui suivent l'extension en largeur [0006] FIG. 2 est une vue multiple de dessous du lit de la Fig. 1 représentant les diverse séquences de réglage d'un segment du lit imagés dans la FIG.1 [0007] FIG.3 est une vue en perspective de la partie du lit réglable, sans le plateau supérieur support de matelas de la Fig. 1. [0008] FIG.4 est une vue en perspective éclatée, décrivant le montage du plateau supérieur qui est caché sur la FIG.3. [0009] FIG. 5 est une vue en perspective d'une partie du lit de la FIG.1, présentant un exemple des différents segments potentiellement ajustables. [0010] FIG. 6 est une vue partielle en éclatée d'un montage possible des accessoires sur la partie extensible du lit de la FIG.1 [0011] FIG. 7 est une vue en perspective de dessous d'un autre montage possible d'autres accessoires sur la partie extensible du lit de la FIG.1 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU MODE DE RÉALISATION PRÉFÉRÉ [0012] En référence aux figures et aux dessins, il est illustré à la FIG. 1 une vue en perspective d'un lit articulé 1, en position haute et à plat. Ce lit est du type utilisé dans différents secteurs de l'industrie de la santé. Il convient de noter que le lit 1 représenté en FIG.1 n'a pas besoin d'être capable d'articulation sur tous ses segments, ce lit particulier est utilisé à des fins illustratives et non limitatives. Le lit 1 comprend des surfaces de couchage centrales 2, 5, 8 et 11 supportant le centre du matelas (non représenté sur ces dessins) et des surfaces latérales 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12 et 13 supportant les côtés du matelas. La structure, dessous les surfaces de couchage, est supportée par un cadre munis de bras se terminant par des roues, illustrées ici par des bogies à roues multiples. Le lit 1 est plus long que large et présente un axe longitudinal sur la longueur du lit, matérialisé par les surfaces de couchage centrales 2, 5, 8 et 11. Le lit 1 est ici présenté avec un porte accessoire 14 fixé sur le segment extensible 4 en tête de lit. Ce porte accessoire 14 peut être dupliqué sur tous les autres segments du lit en fonction des besoins du soin. Des accessoires comme des arrêts de matelas 15 ou la barrière 16 fixés sur le segment de tête illustré ici peuvent être dupliqués sur tous les autres segments du lit, articulés ou non. Il convient de noter que différentes sections du lit 1 peuvent avoir des extensions avec une configuration différente. De plus, les extensions sur les côtés opposés du lit peuvent être différentes les unes des autres. [0013] II est illustré à la FIG. 2, une vue en perspective éclatée, représentant les 4 sections A, B, C, et D s'étendant latéralement sur la largeur du lit 1, transversales à l'axe longitudinal du cadre 17 supportant le sommier du lit. Ces quatre segments sont utilisés à des fins d'illustration uniquement, et il convient de noter que le lit 1 peut avoir un nombre différent de sections, ou une configuration de sections différente de celle illustrée. Chacune des sections A, B, C, et D de la surface de support de matelas est extensible par les deux côtés dans le sens des flèches par rapport au cadre 17 et individuellement par rapport aux autres sections. Les surfaces de couchage centrales 2, 5, 8 et 11 précédemment citées sont fixes par rapport au cadre 17. Il est à noter qu'avantageusement, l'épaisseur des plaques centrales supports de matelas 2, 5, 8 et 11 sera de 2 à 8 mm pour ne pas être ressenti comme une gêne par le patient utilisant le lit. [0014] Il est illustré à la FIG. 3, une vue en perspective par dessous, représentant la partie extensible de l'une des sections du lit 1.La constitution des différentes sections étant préférentiellement similaires. Le segment de sommier du lit 1 est constitué d'éléments tubulaires en métal 19 qui supportent des plaques 18 fines mais résistantes préférentiellement en matériaux stratifié laminé connu des hommes de l'art sous le nom de HPL, (High Pressure Laminate). L'épaisseur préférentielle de ces plaques est de 12 mm mais cette épaisseur sera choisie en fonction des contraintes d'effort que l'extension de lit aura à subir. Il convient de noter que la surface de support de matelas 18 peut être fabriquée dans un matériau différent de celui-ci. Une platine 20 est préférentiellement soudée sur le tube 19 de façon à affleurer la plaque support de matelas 18. Un verrou tirette à ressort 21 est préférentiellement vissé sur cette platine 21. Les trois schémas représentent les trois positions possibles pour la surface d'extension de lit. Les flèches noires représentent les séquences de déplacement de la plaque support de matelas 18. Pour effectuer une extension ou une réduction de la largeur du segment de lit 1, il faut actionner le verrou tirette à ressort 21 vers le bas, ce qui libère le doigt engagé dans l'un des trous 22 et pousser ou tirer la plaque d'extension 18 de la main selon l'action souhaitée, jusqu'à pouvoir relâcher le verrou tirette à ressort 21 dans un autre trou. Il convient de noter que le nombre de trous dans la plaque 18 est ici de trois mais que l'on peut y mettre autant de trous que nécessaire. Le mécanisme est similaire et symétrique sur l'autre côté du segment de lit et se répète sur tous les autres segments du lit 1. [0015] En se référant maintenant à la Fig. 4, il est montré une vue en perspective avec coupe partielle, d'un segment du lit 1, avec l'une des plaques réglable en largeur 18 fixée mécaniquement sur le cadre tubulaire de manière à permettre uniquement un déplacement latéral de la plaque support de matelas sans autre possibilité de déplacement. La plaque 18 est solidarisée aux tubes 26 et 27 faisant partie du cadre 19 grâce à deux cavaliers préférentiellement en métal 24. Préférentiellement, un cavalier 24 avec le jeu nécessaire au coulissement sera utilisé pour associer chaque tube 26 et 27. Des vis 23 préférentiellement traversant la plaque 18 fixent les cavaliers 24 sur la surface inférieure de la plaque 18.Avantageusement, chaque cavalier supporte une pièce de friction préférentiellement en plastique, épousant la forme des tubes 26 et 27. Cet assemblage créer un guidage sans friction de la plaque 18 par rapport aux tubes 26 et 27. Avantageusement, une rainure traversante 28 est pratiquée dans la plaque 18 de manière à recevoir une vis épaulée 29 permettant le jeu nécessaire à un coulissement de la plaque 18. La vis épaulée 29 est fixée sur la platine 20 qui elle-même est soudée sur le cadre 19. La position relative de la vis 29 par rapport aux cavaliers 24 sera choisie de manière à trianguler les efforts soumis au cadre 19 par la plaque 18. Un espacement préférentiel de 20 cm de la vis 29 par rapport à l'axe des deux cavaliers 24 sera pratiqué. Avantageusement, la triangulation ainsi obtenue permet à la plaque 18 de résister au mieux aux efforts verticaux en tous points et en tous sens. Avantageusement, des butoirs 32, préférentiellement en plastique, servent de butée à la plaque 18 lorsque celle-ci arrive en fin de course dans son déplacement vers le centre du lit. Avantageusement, la partie supérieure des butoirs 32 arrive à fleur de la plaque 18 et supporte les plaques centrales 2, 5, 8 ou 11 lorsque les plaques d'extension 18 sont totalement sorties, évitant ainsi le cintrage des plaques centrales 2, 5, 8 ou 11 sous le poids du patient. Préférentiellement les plaques centrales 2, 5, 8 et 11 seront en I-IPL de 6 ou 8 mm pour résister au poids du patient. Ce montage ou un montage similaire, symétrique ou non, peuvent être dupliqués sur tous les autres segments du lit, articulés ou non. Préférentiellement, la double extension du lit 1 permet un ajustement de la largeur du lit à 100, 110, ou 120 cm selon les besoin du soignant. Avantageusement, il convient également de noter que les plaques de réglage de largeur 18 peuvent comprendre des extensions de largeur différentes sur les différentes sections, afin de fournir des configurations souhaitées variable de la surface de support de patient. [0016] En se référant maintenant à la Fig. 5, il est montré une vue en perspective éclatée, d'un segment du lit 1. La plaque centrale support du matelas 2 est représentée soulevée par rapport à sa position normale qui est posée à plat sur les plaques d'extension 18. Les flèches noires représentent le chemin à parcourir pour se mettre en position. La plaque centrale support du matelas 2 est percée de deux trous traversants préférentiellement sur l'axe central transversal. Avantageusement, deux plots de guidage 32 préférentiellement en plastique sont vissés sur ces deux trous. Avantageusement, des glissières 28 préférentiellement traversantes sont pratiquées en référence sur chaque plaque extensible 18. Les plots de guidage 32 s'insèrent dans les glissières et positionnent ainsi la plaque centrale 2 par rapport au lit 1. Avantageusement, pour permettre le nettoyage intégral et simple de la plaque centrale 2 et des plaques extensibles 18, il est préférable de ne pas fixer mécaniquement l'ensemble. le soignant peut ainsi soulever simplement la plaque centrale pour la nettoyer sous toutes ses faces. Préférentiellement, des rainures non débouchantes 33 sont pratiquées sur la face inférieure de la plaque centrale 2 au droit des têtes de vis 23. Ces rainures 33 permettent à la plaque centrale 2 d'être aussi plat que possible sur les plaques d'extension 18 et autorise un déplacement sans frottement des têtes de vis 23 sur la plaque centrale 2. Ce montage ou un montage similaire, symétrique ou non, peuvent être dupliqués sur tous les autres segments du lit, articulés ou non. [0017] En se référant maintenant à la Fig. 6, il est montré une vue en perspective éclatée, d'un côté extensible du lit 1. La plaque extensible 18 possède en bordure quatre trous débouchants 35 permettant de fixer le porte accessoire 34 à l'aide des vis 36. Avantageusement, ce porte accessoire 34 peut recevoir tous type d'accessoires susceptibles d'avoir besoin de suivre l'extension en largeur du lit 1. Cette illustration montre à titre d'exemple, une barrière d'aide à la sortie de lit rabattable 38. Cette barrière 38 s'engage libre en rotation dans les deux tube 39 soudés transversalement au porte accessoire 34. Un verrou tirette à ressort 37 est préférentiellement vissé sur chaque tube 39. Il permet d'engager le ou les accessoires munis d'une gorge circulaire, recevant la tirette du verrou 37 et de le retenir en position transversalement au lit 1, tout en assurant la rotation de l'accessoire. Préférentiellement, la section du tube en acier du porte accessoire 34 est de 1.5 mm. Cette grande rigidité associé à la grande solidité de la plaque d'extension, préférentiellement en HPL d'épaisseur 12 mm permet avantageusement de résister aux contraintes d'efforts que les accessoires telle que la barrière d'aide à la sortie de lit fait subir à l'extension de lit 18. [0018] En se référant maintenant à la Fig. 7, il est montré une vue en perspective par dessous, d'un côté extensible du lit 1. D'autres accessoires tels que la butée de matelas 15 ou la poignée CPR 40, permettant la remise à plat du lit en cas de malaise cardiaque du patient peuvent être fixé préférentiellement par vis sur le tube porte accessoire ou sur la bordure de la plaque d'extension. Avantageusement, ce montage ou un montage similaire, symétrique ou non, peuvent être dupliqués sur tous les autres segments du lit, articulés ou non. Il est à noter que la dimension longitudinale du porte accessoire sera adaptée à la taille du segment sur lequel il sera monté.