Brevet FR3071953A1 — publié le 20190405

L' invention concerne le domaine de la E-Santé. C' est la mise en relation des capteurs Bio- médicaux pour un lit connecté. Les capteurs sont intelligents pour permettre la détection de profils d' alerte pour les publics fragiles en NAD/HAD. Les dispositifs de lits médicaux en place ne permettent pas de relever des données santé sur le patient. Il s' agit en effet de récolter un certain nombre de données médicales au niveau du lit du patient qui seront traitées et interprétées suivant des seuils d' alertes détectant un environnement favorable à la survenance d' une complication, d' une perte d' autonomie ou d' une pathologie en suivi de soin, qui nécessiterait une attention particulière du corps médical accompagnant le patient. C' est la mise en place d' un lit connecté et une application web et mobile. Ce dispositif permet aux professionnels de la santé et autres intervenants de connaître l'état d'un patient alité ou dit fragile. Ce sont divers capteurs qui seront intégrés dans un matelas du patient et ces capteurs permettront les transmissions de différentes constantes (température corporelle, rythme cardiaque, mouvement cyclique de la respiration, glycémie, énurésie, indice de masse corporelle) de voir sous forme de graphique l'évolution des différentes constantes d'alerter un proche du patient, un accès pour différent type d'utilisateurs (parent, médecin, infirmière, aide-soignante, ambulancier etc.) Rassure le patient qui se sait protégé - présence du patient sur le lit alerte en cas d' absence prolongé (Géolocalisation). Contrôle d' environnement (balisage : contrôle d' éclairage ON en sortie du lit, éclairage OFF en retour) - Améliore la sécurité et réduit le nombre de fausses alarmes. - Sensibilité réglable par commutateurs, permettant d' être adaptés à l'utilisateur. Discret, les capteurs se place sous le matelas et minimise les interférences avec l'utilisateur 2 Il s' agit d' un système d' alarme très sensible qui détecte automatiquement des anomalies. Il se place sur le matelas du patient et est relié à une unité de contrôle. En cas de détection, le boit ier émet un signal. Le dispositif selon l' REVENDICATIONS1) Dispositif qui détecte des anomalies : le lit connecté, effectue une évaluation de l' état du patient, concernant son imc, poids, rythme 10 cardiaque, glycémie, énurésie. Ils sont intégrés dans le matelas du pa- tient et est relié à une box. En cas de détection, le système émet une alerte aux différents intervenant. Il s' agit d' un système d' alarme très sensible qui détecte automatiquement 15 des anomalies. Il se place sous le matelas du patient relié à une unité de contrôle. En cas de détection, le boitier émet un signal sonore et ferme un contact d' alarme. Ce contact peut se raccorder sur tout type d' appel malade. Adapté et développer un dispositif via sa box sans qui peut alerter le personnel soignant ou la famille. 20 Une deuxième fonction est la surveillance de présence dans le lit. Basé sur la détection de mouvement cyclique de la respiration et des battements du coeur. Lorsque ceux-ci ne sont plus détectés, une temporisation est lancée. S' il n' y a pas de détection au bout du temps imparti, (chute, fugue, arrêt cardiaque ou respiratoire), l' alarme est déclenchée.