Brevet FR3073390A1 — publié le 20190517

DESCRIPTION 1. La présente invention permet, à un chirurgien-dentiste ou à toute autre personne, de ne plus avoir à se contorsionner pour exécuter un travail de précision sur une zone d'accès visuel difficile. Les chirurgiens-dentistes étant notre cible privilégiée, nous ne parlerons, par la suite, que de ce type d'utilisation. 2. A ce jour, malgré la sophistication des fauteuils dentaires et donc la possibilité de positionner le patient au mieux pour améliorer la vision du champ opératoire et diminuer la fatigue du praticien, le travail du chirurgien-dentiste reste pénible du fait des positions qu'il est obligé de prendre pour visualiser correctement la zone en bouche sur laquelle il travaille. Il s'en suit fatigue et avec le temps, de gros problèmes de dos. Le système décrit ici va permettre au chirurgien-dentiste de travailler le dos droit, confortablement assis et de ne plus avoir à se contorsionner pendant toute sa journée de travail au fauteuil. 3. Ce système est composé par les éléments suivants : o Une barrette stéréoscopique (Figure 1) composée de 2 caméras montées en parallèle et distantes de 60 mm. o Une paire de lunettes 3D supportant le format « 3D cote à cote » en réalité virtuelle ou augmentée. o La connectique correspondante, filaire ou non (Wifi). o Suivant la technologie utilisée, un mini ordinateur complétera ou non ce système. 25 4. Description détaillé du système utilisé dans un cabinet dentaire : La barrette stéréoscopique (Figure 1) est un bloc d'environ 110 x 30 x30 mm qui renferme 2 caméras montées en parallèles à 60 mm l'une de l'autre. 30 Ces 60 mm correspondent à l'intervalle moyen entre les 2 pupilles chez l'homme (Figure 2). La vision humaine est une vision stéréoscopique en 3D du fait de la présence des 2 yeux séparés de 60 mm. Le cerveau en analysant la différence entre les 2 images reçues en déduit la profondeur. Il en est de même pour notre invention : l'affichage de 2 images légèrement différentes sur 35 chacun des 2 écrans des lunettes 3D, images en provenance de la barrette stéréoscopique reproduit exactement la vision oculaire humaine et permet donc d'apprécier la profondeur. Pour une utilisation en cabinet dentaire, la barrette stéréoscopique va être fixée directement sous le scialytique du fauteuil (dispositif articulé d'éclairage de la bouche du 40 patient) ou sur un col de cygne fixé au scialytique. Le câble USB qui part de la barrette va permettre l'alimentation des 2 caméras et l'acheminement des images. Une paire de lunettes vidéo 3D (Figure 3), la connectique correspondante et dans certains cas, un mini ordinateur. 45 Suivant la technologie choisie l'autre extrémité de ce câble USB provenant de la barrette stéréoscopique va être connectée : 1/2 - à un mini PC (boitier de 110 x 110 x 30 mm) qui va grâce à un logiciel, convertir ces images au format « 3D cote à cote ». Ce traitement réalisé, ces images vont être : o dirigées via un câble HDMI vers des lunettes (Lunettes 3D en réalité virtuelle ou augmentée) 5 ou bien o exportées vers les lunettes 3D via le système sans fil Wifi (lunettes 3D équipées d'un microprocesseur et d'un système d'exploitation). ou bien - via un Hub USB alimenté, aux lunettes 3D dans le cas où celles-ci sont équipées d'un 10 microprocesseur et d'un système d'exploitation Android, Windows,... (Figure 3) permettant de traiter et d'afficher ces images en mode 3D. 2/2 REVENDICATIONS1. Dispositif permettant à un chirurgien-dentiste de ne plus avoir à se contorsionner pour exécuter un travail de précision sur une zone d'accès visuel difficile, comprenant : - Une barrette stéréoscopique (Figure 1), - Une paire de lunettes 3D (Figure 3), - La connectique correspondante ; la barrette stéréoscopique (Figure 1) est fixée directement ou par l'intermédiaire d'un col de cygne sur le scialytique du fauteuil dentaire (dispositif articulé permettant l'éclairage de la bouche du patient) permettant de recueillir les images des 2 caméras montées en parallèle et situées à 60 mm l'une de l'autre ; la distance de 60 mm séparant les 2 pupilles chez l'homme se retrouvent sur la barrette stéréoscopique (Figure 2). 2. Dispositif selon la revendication 1 comprenant un mini-ordinateur. 30 35 40 45 50 3