Brevet FR3065821A1 — publié le 20181102

DISPOSITIF DE PRISE DE MESURES ET DE VUES 3D NUMERISATION D'UN VISAGE A PARTIR DES PARAMETRES MORPHOLOGIQUES L'invention concerne un instrument pour rÃ©aliser des prises de vues et de mesures des paramÃ¨tres du visage d'une personne pour la rÃ©alisation de monture de lunettes (monture de lunettes sur mesure). A partir de la rÃ©alisation de la monture des lunettes sur mesure nous fabriquerons des verres ophtalmiques sur mesure. Notre instrument va nous permettre de dÃ©finir les particularitÃ©s de la peau oÃ¹ se positionnent les lunettes. Dans le but de proposer des crÃ¨mes de confort. Notre outil va nous permettre de dÃ©terminer la distance de lecture et donc les plans de convergence de l'oeil droit et de l'oeil gauche. Dans le but de crÃ©er des applications pour les tÃ©lÃ©phones portables et les tablettes numÃ©riques. Ces applications auront pour but de dÃ©terminer la bonne distance de lecture, et que celle ci soit constante dans le temps. A partir des paramÃ¨tres recueillis par l'outil, que nous puissions fabriquer une monture en acÃ©tate de cellulose, (monture en plastique) ou autres matiÃ¨res naturelles le bois, l'Ã©caille, le bambou, la corne. Et obtenir avec prÃ©cision les diffÃ©rentes informations nasales, Ã savoir l'angle de chasse, l'angle de face, ainsi que l'angle de l'arÃªte nasale, angle de crÃªte, l'Ã©cart temporal, l'Ã©cart sphÃ©noÃ¯dal, l'Ã©cart auriculaire, longueur des branches, l'inclinaison des branches, pour rÃ©aliser des lunettes sur mesure. AprÃ¨s traitement des informations par le biais d'un ordinateur, une monture de lunettes parfaitement adaptÃ©e Ã la morphologie du client. On obtiendra une assise de la monture qui sera optimale, et qui correspondra aux spÃ©cificitÃ©s et aux particularitÃ©s des traits physiques de l'individu. Chaque personne est unique, votre monture de lunettes devrait Ãªtre aussi unique. C'est la monture qui s'adapte Ã la morphologie du visage, et non le contraire. Ou grÃ¢ce aux Ã©lÃ©ments fournis par notre dispositif de prises de mesures et de vues, notre outil pourra nous permettre de sÃ©lectionner les meilleures montures de lunettes au sein d'un magasin. On pourra faire l'essayage de faÃ§on virtuelle, notre outil nous permettra de modÃ©liser le visage du client ainsi que la modÃ©lisation des montures de lunettes. On pourra obtenir la superposition des deux niveaux de modÃ©lisation est avoir le visage plus la monture sÃ©lectionnÃ©e. Le but Ã©tant d'obtenir une sÃ©lection de montures de lunettes extrÃªmement prÃ©cises. 2 3065821 5 Il est rare de rencontrer des visages symÃ©triques, si bien que l'on pourrait faire De l'asymÃ©trie une rÃ¨gle quasi gÃ©nÃ©rale. La plupart du temps, ces asymÃ©tries morphologiques peuvent avoir des consÃ©quences, soit sur les voies respiratoires (dÃ©viations nasales), soit sur la vision (asymÃ©tries oculaires). L'observation de 10 l'asymÃ©trie est importante sous un triple aspect: l'esthÃ©tique, le confort de la monture, et l'Ã©quilibre visuel. L'acÃ©tate de cellulose, plus prÃ©cisÃ©ment l'ester acÃ©tate de la cellulose sous forme de fibres, est une matiÃ¨re plastique, aussi connue sous le nom de rayonne, soie artificielle, viscose, etc. 15 L'acÃ©tate de cellulose est utilisÃ© pour fabriquer des montures de lunettes, et notamment pour fabriquer des montures d,e lunettes dÃ©pourvues de plaquettes ou ailettes nasales pour l'appui de la monture de lunettes sur le nez. Nous retrouvons les mÃªmes problÃ©matiques pour les montures de lunettes en bois, les montures 20 de lunettes en corne, les montures de lunettes en Ã©caille finalement toutes les montures de lunettes en matiÃ¨re naturelle. Les ailettes nasales prÃ©vues sur certaines montures de lunettes sont rÃ©alisÃ©es gÃ©nÃ©ralement de maniÃ¨re Ã Ãªtre adaptÃ©es Ã la morphologie 25 nasale de l'individu portant la monture et de faÃ§on plus large Ã l'ensemble des paramÃ¨tres du visage qui auront forcÃ©ment une incidence sur le choix des montures de lunettes. Les plaquettes nasales sont donc mobiles par rapport Ã la monture et peuvent donc s'Ã©carter l'une de l'autre ou se rapprocher (c'est le cas des montures 30 de lunettes en mÃ©tal qui possÃ¨dent des bras de plaquettes oÃ¹ l'on peut donc intervenir dans le cadre d'un ajustement). Dans une monture de lunettes, comme une monture rÃ©alisÃ©e en acÃ©tate de cellulose, bois, corne est dÃ©pourvu d'ailettes nasales 35 il n'est pas possible d'adapter la zone de rÃ©ception du nez Ã la morphologie d'un individu. Ces lunettes ne peuvent donc Ãªtre portÃ©es que par un certain nombre d'individus dont la morphologie nasale s'adapte Ã la forme du logement nasal prÃ©vu sur la monture. 40 Le nez est un des Ã©lÃ©ments du visage dont la forme peut varier Ã©normÃ©ment d'un individu Ã un autre. En effet, l'embase du nez peut Ãªtre plus ou moins large et plus ou moins en saillie du visage avec des variations importantes. 50 3 3065821 5 DETAIL DU VISAGE: Sous l'angle de la lunetterie, le nez est un support pyramidal, Ã trois faces, dont deux d'entre elles sont en contact intime avec la monture. Le but de notre invention est d'obtenir une monture 10 parfaitement adaptÃ©e en Ã©pousant toutes les particularitÃ©s de la superstructure nasale et donc en mÃ©nageant les organes internes divers qui y sont cachÃ©s. Puisque le nez est un volume tridimensionnel nous l'examinerons de face, de cÃ´tÃ©, de dessus et de dessous. 15 A) Nez vu de face La largeur qui nous intÃ©resse dans le domaine de la lunetterie, n'est 20 pas tellement la largeur rÃ©elle du nez Ã sa racine, mais celle mesurÃ©e dans le plan de la monture Ã environ 12 mm du sommet de la cornÃ©e. L'apprÃ©ciation de cette largeur est assez aisÃ©e dans le cas d'un nez bien en forme, saillant et bien rÃ©gulier. Elle est plus difficile pour des nez peu dÃ©veloppÃ©s comme ceux des jeunes enfants. 25 En fonction du port de la lunette que le client souhaite cela aura une consÃ©quence sur le paramÃ¨tre de la largeur nasale. Certains clients portent leurs lunettes trÃ¨s hautes d'autres trÃ¨s basses. En fonction de ce choix il y aura une incidence sur les diffÃ©rents angles de la 30 monture (l'angle de face, l'angle de chasse etc.). En principe la racine du nez est la partie la plus Ã©troite. Mais il y a des exceptions fig nÂ°2. Ce genre de nez pose souvent des difficultÃ©s d'ajustage. Les formes classiques des montures actuelles n'Ã©tant pas prÃ©vues pour ces formes particuliÃ¨res (voir fig nÂ°2 (b)). C'est la 35 raison pour laquelle, nous allons dÃ©velopper l'outil pour apporter une solution. B) Angle de face 40 Ce sont les angles droit et gauche formÃ©e par une ligne verticale et une ligne imaginaire tangente Ã chaque cÃ´tÃ© du nez et figurant la "pente latÃ©rale nasale". En partant toujours de la racine "n" on mesure une autre largeur "n' " d'oÃ¹ l'importance de demander oÃ¹ le client porte-t-il ces lunettes (voir fig nÂ°3). Et l'on mettra une 45 marque sur le nez avant de lancer les prises de mesures et de vues avec notre outil . Pour ceux qui ont l'habitude de porter des lunettes souvent il y a des marques laissÃ©es par les anciennes montures, il y a dans ce cas, Ã poser les nouvelles montures dans les mÃªmes traces que les prÃ©cÃ©dentes. D'autres fois, il sera nÃ©cessaire d'Ã©viter un sillon rendu sensible par les vieilles lunettes. 4 3065821 5 C) Nez de profil A sa racine par rapport Ã l'arcade sourciliÃ¨re et Ã l'apophyse montante du maxillaire supÃ©rieur, la racine du nez peut Ãªtre creuse, cave, parallÃ¨le ou saillante. 10 La projection classique est la distance du sommet de la cornÃ©e Ã la racine du nez. Cette cÃ´te est positive, nulle ou nÃ©gative, selon que la racine est en avant, dessus ou en arriÃ¨re de l'axe tangent aux deux cornÃ©es. Mais l'opticien doit juger le saillant du pont de la future monture en 15 fonction du plan vertical (ou lÃ©gÃ¨rement inclinÃ© en avant) situÃ© Ã 12 mm en avant de la cornÃ©e fig nÂ°4. Cela dÃ©terminera la notion de saillant, non pas du nez proprement dit mais du pont de la paire de lunettes qui sera nÃ©gatif, positif ou nul. Il en sera de mÃªme de la hauteur du pont qui sera prise au niveau de l'axe visuel au point 20 d'intersection avec le plan des verres (fig nÂ°4). d) Le nez vu de dessus .Nous avons l'angle de chasse en vue de dessus, cet angle peut Ãªtre trÃ¨s grand chez les Asiatiques (50Â° et plus), voir fig. 5 grands pour la plupart des noires de 30Â° Ã 25 50Â°moyens de 10Â° Ã 30Â° Petit de 0Â° Ã 10Â° Nul 0Â° chez les Nordiques. Largeur, hauteur, saillant de la racine, angle de face, angle de chasse, pente nasale vue de profil seront parfaitement mesurÃ©s Ã l'aide de notre instrument de mesures. Le nez est donc un des 30 Ã©lÃ©ments du visage dont la forme peut varier Ã©normÃ©ment d'un individu Ã un autre. En effet, l'embase du nez peut-Ãªtre plus ou moins large et plus ou moins en saillie du visage avec des variations importantes. 35 Au-delÃ des paramÃ¨tres du nez, l'outil nous permet d'obtenir aussi des informations concernant les sourcils, les pommettes, formes des tempes ainsi que la distance des verres aux oreilles (dimensions des branches). 40 On souhaite encore faire Ã©voluer cette visualisation en la rendant plus attractive et rÃ©elle, notamment dans son application chez les opticiens pour permette Ã la clientÃ¨le d'avoir une monture unique parfaitement adaptÃ©e Ã sa morphologie. 45 L'invention a donc pour but de fournir un dispositif rÃ©pondant Ã ces exigences de visualisation en trois dimensions du visage de l'individu. 50 5 3065821 5 Rappel historique des prises de mesures : Avant : Nous avions (et nous avons toujours), le rÃ©glet, a leur origine utilisÃ©e sous cette forme avec une graduation en millimÃ¨tres ou en demi-millimÃ¨tres, quoique cette derniÃ¨re graduation fasse perdre 10 en clartÃ© ce qu'elle fait gagner en prÃ©cision. Tous ces rÃ©glets qui permettent une Ã©valuation des Ã©carts pupillaires ont un inconvÃ©nient commun. Ils sont prÃ©vus pour Ãªtre placÃ©s au-dessus des yeux du sujet. Pour cette raison ils font de l'ombre gÃªnante sur les pupilles, surtout dans le cas d'Iris foncÃ©s. De plus leur 15 dÃ©coupage irrÃ©gulier donne des ombres diffÃ©rentes sur chaque oeil, ce qui rend la mesure pÃ©nible et peu prÃ©cise. Une autre rÃ©glette : celle de SASIENI C'est un instrument presque universel composÃ© de deux parties a) le premier Ã©lÃ©ment sert Ã 20 mesurer l'Ã©cart pupillaire, de la largeur nasale, de l'Ã©cart temporal de la longueur et de l'inclinaison des branches. b) le deuxiÃ¨me Ã©lÃ©ment est utilisÃ© pour tout ce qui concerne le nez : angle de crÃªte, rayon de courbure de la racine, largeur du nez, 25 angle de face, saillant nasal. Les cÃ©phalomÃ¨tres : Ces instruments sont propres Ã mesurer la largeur de la tÃªte en diffÃ©rents points. L'opticien en faisait un usage frÃ©quent pour 30 dÃ©terminer l'ouverture des branches des lunettes et de la largeur minimale de la face de la monture. Ils sont de deux types : Ã coulisse ou Ã compas. Leur manipulation est assez malaisÃ©e et la pression exercÃ©e sur la tÃªte difficile Ã contrÃ´ler ce qui rend sa prÃ©cision assez illusoire quand la tÃªte est ronde, avec des tempes 35 galbÃ©es, il faut prendre l'Ã©cart supÃ©rieur auriculaire par-derriÃ¨re (ce qui n'est guÃ¨re pratique). Ces outils nous permettent donc de mesurer les Ã©carts sphÃ©noÃ¯daux, auriculaire supÃ©rieur, temporal. 6 3065821 5 Mesure du nez: On a inventÃ© de nombreux appareils pour Ã©valuer les diverses dimensions nasales. On utilise certains rÃ©glets Ã articulations (ornic, Sasieni ). Les lunettes d'essai est un bon instrument pour mesurer la hauteur et le saillant du nez en fonction du plan des verres. 10 RhinomÃ¨tres : il est constituÃ© de 2 rÃ©glettes identiques tenues par 2 vis. Les 2 parties coulissent l'une contre l'autre grÃ¢ce Ã 2 fentes dans lesquelles les 2 vis peuvent glisser de telle maniÃ¨re que l'on puisse adapter l'instrument aux diverses largeurs de nez. Cet 15 instrument me permet de mesurer les angles de face et les angles de chasse. Mesure des branches : La longueur et l'inclinaison. 20 L'origine de la mesure sur la branche elle-mÃªme est l'axe d'articulation. On compte soit la longueur totale, soit la distance de l'axe Ã la naissance de la courbe. Pour cela nous disposons de la rÃ©glette, des lunettes d'essais, Ã branches de longueurs variables, les rÃ©glettes articulÃ©es du type ornic Reinhardt etc... 25 L'inclinaison de la branche est l'angle que fait la branche ouverte avec une normale au plan arriÃ¨re de la face (vue de cÃ´tÃ©). Cette inclinaison dÃ©pend de la morphologie de la face. Les lunettes d'essais dont les branches sont Ã inclinaison variable peuvent servir Ã calculer cette inclinaison. Tous ces outils ont en commun le 30 manque de stabilitÃ© puisque nous devons les tenir nous-mÃªmes Ã la main sur le visage du sujet. Aujourd'hui : Nous souhaitons synthÃ©tiser l'ensemble de ces instruments en un 35 seul. Nous croyons en la conception d'un instrument de mesure qui pourra rÃ©unir l'ensemble de tous les appareils Ã©tudiÃ©s prÃ©cÃ©demment. VoilÃ l'objet de notre invention. 7 3065821 5 Ce genre d'outil sera sans doute l'instrument le plus prÃ©cis que l'on puisse imaginer pour que toutes ces mesures soient obtenues en mÃªme temps, en une seule Ã©tape, en un seul clic d'un ordinateur. Les montures de lunettes sont donc conÃ§ues et fabriquÃ©es Ã partir d'une forme de nez moyenne, la forme de nez moyenne pouvant 10 varier en fonction de la monture ainsi que d'autres paramÃ¨tres moyens du visage. Par consÃ©quent, toutes les montures de lunettes ne peuvent pas actuellement Ãªtre portÃ©es par tous les individus. L'invention a pour but de pallier ces inconvÃ©nients en fournissant un appareil de prises de vues et de mesures, notamment de 15 l'empreinte nasale, et autres paramÃ¨tres du visage les Ã©carts sphÃ©noÃ¯dal, auriculaire supÃ©rieur, temporal, pour reproduire le visage en trois dimensions sur un Ã©cran et obtenir les informations numÃ©risÃ©es de la forme du visage de l'individu. Pour obtenir des mesures prÃ©cises du visage nous positionneront 20 des micros capteurs de donnÃ©es adhÃ©sifs sur la peau du visage. Les emplacements de ces micros capteurs seront trÃ¨s prÃ©cis et permettrons d'obtenir en une Ã©tape l'ensemble des informations souhaitÃ©es et indispensables (voir fig. 17). Les capteurs de donnÃ©es sont au nombre de 15, 5 en vue de face, 5 sur le profil gauche (voir 25 vue de cÃ´tÃ© gauche (fig. 17)), et 5 sur le profil droit (vue de cÃ´tÃ© droit). Chaque capteur sera nommÃ© de cl Ã c15. Ceci dans le but de fabriquer une monture en acÃ©tate de cellulose ( ou dans certaines matiÃ¨res naturelles) parfaitement adaptÃ©e Ã la morphologie d'un individu. L'optimisation de la forme de la 30 monture est obtenue grÃ¢ce Ã l'empreinte nasale enregistrÃ©e par l'instrument. Ou de choisir les meilleures montures de lunettes d'un magasin en fonction des informations enregistrÃ©es par notre instrument de mesures. Selon un aspect de l'invention, il est proposÃ© un dispositif de prise 35 de vues numÃ©riques et de mesures d'un visage d'un individu comprenant un caisson nÂ°1, et un caisson nÂ°2, des moyens d'Ã©clairage du visage (3), un support de menton(4), des moyens de prises de vues numÃ©riques et de mesures du visage et des moyens 8 3065821 5 de transmission aptes Ã transmettre les informations relatives aux prises de vues et de mesures Ã des moyens de traitements. Selon une caractÃ©ristique gÃ©nÃ©rale de l'invention, le dispositif comprend des moyens de dÃ©placements des moyens de prises de vues et de mesures aptes Ã dÃ©placer les moyens de prises de vues et 10 de mesures en rotation autour du visage de l'individu, dans le plan horizontal et dans le plan vertical, les moyens de prises de vues et de mesures peuvent se dÃ©placer dans le plan vertical, et enfin le plateau oÃ¹ se situe l'individu peut effectuer une translation dans le plan horizontal, pour dÃ©terminer la distance de lecture :di. 15 On positionne des capteurs de donnÃ©es adhÃ©sifs sur la peau, ces points sont prÃ©cis et correspondent Ã des Ã©lÃ©ments de rÃ©fÃ©rences. Un tel dispositif permet de fournir une image tridimensionnelle de l'ensemble du visage de l'individu afin de le visualiser sur un Ã©cran dans l'espace et de pouvoir le bouger en rotation, donnant un 20 rendu particuliÃ¨rement rÃ©el du visage Ã un observateur. Les prises de vue sont dynamiques et continues ce qui fournit un rendu Ã l'Ã©cran particuliÃ¨rement rÃ©el. Les moyens de prise de vues peuvent avantageusement Ãªtre une camÃ©ra ou un scanner (5). 25 De prÃ©fÃ©rence, le dispositif comprend en outre des moyens de rÃ©glage du support de menton par rapport Ã un axe horizontal pour positionner le visage du patient dans au moins un des plan(s) de rotation des moyens de prises de vues. Le visage de l'individu se positionne sur un support menton cubique, graduÃ© composÃ© de trois 30 rÃ©glettes graduÃ©es et dont la rÃ©glette Z1 est amovible celles de X1 et Y1 sont des rÃ©glettes fixes (fig nÂ°16), l'ensemble est fixÃ© sur une tige mÃ©tallique horizontale (TH1), qui elle mÃªme est fixÃ©e sur une tige mÃ©tallique verticale(TV1) voir fig 16, cette tige verticale est soudÃ©e au fauteuil, de telle faÃ§on que le support menton, 35 cubique graduÃ© puisse effectuer une rotation autour de l'axe A4 dans le plan horizontal. Pour passer de la position 3 Ã la position 4 voir fig nÂ°14 Ã fig nÂ°15. En position 3 l'individu peut s'assoir dans le fauteuil ce qui ne serait pas le cas si le support menton cubique graduÃ© et dont la rÃ©glette Z1 est amovible Ã©tait en position 4. Une 9 3065821 5 fois que l'individu est assis dans le fauteuil on fait rÃ©aliser une rotation du support menton cubique graduÃ©, autour de l'axe A4, pour arriver Ã la position 4 afin que le support menton cubique graduÃ© se situe en face du visage de l'individu. Le dispositif comprend des moyens de rÃ©glages du support menton cubique 10 graduÃ© aptes Ã dÃ©placer verticalement et horizontalement le support menton cubique graduÃ©, ces moyens de rÃ©glages permettent de bien rÃ©gler et de bien centrer le visage de l'individu par rapport aux moyens de prise de vues et de mesures, (fig nÂ°17). Au niveau du support menton cubique graduÃ©, on a fixÃ© des mires au nombre de 15 3, une de face 1 cÃ´tÃ© gauche et 1 cÃ´tÃ© droit, de telle faÃ§on qu'Ã chaque temps de pause le scanner ou la camÃ©ra puisse faire la mise au point sur les mires. Au niveau du support menton cubique graduÃ©, nous avons donc 3 mires, afin que le scanner ou la camÃ©ra fasse la mise au point Ã chaque fin des temps de pause, Ces mires 20 se situent dans chaque plan Ã savoir 0Â°, 90Â°, 180Â° le premier cycle aura effectuÃ© une rotation complÃ¨te de 180Â° selon le rail Rl. Le visage est immobile il se situe dans le logement incurvÃ© du support menton, cubique graduÃ©. On Ã©vite ainsi tout mouvement du visage, ce paramÃ¨tre est trÃ¨s important pour avoir un rendu de l'image de 25 haute qualitÃ©. Les mires sont des rÃ©fÃ©rences, elles sont donc trÃ¨s importantes, car elles vont nous permettent d'avoir des repÃ¨res et Ã partir de ces points de repÃ¨res obtenir les mesures recherchÃ©es. Le support menton cubique graduÃ©, est liÃ© par rapport Ã 2 tiges mÃ©talliques l'une est verticale et l'autre horizontale. Pour plus 30 d'aisance notre fauteuil ne possÃ¨de qu'un seul accoudoir. Le fauteuil est fixÃ© au plateau, par 3 tiges filetÃ©es fig nÂ°18,. Dans le cas oÃ¹ la personne est handicapÃ©e et se situe dans un fauteuil roulant, nous aurons la possibilitÃ© d'enlever le fauteuil de base par le biais des 3 tiges filetÃ©es voir fig nÂ°18. Lorsque le fauteuil 35 roulant 10 3065821 5 se situe au centre du plateau, nous aurons un 2Ã¨me support menton dont la tige mÃ©tallique verticale est de plus grande taille, dont la fixation se fait directement dans le plateau tournant, dans une encoche (EN) voir fig nÂ°18. Ce support menton est fixÃ© aussi sur 2 tiges mÃ©talliques l'une verticale, et l'autre horizontale, afin 10 d'affiner les rÃ©glages de centrage, pour que le visage soit parfaitement centrÃ© par rapport aux moyens de prises de vues et de mesures. Le support menton est rÃ©glable en hauteur selon l'axe Y2 (voir fig nÂ°16) LÃ aussi le support menton va effectuer une rotation de 180Â° pour passer de la position 3 Ã la position 4 . Il 15 faudra aussi dÃ©velopper une rampe pour que le fauteuil roulant puisse accÃ©der au plateau ,puisqu'il y a une diffÃ©rence de hauteurs entre le sol et le plateau tournant. les 3 mires se situent sur le support menton cubique graduÃ©. La mire nÂ°1 qui est de face a une particularitÃ©, elle peut s'incliner Ã 90Â°. Pour que lors du second 20 cycle de prise de vues et de mesures, l'axe A3 du scanner ou de la camÃ©ra en position 2 ( fig nÂ°12 ) soit parallÃ¨le ou confondu Ã l'axe de la mire A5. C'est dans ces conditions que la mise au point est optimale. Ces prises de vues et de mesures sont toutes trÃ¨s importantes. C'est Ã partir de cette base que l'on pourra dÃ©velopper 25 le vrai sur mesure et donc obtenir des mesures fiables et prÃ©cises Les moyens de rÃ©glages permettent ainsi de correctement centrer le visage par rapport aux moyens de prise de vues avant de dÃ©buter les prises de vues. Les moyens de dÃ©placements peuvent avantageusement Ãªtre 30 configurÃ©s pour dÃ©placer les moyens de prise de vues dans un premier plan autour du visage le long d'un arc de cercle de 180Â° et dans second un plan orthogonal au premier plan le long d'un arc de cercle de 90Â°. Ces 2 plans de prise de vues sont absolument nÃ©cessaires pour 35 obtenir une vraie 3D notre instrument travaille sur les 3 axes X, Y, et Z voir fig nÂ°7. Ces plans sont perpendiculaires. Ces axes sont indispensables pour caractÃ©riser une image en 3 dimensions. Ce sont les conditions sine qua nones pour obtenir le volume du visage du client. Par consÃ©quent les dÃ©placements de l'instrument 11 3065821 5 de prises de mesures et de vues se font dans le plan Ã 180Â° et dans le plan Ã 90Â°, ces deux plans de travail sont obligatoires. Avantageusement, les moyens de dÃ©placements peuvent comprendre un rail de guidage Ri pour dÃ©placer les moyens de prises de vues dans le premier plan Ã 0Â°, plan horizontal et un 10 second rail de guidage R2 pour dÃ©placer les moyens de prises de vues dans le second plan Ã 90Â° plan vertical. Les rails R3 et R4 permettent le dÃ©placement de l'ensemble du dispositif (camÃ©ra ou scanner, rail Ri et le rail R2 ainsi que les lumiÃ¨res Li,L2,L3et L4) ce rÃ©glage permet de centrer le dispositif, en hauteur par rapport au 15 visage de l'individu pour un bon centrage. Le dispositif peut en outre comprendre des moyens Ã©lectroniques de commande aptes Ã piloter les moyens de dÃ©placements. Les rails R5 et R6 permettent la translation dans le plan horizontal de l'ensemble du plateau fauteuil et l'individu, c'est l'ensemble qui se dÃ©place vers les 20 moyens de prises de vues et de mesures dans le but de dÃ©terminer la distance de lecture: di. Avantageusement, les moyens d'Ã©clairage peuvent comprendre une pluralitÃ© de tubes fluorescents agencÃ©s dans le caisson pour gÃ©nÃ©rer un Ã©clairage homogÃ¨ne et sans ombre. On obtient ainsi une 25 lumiÃ¨re structurÃ©e. De prÃ©fÃ©rence, le support menton cubique graduel comprend un logement incurvÃ© pour recevoir le menton. Selon un autre aspect de l'invention, il est Ã©galement proposÃ© un appareil de numÃ©risation de la forme d'un visage d'un individu 30 comprenant un dispositif de prises de vues tel que dÃ©fini ci-dessus, des moyens de traitement des prises de vue aptes Ã mesurer des paramÃ¨tres du visage Ã partir des prises de vues numÃ©riques et Ã reconstituer une image numÃ©rique en trois dimensions du visage de l'individu. 35 De prÃ©fÃ©rence, l'appareil comprend en outre un Ã©cran de visualisation apte Ã afficher l'image en trois dimensions du visage de l'individu. La reprÃ©sentation tridimensionnelle du visage peut ainsi Ãªtre visualisÃ©e sur l'Ã©cran et il est ensuite possible d'ajouter Ã l'Ã©cran 12 3065821 5 des montures de lunettes ajustÃ©es Ã la morphologie du client pour se rendre compte du rendu final avant la fabrication des montures. Les paramÃ¨tres des montures tels que la couleur, la forme, peuvent Ãªtre ajustÃ©s sur l'Ã©cran. On positionne les capteurs de donnÃ©es adhÃ©sifs ou des gommettes, 10 sur le visage du l'individu. Au niveau du nez les points c3, cil et c6 vont se trouver sur une languette, qu'on appelle un Patch nasal. Ce patch nasal va Ã©pouser parfaitement la forme du nez, on va le positionner exactement lÃ oÃ¹ la monture va se positionner c'est un Ã©lÃ©ment de rÃ©fÃ©rence. La face interne du patch va permettre de 15 recueillir le niveau du sÃ©bum de la peau au niveau du nez, la face externe est composÃ© de fibres de plÃ¢tre qui aprÃ¨s un laps de temps court va se rigidifier le but Ã©tant d'obtenir l'empreinte nasale. Grace Ã cette empreinte on peut obtenir la forme du nez. Cette technique nous permet d'obtenir une empreinte pour rÃ©aliser des 20 lunettes sur mesure et obtenir une assise nasale optimale de la monture. Pour aller du point c6 Ã c3 puis de c3 Ã cll nous allons utiliser soit un stylet numÃ©rique ou un stylo numÃ©rique 3D (fig nÂ°32 /fig nÂ°34) pour obtenir l'ensemble de tous les points de c6 Ã cll en passant par le point c3. Nous voulons une assise nasale 25 parfaite et de ce fait, dÃ©velopper l'usinage des lunettes point par point. On obtiendra par ce procÃ©dÃ© une courbe nasale trÃ¨s prÃ©cise, point par point, depuis les repÃ¨res c6 Ã cll en passant par c3 ,fig nÂ°32/fig nÂ°34. Sur la face externe du patch nasal, celui ci est composÃ© de fibres de plÃ¢tre avec des points de rÃ©fÃ©rences qui 30 serviront de repÃ¨re, ce qui va nous permettre de dÃ©terminer la courbe nasale Ã l'aide de notre stylet numÃ©rique ou stylo numÃ©rique 3D. Cela va nous permettre, aussi de dÃ©finir la distance verre oeil, l'angle de l'arÃªte nasal, l'angle de face droit et l'angle de face gauche ainsi que l'angle de chasse droit et l'angle de chasse 35 gauche. Ces informations sont donnÃ©es Ã la suite des traitements des donnÃ©es par notre dispositif de prises de mesures et de vues. 13 3065821 5 On positionne les capteurs de donnÃ©es adhÃ©sifs sur le visage du l'individu. Car l'instrument nous permet d'obtenir des mesures. On rÃ¨gle la hauteur des yeux du client par rapport Ã des moyens de prises de vues du dispositif, on capture au moins une prise de vue sÃ©quentiellement ou en continue selon un arc de cercle de 180Â° 10 dans le plan horizontal et selon un arc de cercle de 90Â°dans un plan vertical, puis on traite l'ensemble des informations prises par les moyens de prise de vues pour reconstituer une image tridimensionnelle du visage de l'individu et on visualise l'image tridimensionnelle sur un Ã©cran. 15 D'autres avantages et caractÃ©ristiques de l'invention apparaÃ®tront Ã l'examen de la description dÃ©taillÃ©e d'un mode de rÃ©alisation de l'invention, nullement limitatif, et des dessins annexÃ©s, sur lesquels : - la figure 1 prÃ©sente schÃ©matiquement une portion d'un visage 20 vue de face ; - la figure 2 prÃ©sente deux exemples diffÃ©rents de forme de nez ; - la figure 3 prÃ©sente trois exemples diffÃ©rents d'angles de face ; - la figure 4 prÃ©sente trois exemples de forme de nez vus de profil . 25 - la figure 5 prÃ©sente une vue de dessus d'un nez ; - la figure 6 prÃ©sente cinq exemples d'angles de chasse ; - la figure 7 prÃ©sente une vue en perspective du dispositif de prises de vues et de mesures, en position 1. - la figure nÂ°8 prÃ©sente une vue de dessus du dispositif de prises 30 de vues et de mesures. - la figure nÂ°9 prÃ©sente une vue de face du dispositif de prises de vues et de mesures. - la figure nÂ°10 et 10 bis prÃ©sente le dispositif en position nÂ°1 fig 10a (Ã 0Â°) fig 10b (Ã 90Â°) et fig 10c (Ã 180Â°) . 35 - la figure nÂ°11 prÃ©sente le dispositif qui rÃ©alise une rotation dans le plan vertical. - la figure nÂ°12 prÃ©sente le dispositif dont la mire est Ã l'horizontal. 14 3065821 5 - la figure nÂ°13 prÃ©sente la translation dans le plan horizontal du fauteuil + plateau TM + l'individu dÃ©terminer la distance de lecture : di. - la figure nÂ°14 prÃ©sente le support menton cubique graduel en position 3. 10 - la figure nÂ°15 prÃ©sente le support menton cubique graduel en position 4. - la figure nÂ°16 prÃ©sente le support menton cubique graduel, une vue en perspective. - la figure nÂ°17 prÃ©sente le visage de l'individu en position de 15 face, et en position cÃ´tÃ© gauche, au niveau du support menton incurvÃ©, avec les capteurs ou des gommettes. -la figure nÂ° 18 illustre schÃ©matiquement une vue de dessus et de coupe du plateau. - la figure nÂ° 19 prÃ©sente schÃ©matiquement les paramÃ¨tres obtenus 20 en vue de face, vue de dessus et vue de cÃ´tÃ© gauche; - la figure nÂ° 20 prÃ©sente une vue de face prÃ©sentant le visage de l'individu avec l'ensemble des paramÃ¨tres mesurÃ©s; - la figure nÂ° 21 prÃ©sente une vue de dessus de l'individu pour dÃ©terminer le galbe frontal (cÃ´tÃ© droit). 25 - la figure nÂ° 22 prÃ©sente l'obtention des mesures des paramÃ¨tres de la monture des lunettes. - la figure nÂ° 23 prÃ©sente une superposition du visage en 3D et mesures du visage et la monture des lunettes. - la figure nÂ° 24 prÃ©sente vue du cÃ´tÃ© droit du squelette prenant en 30 compte les points, frontal droit cl, le point sphÃ©noÃ¯dal, le point temporal et le point auriculaire, du cÃ´tÃ© droit. - la figure nÂ° 25 prÃ©sente une vue de face du squelette les quatre points principaux pour dÃ©terminer l'angle de galbe droit et l'angle de galbe gauche. 35 - la figure nÂ°26 prÃ©sente une vue de dessus dans le cas d'un individu symÃ©trique. - la figure nÂ°27 prÃ©sente une vue de dessus dans le cas d'un individu asymÃ©trique. - la figure nÂ°28 prÃ©sente une vue de face de l'orbite oculaire droit. 15 3065821 5 - la figure nÂ°29 prÃ©sente les diffÃ©rents Ã©tages du visage. - la figure nÂ°30 prÃ©sente les diffÃ©rentes formes de visages. - la figure nÂ°31 prÃ©sente les caractÃ©ristiques de la peau. - la figure nÂ°32 prÃ©sente la courbe nasale en vue de face. - la figure nÂ°33 prÃ©sente la courbe nasale en vue de dessus. 10 - la figure nÂ°34 prÃ©sente la courbe nasale en vue de face dans le cas d'une irrÃ©gularitÃ©. - la figure nÂ°35 prÃ©sente une fraiseuse numÃ©rique. - la figure nÂ°36 prÃ©sente la sonde de la peau en position initiale. - la figure nÂ°37 prÃ©sente la sonde de la peau gÃ©nÃ©rant une pression 15 sur la peau du nez. - la figure nÂ°38 prÃ©sente la sonde de la peau mesurant la tonicitÃ©, l'Ã©lasticitÃ© et le degrÃ© de marquage de la peau en fonction du poids des lunettes. - la figure nÂ°39 prÃ©sente l'Ã©cart ODG en vision de prÃ¨s. 20 - les figures 40a, 40b, 40c reprÃ©sentent les ratios au niveau des tÃ©lÃ©phones portables et tablettes numÃ©riques. Sur la figure 1 est illustrÃ©e une portion de visage vue de face. De face, le nez prÃ©sente une largeur qui varie de sa racine situÃ©e Ã peu prÃ¨s entre les deux yeux Ã son sommet portant les deux orifices 25 nasaux. En lunetterie, la valeur prise en compte pour la largeur du nez est la largeur mesurÃ©e dans le plan de la monture de lunettes. Cette largeur est mesurÃ©e dans un plan relativement parallÃ¨le Ã la face du visage et coupant le nez Ã une distance de 12 mm du sommet de la cornÃ©e des yeux. L'apprÃ©ciation de cette largeur est 30 assez aisÃ©e dans le cas d'un nez saillant et de forme rÃ©guliÃ¨re. Elle est plus difficile en revanche pour des nez moins dÃ©veloppÃ©s, notamment moins en saillie, comme chez les jeunes enfants, ou des nez trÃ¨s Ã©patÃ©s. En fonction de la hauteur Ã laquelle l'individu porte ses lunettes sur son nez, non seulement la largeur 35 16 3065821 5 nasale de la monture varie, mais Ã©galement les angles de la monture tels que l'angle de face a et l'angle de chasse O. De chaque cÃ´tÃ© du nez, un angle de face a, visible sur la fig nÂ°1, est l'angle formÃ© entre la direction s'Ã©tendant entre la racine du nez et le sommet du nez et la direction verticale. Comme illustrÃ© sur la 10 fig nÂ°1, dans une vue de face du visage de l'individu, si on prend une premiÃ¨re droite passant par les yeux de l'individu, un angle de face a est l'angle formÃ© par une droite perpendiculaire Ã la premiÃ¨re droite au point de coupe du nez avec la premiÃ¨re droite et la droite passant par ce point de coupe et tangent Ã l'extÃ©rieur de la 15 racine du nez. Les angles de face a sont les angles Ã droite et Ã gauche du nez formÃ©s par une ligne verticale et une ligne imaginaire tangente Ã chaque cÃ´tÃ© du nez et figurant la pente latÃ©rale nasale. En principe, la racine du nez est la partie la plus Ã©troite du nez comme cela est illustrÃ© sur la portion de visage 20 prÃ©sentÃ©e sur la partie (a) de la fig nÂ°2. Mais il existe des exceptions avec des configurations comme prÃ©sentÃ©e sur la partie (b) de la fig nÂ°2. Le type de nez illustrÃ© sur la partie (b) de la fig nÂ°2 pose des difficultÃ©s pour ajuster les lunettes, les formes classiques des montures actuelles n'Ã©tant pas prÃ©vues pour ces 25 formes particuliÃ¨res. La fig nÂ°3 prÃ©sente trois exemples d'angles de face pour trois morphologies de nez diffÃ©rentes, symÃ©triques ou dissymÃ©triques Pour mesurer les angles de face sur un visage, on mesure une premiÃ¨re largeur n au niveau oÃ¹ l'individu Ã l'habitude de porter ses lunettes, et on marque l'endroit de la mesure. Puis, 30 depuis cette marque, on descend d'une hauteur fixe, par exemple 27 mm, et on mesure une autre largeur de nez n' en distinguant la contribution droite de la contribution gauche dans le cas oÃ¹ le nez n'est pas symÃ©trique. On dÃ©termine alors les angles de face Ã partir de des deux largeurs de nez et de la hauteur. La fig nÂ°4 prÃ©sente 35 trois exemples de forme de nez vus de profil. Comme cela est illustrÃ© sur les exemples de la fig nÂ°4, par rapport Ã l'arcade sourciliÃ¨re et Ã l'apophyse montante du maxillaire supÃ©rieur, la racine du nez peut Ãªtre creuse, cave, parallÃ¨le ou saillante. La projection classique est la distance du sommet de la cornÃ©e Ã la 17 3065821 5 racine du nez. Cette cote est positive, nulle ou nÃ©gative, selon que la racine est en avant, sur ou en arriÃ¨re de l'axe tangent aux deux cornÃ©es comme respectivement prÃ©sentÃ© sur les trois exemples de la fig nÂ°4. Un opticien juge le saillant du pont de la future monture en fonction du plan vertical, ou lÃ©gÃ¨rement inclinÃ© en avant, situÃ© Ã 10 12 mm en avant de la cornÃ©e. Sur la fig nÂ°5 est reprÃ©sentÃ©e une vue de dessus d'un nez. Vu de dessus, le nez prÃ©sente un angle de chasse 0. L'angle de chasse 0 est l'angle formÃ© entre le plan horizontal et le nez lorsqu'on regarde le nez de dessus. Les angles de chasse 0 dÃ©finissent l'empattement du nez. Selon les 15 morphologies, l'angle de chasse 0 peut Ãªtre supÃ©rieur ou Ã©gal Ã 50Â°, compris entre 30Â° et 50Â°, compris entre 10Â° et 30Â°, voire infÃ©rieur Ã 10Â° et mÃªme nul chez certains individus comme cela est illustrÃ© sur les cinq exemples d'angle de chasse de la fig nÂ°6. Sur des montures possÃ©dant des ailettes nasales rÃ©glables, l'angle de 20 chasse de la monture peut Ãªtre adaptÃ© aprÃ¨s conception de la monture. Mais sur des montures en acÃ©tate de cellulose et en matiÃ¨res naturelles ne possÃ©dant pas d'ailettes nasales, aucune adaptation n'est possible aprÃ¨s la fabrication de la monture. Pour adapter les montures de lunettes Ã la forme du visage de 25 l'invention, il est prÃ©vu dans un mode de rÃ©alisation un appareil de numÃ©risation de la forme d'un visage d'un individu comprenant un dispositif de prise de vues, des moyens de traitement des prises de vues aptes Ã mesurer des paramÃ¨tres du visage Ã partir des prises de vues numÃ©riques et Ã reconstituer une image numÃ©rique en trois 30 dimensions du visage de l'individu et un Ã©cran de visualisation apte Ã afficher l'image en trois dimensions du visage de l'individu. Sur la fig nÂ°7 est prÃ©sentÃ© un dispositif de prises de vues numÃ©riques d'un visage d'un individu selon un mode de rÃ©alisation de l'invention. Le dispositif comprend un caisson nÂ°1, de forme 35 parallÃ©lÃ©pipÃ©dique, dans lequel se situe les rails Ri et R2 destinÃ© Ã recevoir le visage d'un individu au travers d'une ouverture. Dans le caisson nÂ°1 sont montÃ©s un Ã©clairage 3,et les moyens de prises de vues et de mesures. Un caisson nÂ°2 de forme parallÃ©lÃ©pipÃ©dique, qui est fixe. L'Ã©clairage 3 comprend une pluralitÃ© de lampes 18 3065821 5 fluorescentes agencÃ©es dans le caisson 1 de maniÃ¨re Ã crÃ©er une lumiÃ¨re structurÃ©e homogÃ¨ne et ne gÃ©nÃ©rant pas d'ombres sur le visage. le caisson nÂ°1 est mobile par rapport au caisson nÂ°2 par le biais des rails R3 et R4, ce qui permet une translation du caisson nÂ°1 dans le plan vertical par rapport au caisson nÂ°2 qui lui mÃªme 10 est immobile et fixe, pour rÃ©aliser le centrage des moyens de prises de vues et de mesures par rapport Ã l'individu. Comme cela est illustrÃ© sur la fig nÂ°10, l'Ã©clairage( 3) comprend quatre nÃ©ons L1, L2, L3, L4 qui sont avantageusement positionnÃ©s pour crÃ©er la lumiÃ¨re structurÃ©e. L'Ã©clairage (3) pourrait en variante comprendre 15 des tubes fluorescents calibrÃ©s Ã 6500 K. Le dispositif comprend en outre, disposÃ©s dans le caisson 1, des moyens de prise de vues 5 tels qu'une une camÃ©ra ou un scanner solidaires de moyens de dÃ©placements , visibles sur la figure nÂ°10, et couplÃ©s Ã des moyens de transmission des informations recueillies Ã une unitÃ© de 20 traitement. Le dispositif 1 comprend des moyens de rÃ©glage du support de menton 4 aptes Ã dÃ©placer verticalement le support de menton 4. Les moyens de rÃ©glage permettent ainsi de bien centrer le visage de l'individu par rapport aux moyens de prise de vues 5. Le rÃ©glage de la hauteur des moyens de prises de vues et de 25 mesures se fait Ã l'aide des rails R3 et R4. le caisson nÂ°1 est mobile dans le plan vertical par rapport au caisson nÂ°2 qui lui est fixe. Le caisson nÂ°2 ne va pas jusqu'au sol, il commence Ã une hauteur de 70 cm du sol et s'arrÃªte Ã 1.7 M soit un caisson dont la hauteur est de 1M. Le fait que ce second caisson nÂ° 2 commence Ã une hauteur 30 de 70CM permet lorsqu'il y a la translation dans le plan horizontal de l'ensemble plateau TM, fauteuil et l'individu de pouvoir dÃ©terminer le distance de lecture: di. Cette diffÃ©rence de profondeur dÃ©termine une zone de dÃ©crochement et permet aux personnes corpulentes de pouvoir dÃ©terminer la distance de lecture 35 :di, en vision de prÃ¨s. Elle permet une plus grande aisance au niveau des genoux et des jambes de l'individu ainsi que l'encombrement du plateau TM. Les moyens de prise de vues 5 sont montÃ©s mobiles sur les moyens de dÃ©placements qui comprennent deux rails circulaires R1 et R2 comme cela est illustrÃ© 19 3065821 5 sur les fig nÂ°10 Ã fig nÂ°12. Le premier rail R1 permet de dÃ©placer les moyens de prise de vues 5 dans un plan horizontal selon un arc de 180Â° autour du visage. Le second rail R2 permet de dÃ©placer les moyens de prise de vues 5 dans un plan vertical selon arc de 90Â°. Ces rÃ©glages sont opÃ©rÃ©s de maniÃ¨re Ã centrer le visage du patient 10 par rapport aux moyens de prise de vues 5 placÃ©s dans une position neutre initiale. Une fois la tÃªte de l'individu en position au niveau du support menton cubique graduel, l'Ã©clairage 3 est allumÃ©. Les moyens de prise de vues 5 dÃ©butent alors une sÃ©rie de prises de vue, ou une prise de vue en continue, tout d'abord dans le plan 15 horizontal en dÃ©crivant le premier arc circulaire de 180Â° en suivant le premier rail R1. Puis en dÃ©crivant l'arc vertical de 90Â° en suivant le second rail R2. Le cycle peut Ã tout moment Ãªtre interrompu par l'utilisateur, Ã l'aide d'une commande d'arrÃªt du dispositif prÃ©sente sur le dispositif ou bien sur une commande Ã 20 distance. Une fois le cycle de prises de vue terminÃ©, l'ensemble des informations est transmis Ã l'unitÃ© de traitement Ã l'aide des moyens de communication . Les moyens de communication peuvent Ãªtre des moyens d'Ã©mission/rÃ©ception sans fil, ou bien une connexion filaire telle qu'un port USB. L'individu et l'utilisateur 25 peuvent ensuite visualiser sur l'Ã©cran de l'appareil la reprÃ©sentation tridimensionnelle du visage et ajouter la reprÃ©sentation tridimensionnelle d'une monture de lunettes dont les paramÃ¨tres ont Ã©tÃ© adaptÃ©s Ã la morphologie du visage comme cela est illustrÃ© sur la fig nÂ°23. La monture peut Ãªtre choisie parmi une 30 gamme variÃ©e de montures. Certains paramÃ¨tres d'une mÃªme monture sont ensuite Ã©ditables, comme par exemple, la couleur ou l'imprimÃ© ou le motif sur la monture, la forme des branches ou de la face de la monture, l'Ã©paisseur de la monture. 35 L'appareil de numÃ©risation selon l'invention permet de reproduire le visage d'un individu en trois dimensions sur un Ã©cran et obtenir les informations numÃ©risÃ©es de la forme du visage de l'individu. Ceci dans le but de fabriquer une monture en acÃ©tate de cellulose ou 40 d'autres matiÃ¨res naturelles le bois, parfaitement adaptÃ©e Ã la morphologie d'un individu. L'optimisation de la forme de la 20 3065821 5 monture est notamment obtenue pour l'assise nasale de la monture grÃ¢ce Ã l'empreinte nasale enregistrÃ©e par le dispositif, ainsi que l'ensemble des paramÃ¨tres du visage. Ou dans le but de proposer la meilleure sÃ©lection de montures de lunettes en quasi parfaite harmonisation et adÃ©quation par rapport 10 aux paramÃ¨tres morphologiques de l'individu. L'instrument de prises de mesures et de vues associÃ© aux capteurs de donnÃ©es adhÃ©sifs nous permet d'obtenir l'ensemble des paramÃ¨tres du visage (voir fig. 19 fig 20).11 nous permet de dÃ©finir: 15 Afl :angle de face droit/ Af2: angle de face gauche/n: largeur nasale/ OD: Ã©cart pupillaire droit/OG: Ã©cart pupillaire gauche/ di: distance de lecture. Acl: angle de chasse droit/ Ac2: angle de chasse gauche. sl: distance entre le centre de la pupille droite et la base du sourcil 20 droit s2:distance entre le centre de la pupille gauche et la base du sourcil gauche. pl:distance entre le centre de la pupille droite et le sommet de la joue droite. p2: distance entre le centre de la pupille gauche et le sommet de la 25 joue gauche. h: hauteur nasale. (R): l'Ã©cart entre le rocher droit et le rocher gauche. Cette mesure est rÃ©alisÃ© grÃ¢ce aux capteurs c10 et c15 (A): l'Ã©cart auriculaire supÃ©rieur. Cette mesure est rÃ©alisÃ© grÃ¢ce aux 30 capteurs c9 et c14. (T): l'Ã©cart temporal. Cette mesure est rÃ©alisÃ© grÃ¢ce aux capteurs c8 et c13. (S) l'Ã©cart sphÃ©noÃ¯dal. Cette mesure est rÃ©alisÃ© grÃ¢ce aux capteurs c7 et c12. 35 Acr: angle de crÃªte. (C1) l'arc de cercle qui dÃ©finit le galbe morphologique de l'individu. Cette mesure est rÃ©alisÃ©e grÃ¢ce aux capteurs cl et c4 (voir fig nÂ°26). Toutes ces mesures seront prises en une seule Ã©tape. 40 Comme c'est Ã la fois un instrument de mesures et de vues nous obtiendrons lÃ©s paramÃ¨tres sur le visage du client en 3D.( voir fig nÂ°20). Nous aurons donc une superposition entre les mesures et le visage en 3 dimensions. L'aspect technique: les montures de lunettes ont aussi des mesures. 45 donc, dans le cas d'une sÃ©lection, le but Ã©tant la meilleure adÃ©quation entre les paramÃ¨tres du visage et ceux de la monture. le second cas, Ã©tant en fonction des informations recueillies par notre instrument est la rÃ©alisation d'une monture fait sur mesure qui intÃ©grera toutes les asymÃ©tries, (qui en rÃ¨gle gÃ©nÃ©rale sont faibles), 50 qui vont apporter une vraie qualitÃ© de confort et qui visuellement sera esthÃ©tique. 21 3065821 5 Quand on aura choisi les montures de lunettes, on se focalisera uniquement sur l'aspect esthÃ©tique. le visage qui a Ã©tÃ© modÃ©lisÃ© en 3D va se mouvoir avec la monture de lunettes qui elle aussi aura Ã©tÃ© modÃ©lisÃ©e. On aura donc une superposition des 2 modÃ©lisations. 10 de mÃªme que pour le visage la modÃ©lisation des lunettes se fait selon 2 axes principaux et perpendiculaires. c'est la condition pour obtenir une image en 3 dimensions . La vue de dessus est trÃ¨s importante lors de la prise de vues d'une monture car elle nous permet d'obtenir le galbe de celle-ci. qui devrait Ãªtre parallÃ¨le au galbe du front de 15 l'individu ( dans le cadre d'une monture de lunettes sur mesure) voir fig nÂ°21. L'industrie des verres ophtalmiques telle que les verres progressifs se font Ã l'unitÃ© en fonction des paramÃ¨tres inscrits sur l'ordonnance rÃ©alisÃ©e par un professionnel de la vue: l'ophtalmologiste. Nous 20 souhaitons faire une transposition dans l'approche du verre ophtalmique vers les montures de lunettes. En fonction des diffÃ©rents paramÃ¨tres recueillis par notre outil, nous pourrons fabriquer une monture sur mesure. L'idÃ©e est que chaque individu avec ces particularitÃ©s propres Ã sa morphologie, doit avoir des lunettes 25 uniques et parfaitement adaptÃ©es. Nous sommes dans une dÃ©marche et une rÃ©flexion oÃ¹ le confort de porter une monture doit Ãªtre optimal pour chaque visage il y aura toujours une forme qui conviendra mieux que les autres et cela indÃ©pendamment des modes et des styles. C'est pourquoi l'Ã©tude des visages est si importante, leurs 30 formes leurs proportions et l'emplacement particulier de chaque Ã©lÃ©ment constitutif. Prenons par exemple : les montures, en mÃ©tal comme en plastique ont tantÃ´t des tenons hauts, tantÃ´t des tenons bas, parfois trÃ¨s bas, nous avons vu que les oreilles peuvent Ãªtre situÃ©es plus ou moins hautes par rapport Ã la ligne pupillaire. Il est 35 ridicule de vendre une monture avec des tenons hauts Ã une personne dont les oreilles sont trÃ¨s basses et inversement, des tenons bas Ã celui ou celle dont les oreilles sont trÃ¨s au-dessus de la position moyenne. A la base tout l'art de l'opticien lunetier consiste Ã adapter sa technique aux exigences visuelles et aux donnÃ©es anatomiques de 40 chaque individu. Notre dispositif de prise de mesures et de vues 3D va nous permettre: 45 1) Avoir le meilleur choix des lunettes. 2) Ou Fabriquer des lunettes sur mesure. 50 22 3065821 5 VERRES OPHTALMIQUES SUR MESURE A partir d'une monture sur mesure, on va Ã©tudier les verres ophtalmiques. Ce sont des nouvelles gÃ©omÃ©tries de verres 10 ophtalmiques progressifs et unifocaux. Notre invention va crÃ©er la conception de nouvelles gÃ©omÃ©tries de verres ophtalmiques progressifs ou unifocaux basÃ©es sur des modes de calculs nouveaux intÃ©grant des paramÃ¨tres nouveaux, les rayons de courbures frontaux droit et gauche. 15 lors d'un entretien avec le docteur Quercia voila la teneur de nos propos: selon lui : Tous les patients savent que les montures doivent rÃ©pondre Ã certains critÃ¨res. Il leur est prÃ©cisÃ©, avec insistance: que 20 les montures doivent Ãªtre galbÃ©es, voire de faÃ§on asymÃ©trique (Il y a en rÃ¨gle gÃ©nÃ©rale une asymÃ©trie de l'os malaire), avec une stabilitÃ© antÃ©ropostÃ©rieur sur le nez et une stabilitÃ© horizontale parfaite. Il faut traiter les lunettes comme un instrument d'optique de haute prÃ©cision. 25 Selon lui, le principe de base montre qu'une variation infÃ©rieur de 2Â° de la direction d'un oeil est capable de changer le tonus musculaire des muscles posturaux. Au delÃ , le sujet change globalement de position et de direction, mais sans modifier le tonus des muscles les uns par rapport aux autres. Ainsi la prÃ©cision des lunettes doit Ãªtre 30 de l'ordre du degrÃ©. Ce sont les rayons pÃ©riphÃ©riques qui provoquent cette rÃ©action et toutes les rÃ¨gles apprises classiquement par les ophtalmologistes et les opticiens qui s'intÃ©ressent surtout Ã la vision centrale sont Ã mettre de cÃ´tÃ©. Pour avoir une action optimale sur la vision pÃ©riphÃ©rique, les lunettes doivent Ãªtre galbÃ©es. La rÃ©alisation 35 du galbe adaptÃ© et l'obtention d'une bonne vision pÃ©riphÃ©rique obligent souvent Ã choisir une monture large. Le galbe doit Ãªtre obtenu de maniÃ¨re dÃ©finitive avant le calcul du montage des verres. De cet Ã©change s'est renforcÃ©e mon idÃ©e de base Ã savoir Quel est la valeur du galbe de la monture? Quel serait le galbe parfait des 40 lunettes par rapport Ã la morphologie du client? Quel en est la mesure? et par consÃ©quent quel est la cambrure des verres ophtalmiques qui Ã©pouseraient le galbe de la monture? 45 Quel serait le galbe idÃ©al de la monture optique ou solaire correctrices par rapport Ã la morphologie du client, pour que nous puissions dÃ©finir les caractÃ©ristiques des verres ophtalmiques. 23 3065821 5 A partir des paramÃ¨tres recueillis par un outil, que nous puissions fabriquer une monture en acÃ©tate de cellulose, (monture plastique) ou autres matiÃ¨res naturelles le bois, l'Ã©caille , le bambou, la corne. Ces matiÃ¨res nous permettent de dÃ©velopper des montures de lunettes sur mesure, qui n'est pas le cas par exemple des monture en mÃ©tal. 10 Nous produirons des lunettes (verres ophtalmiques et monture) Ã l'unitÃ©. Et obtenir avec prÃ©cision les diffÃ©rentes informations Ã savoir les angles de chasses, les angles de faces, ainsi que l'angle de l'arÃªte nasale (angle de crÃªte) et tous les autre paramÃ¨tres du visage, pour rÃ©aliser, aprÃ¨s traitement des informations par le biais d'un 15 ordinateur, une monture de lunettes parfaitement adaptÃ©e Ã la morphologie du client. les rayons de courbures frontaux, droit et gauche sont trÃ¨s importants, car Ã partir de ces informations , elles vont nous 20 permettent de concevoir une monture optique ou solaire correctrice, parfaitement adaptÃ©e. l'angle de galbe de la monture sera parallÃ¨le aux rayons de courbures frontaux (droit et gauche).les verres galbÃ©s ont des propriÃ©tÃ©s optiques plus intÃ©ressantes que des verres optiques standards. 25 Par rapport au galbe idÃ©al de la monture, quel serait le galbe idÃ©al des verres par rapport Ã la morphologie du client, pour avoir un rÃ©sultat au niveau optique optimisÃ© 30 Aujourd'hui cette information du rayon de courbure frontal droit et gauche, n'est ni mesurÃ© par l'ophtalmologiste ni par l'opticien, ni par l'optomÃ©triste. De ce fait aucun verrier ne fabrique ce type de produits, avec ce 35 type de paramÃ¨tres qui nous intÃ©ressent sont les rayons de courbures de la partie droite et de la partie gauche du front. A partir de ces paramÃ¨tres obtenus on aura une monture dont le galbe est identique aux rayons de courbures frontaux. 40 On part de la morphologie du client, on mesure les paramÃ¨tres, qui sont nÃ©cessaires pour dÃ©velopper le sur mesure, l'un des Ã©lÃ©ments essentiel Ã©tant les rayons de courbures frontaux, pour la rÃ©alisation d'une monture dont le galbe est identique aux rayons de courbures frontaux. 45 50 24 3065821 5 Sur cette base on va rÃ©aliser des verres ophtalmiques dont la base est parallÃ¨le Ã celle de la monture. On obtiendra des verres ophtalmiques sur mesures dont le confort sera optimisÃ©. Actuellement l'industrie en lunetterie conÃ§oit des 10 gammes des montures standardisÃ©es. Les galbes de ces montures sont standards. De ces paramÃ¨tres va dÃ©couler la conception d'une monture sur mesure sur laquelle on va rÃ©aliser la production de verres 15 ophtalmiques sur mesures. On obtiendra une assise de la monture qui sera optimale, et qui correspondra aux spÃ©cificitÃ©s et aux particularitÃ©s des traits physiques de l'individu. Chaque personne est unique, votre 20 monture de lunettes devrait Ãªtre aussi unique. C'est la monture qui s'adapte Ã la morphologie du visage, et non le contraire. Partant de cette base, nous allons fabriquer des verres ophtalmiques selon diffÃ©rents paramÃ¨tres. Ces verres ophtalmiques vont compenser des dÃ©fauts de vision (dÃ©terminer par des ophtalmologistes). Dans 25 notre rÃ©flexion de l'optimisation du confort, l'un des paramÃ¨tres qui va retenir notre attention est la mesure du galbe de l'os frontal, qui sera dÃ©terminÃ© en millimÃ¨tres (ou qui peut Ãªtre dÃ©terminÃ© en degrÃ©). Nous souhaitons avoir une rÃ©flexion plus poussÃ©e, pour obtenir un 30 Ã©quipement parfaitement adaptÃ© et trÃ¨s confortable. Aujourd'hui il y a 2 grands secteurs d'activitÃ©s, 2 grandes industries les verres ophtalmiques et les montures optiques et solaires. Nous voulons avoir une vision globale des lunettes 35 optiques correctrices sur mesure (monture + verres) soit l'association de ces 2 univers. l'opticien positionne des verres ophtalmiques, en fonction d'une ordonnance mÃ©dicale, ce qui va donc engendrer confort visuel et 40 une stabilitÃ© de l'Ã©quipement optique avec comme particularitÃ© de tenir en compte le rayon de courbure frontal droit et du rayon de courbure frontal gauche, on pourra exprimÃ© ces 2 paramÃ¨tres en millimÃ¨tres, pour le cÃ´tÃ© droit et pour le cÃ´tÃ© gauche du front. 45 50 25 3065821 5 les montures sont la base du support des verres ophtalmiques. Les familles de montures qui vont nous intÃ©ressÃ© sont l'acÃ©tate de cellulose (plastique) et les matiÃ¨res naturelles. L'intÃ©rÃªt premier de ces matiÃ¨re Ã©tant l'usinage en fonctions des paramÃ¨tres du visage. Notre vision est le dÃ©veloppement du sur mesure tant au niveau de la 10 monture que des verres ophtalmiques. Os du crÃ¢ne: le frontal, impair ou os du front, lame osseuse compacte dure. La 15 base du frontal forme la voute orbitaire et des arcades sourciliÃ¨res. On notera l'Ã©chancrure sous-orbitaire oÃ¹ passe le nerf frontal externe, point nÃ©vralgique important, c'est cette partie du crane qui va nous intÃ©ressÃ© pour dÃ©terminer et mesurer les rayons de courbures frontaux droit et gauche, ces deux mesures pourront s'exprimer en 20 millimÃ¨tres. Les centres des rayons de courbes se situent dans l'axe mÃ©dian du visage (AM). C'est au niveau de la vue de dessus de l'os frontal qu'on obtient les mesures recherchÃ©es fig nÂ°26 et fig nÂ°27. L'EthmoÃ¯de: 25 impair Ã la base du frontal il concourt Ã la formation des parois osseuses des fosses nasales (lame verticale)et de l'orbite (os plenum). Le SphÃ©noÃ¯de: 30 impair constitue le plancher du crane. Les prolongements latÃ©raux sont soudÃ©s au temporal et forment avec lui la fosse temporale. Le sphÃ©noÃ¯de se trouve au fond de la cavitÃ© orbitaire fig nÂ°24. L'occipital: 35 C'est un os impair, l'os de la nuque. Le PariÃ©tal: c'est un os pair qui relie le frontal, l'occipital et le temporal. 40 Le Temporal: C'est un os pair divisÃ© en trois portions: l'Ã©caille (fosse temporale), l'os tympanal et le rocher. L'apophyse mastoÃ¯de est situÃ© e immÃ©diatement derriÃ¨re le conduit auditif externe. L'apophyse zygomatique est un arc osseux qui part de l'Ã©caille et s'articule sur 45 l'os malaire en passant par dessus le muscle temporal, dans notre cas nous allons mesurer l'Ã©cart temporal, ce qui va permettre d'obtenir l'Ã©cart monture ( largeur de la monture) fig nÂ°24. 50 26 3065821 5 Formes des visages: Pour classer les diffÃ©rentes formes de tÃªtes, on a l'habitude de diviser le visage humain en trois Ã©tages dont les proportions permettent de dÃ©finir les principaux types fig nÂ°29 et fig nÂ°30. Ces trois Ã©tages sont de haut en bas: 10 L'Ã©tage supÃ©rieur, dÃ©termine par le front, de la naissance des cheveux Ã la ligne des sourcils. L'Ã©tage mÃ©dian des sourcils Ã la base du nez. Et l'Ã©tage infÃ©rieur qui finit Ã la base du menton. Ces trois Ã©tages peuvent Ãªtre Ã©gaux ou inÃ©gaux, tant en hauteur qu'en 15 largeur. L'Ã©tage dominant caractÃ©rise le type de tÃªte selon les conventions suivantes (fig nÂ°29 selon Thoris): les trois Ã©tages sont Ã©gaux: La forme de la tÃªte (vue de face) est rectangulaire et correspond au type musculaire. 20 L'Ã©tage supÃ©rieur est plus important: la tÃªte est triangulaire. C'est le type cÃ©rÃ©bral ou intellectuel. L'Ã©tage mÃ©dian domine: c'est une tÃªte hexagonale appartenait alors au type respiratoire. enfin si l'Ã©tage infÃ©rieur est le plus important: 25 Nous avons une tÃªte pyramidale, ou du type digestif. Nous allons apporter aussi une grande attention Ã la forme du visage vu de dessus, nous constatons qu'on a un galbe plus ou moins prononcÃ© du visage. Notre objectif Ã©tant Ã l'aide de notre outil de mesures obtenir ces paramÃ¨tres. 30 A l'aide de ces informations nous pourrons fabriquer des verres ophtalmiques qui enfin tiennent compte de ces spÃ©cificitÃ©s. Aujourd'hui un verre ophtalmique tient compte: 35 -Puissances correctrices OD et OG dÃ©terminÃ©es par l'ophtalmologiste. -Distance verre oeil (mesure standardisÃ©e 12 mm). -Galbe de la monture (mesure standardisÃ©e). -Indice de la matiÃ¨re. -DiamÃ¨tre du verre. 40 -L'angle pantoscopique, c'est l'angle que fait la face de la monture avec la verticale lorsque la monture est placÃ©e sur le nez du porteur et que celui ci regarde au loin. GÃ©nÃ©ralement la face de la monture est inclinÃ©e d'environ 5Â° Ã 10Â°. Cet angle est parfois pris en compte dans le calcul et l'usinage des verres utilisant la technologie 45 freeform, de maniÃ¨re Ã compenser les astigmatismes induit par l'inclinaison du verre (information standardisÃ©e puisque l'on part d'une monture standardisÃ©e). Dans notre cas l'angle pantoscopique sera trÃ¨s prÃ©cis puisque nous partirons d'une monture sur mesure. 50 27 3065821 5 L'objet de notre inventions tient compte, de mesures beaucoup plus prÃ©cises, puisque nous dÃ©veloppons le sur mesure: -Puissances correctrices OD (oeil droit) et OG(oeil gauche) dÃ©terminÃ©es par ophtalmologistes. 10 -distance verre oeil (mesurÃ© sur une monture unique, propre Ã l'individu). -rayon de courbure frontal Droit et Gauche qui va nous permettent de dÃ©terminer avec prÃ©cision le galbe de la monture. Ces paramÃ¨tres interviennent dans les calculs pour fabriquer les verres ophtalmiques 15 progressifs ou unifocaux. -Indice de la matiÃ¨re. -DiamÃ¨tre du verre. -L'angle pantoscopique: Encore une fois on mesure tous les paramÃ¨tres du visage de l'individu (grÃ¢ce Ã notre outil de mesures) a 20 l'aide de ces donnÃ©es on fabrique une monture sur mesure. Et sur cette base de monture parfaitement adaptÃ©e on fabrique les verres ophtalmiques. Donc, dans notre cas on aura un angle pantoscopique prÃ©cis (il peut varier de -5Â° Ã +15Â°). -Ainsi que "di" la distance de lecture. 25 A partir des donnÃ©es obtenues, on transmettra donc ces paramÃ¨tres au verrier qui pourra fabriquer des verres ophtalmiques progressifs ou unifocaux personnalisÃ©s. les verres ophtalmiques progressifs ou unifocaux sont fabriquÃ©s 30 selon des galbes de montures moyens. grÃ¢ce Ã notre appareil de prises de mesures, qui permet d'obtenir une multitudes de mesures en l'occurrence l'empreinte nasale, et d'autres paramÃ¨tres du visage les diffÃ©rents Ã©carts, sphÃ©noÃ¯dal, auriculaire supÃ©rieur, temporal, les rayons de courbures frontaux 35 droit et gauche, pour reproduire le visage en trois dimensions sur un Ã©cran et obtenir les informations numÃ©risÃ©es de la forme du visage de l'individu. Pour obtenir des mesures encore plus prÃ©cises du visage nous positionneront 2 autres capteurs sur le visage et donc de passer de 40 15 Ã 17 micros capteurs de donnÃ©es adhÃ©sifs, ou des gommettes sur la peau du visage. Les emplacements de ces micros capteurs seront trÃ¨s prÃ©cis et permettrons d'obtenir en une Ã©tape l'ensemble des informations souhaitÃ©es et indispensables fig nÂ°17 et fig nÂ°25 Les capteurs de donnÃ©es sont au nombre de 17, 7 en vue de face, 5 sur 45 le profil gauche (voir vue de cÃ´tÃ© gauche, et 5 sur le profil droit (vue de cÃ´tÃ© droit). Chaque capteur sera nommÃ© de cl Ã c17. 28 3065821 5 (RA) l'arc de cercle qui dÃ©finit le galbe morphologique de l'individu. Cette mesure est rÃ©alisÃ©e grÃ¢ce aux capteurs cl et c4 fig nÂ° 26 On peut Ãªtre encore plus prÃ©cis, Ã vouloir le rayon de courbure frontal droit et le rayon de courbure frontal gauche pour se faire on ajoutera 1 capteur supplÃ©mentaire de chaque cÃ´tÃ©. On pourrait donc, ajouter 2 10 autres capteurs c16 et c17 (ou gommettes) fig nÂ° 27 pour obtenir un rayon de courbure frontal droit (RA) et un rayon de courbure frontal gauche (RC) fig nÂ° 27. Ces paramÃ¨tres peuvent Ãªtre exprimÃ©s en millimÃ¨tres, on aura donc RA et RC. Le rayon de courbure frontal droit est obtenu grÃ¢ce aux capteurs cl et c16, et le rayon de courbure 15 frontal gauche est obtenu grÃ¢ce aux capteurs c4 et c17. Les centres des rayons de courbures frontaux se situent dans l'axe mÃ©dian de l'individu ( Axe central), on a donc CC et CA. Toutes ces mesures seront prises en une seule Ã©tape. 20 En fonction des informations recueillies par notre instrument et la rÃ©alisation d'une monture fait sur mesure qui intÃ©grera toutes les asymÃ©tries, (qui en rÃ¨gle gÃ©nÃ©rale sont faibles), qui vont apporter une vraie qualitÃ© de confort et qui visuellement sera esthÃ©tique. 25 La vue de dessus est trÃ¨s importante lors de la prise de vues d'une monture car elle nous permet d'obtenir le galbe de celle-ci. qui devrait Ãªtre parallÃ¨le au galbe du front de l'individu. L'industrie des verres ophtalmiques telle que les verres progressifs 30 se font Ã l'unitÃ© en fonction des paramÃ¨tres inscrits sur l'ordonnance rÃ©alisÃ©e par un professionnel de la vue: l'ophtalmologiste. Nous souhaitons faire une transposition dans l'approche du verre ophtalmique vers les montures de lunettes. En fonction des diffÃ©rents paramÃ¨tres recueillis par notre dispositif de prises de mesures et de 35 vues 3D, nous pourrons fabriquer une monture sur mesure. Chaque individu avec ces particularitÃ©s propres Ã sa morphologie, doit avoir des lunettes uniques et parfaitement adaptÃ©es. Nous sommes dans une dÃ©marche et une rÃ©flexion oÃ¹ le confort de porter une monture doit Ãªtre optimal pour chaque visage. AprÃ¨s avoir 40 obtenu le galbe de la monture qui Ã©pouse le galbe de l'os frontal de l'individu. Nous partirons de ce point prÃ©cis pour nous orienter dans la fabrication de verres ophtalmiques, qui apporteront un confort visuel plus important. 45 C'est pourquoi l'Ã©tude des visages est si importante, leurs formes leurs proportions et l'emplacement particulier de chaque Ã©lÃ©ment constitutif. Les verriers ne se sont pas arrÃªtÃ©s sur ces paramÃ¨tres qui sont les rayons de courbures frontaux droit et gauche. De plus aucun instrument de mesures existe pour apporter ces types d'informations. 50 29 3065821 5 Actuellement aucun ophtalmologiste et aucun opticien ne mesure ces paramÃ¨tres, donc aucun verrier n'a ce type d'information. Par consÃ©quent le verrier n'intÃ¨gre pas les paramÃ¨tres prÃ©cis du galbe de la monture "sur mesure" il produit en rÃ¨gle gÃ©nÃ©rale des verres en fonction de paramÃ¨tres moyen en l'occurence " Angle de galbe 10Â°" 10 c'est une mesure standard. Quel est le galbe parfait du verre en fonction de la morphologie du client?". La nouveautÃ© Ã©tant de partir des mesures de l'individu pour dÃ©terminer des verres ophtalmiques parfaitement personnalisÃ©s selon des modes de calculs nouveaux. Donc ce type de verre apportera un plus grand confort sur le plan 15 visuel qu'un verre dont la base est standard. Nous voulons aller plus loin dans la personnalisation. Ces verres ophtalmiques seront plus confortables et plus performants. Le but de notre invention est d'intÃ©grÃ© dans des nouvelles formules de calculs les paramÃ¨tres des rayons de courbures pour obtenir des verres ophtalmiques progressifs 20 et unifocaux qui vont permettent d'augmenter l'acuitÃ© visuel dans les zones pÃ©riphÃ©riques. Ces verres ophtalmiques devront avoir en fonction de l'angle de galbe obtenu avec prÃ©cision Ã l'aide notre instrument de mesures, Ãªtre compensÃ© par un prisme (pour Ã©viter les effets prismatiques dus aux galbes du verre). se sont donc des 25 produits plus techniques Ã leurs rÃ©alisations et Ã leurs conceptions. Cela apporte une vraie valeur ajoutÃ©e, et une amÃ©lioration dans la performance des verres ophtalmiques. A la base tout l'art de l'opticien lunetier consiste Ã adapter sa 30 technique aux exigences visuelles et aux donnÃ©es anatomiques de chaque individu. l'instrument de prise de mesures va nous permettre: 35 -Fabriquer des lunettes sur mesure. -Sur cette monture sur mesure, fabriquer des verres ophtalmiques. -Les gÃ©omÃ©tries de ces verres ophtalmiques sont nouvelles. Elles tiennent compte des rayons de courbures frontaux cÃ´tÃ© droit et cÃ´tÃ© 40 gauche. Ces bases sont appliquÃ©es aux verres ophtalmiques progressifs et unifocaux basÃ© sur des modes de calculs nouveaux intÃ©grant ces paramÃ¨tres nouveaux. 45 50 30 3065821 5 La peau: Notre invention permet les prises de mesures des paramÃ¨tres de la peau du visage d'une personne portant des lunettes. L'analyse se fait au niveau des points de contacts des lunettes par rapport Ã la peau au niveau du nez. Notre instrument possÃ¨de une sonde qui 10 mesure la colorimÃ©trie, le sÃ©bum, la tonicitÃ©, l'Ã©lasticitÃ©, l'hydratation, ainsi que le degrÃ© de marquage de la peau, et la sensibilitÃ© de la peau au niveau des lunettes. Cette sonde fonctionne par pression mÃ©canique et graduelle (pression variable). AprÃ¨s une pression sur la peau, celle ci a une couleur diffÃ©rente, il 15 faut un certain temps pour qu'elle retrouve sa couleur initiale. C'est ce temps qui va mesurer le degrÃ© de marquage de la peau. Ce qui signifie, que si la peau retrouve son aspect initial au niveau colorimÃ©trie sur un temps long c'est que la peau marque beaucoup. A l'inverse si aprÃ¨s une pression de la sonde sur la peau au niveau 20 du nez, retrouve son aspect d'origine rapidement, c'est que la peau marque peu. On dÃ©terminera une Ã©chelle, qui dans un premier temps va s'Ã©chelonner sur 5 niveaux. Pour appliquer des solutions chimiques de confort ,localisÃ©e au niveau du nez et des sillons auriculaire , on tiendra compte donc des donnÃ©es tels que la durÃ©e 25 du port des lunettes dans une journÃ©e ainsi que le poids de l'Ã©quipement. Le but Ã©tant en fonction des informations analyser par notre instrument de mesures (la sonde) s'orienter sur des applications (crÃ¨mes de jour et crÃ¨mes de nuit) classÃ©s selon 5 zones: 30 DegrÃ© de marquage et sensibilitÃ©: trÃ¨s faible (1) DegrÃ© de marquage et sensibilitÃ©: faible (2) DegrÃ© de marquage et sensibilitÃ©: moyenne (3) DegrÃ© de marquage et sensibilitÃ©: forte (4) DegrÃ© de marquage et sensibilitÃ©: trÃ¨s forte (5). 35 31 3065821 Les crÃ¨mes de jour permettent d'Ã©viter trop de sÃ©bum et engendre un meilleur maintien des lunettes au niveau du nez, les montures ne glissent pas ou du moins glissent beaucoup moins. Les crÃ¨mes de 5 nuit permettent une meilleure rÃ©gÃ©nÃ©rescence, suite Ã un port prolongÃ© des lunettes. Ces crÃ¨mes sont constituÃ©es de composants chimiques qui ont pour seul but d'apporter du confort. Ce ne sont pas des crÃ¨mes Ã vocation thÃ©rapeutique. Les lunettes engendrent des gÃªnes , des sensations dÃ©sagrÃ©ables, au 10 niveau du nez, lÃ oÃ¹ se posent les lunettes. Il y a souvent de nombreuses marques inesthÃ©tiques et disgracieuses. De ce constat est nait l'idÃ©e d'apporter des solutions de confort aux clients pour les soulager. On constate aussi que les lunettes (monture+verres) glissent souvent Ã cause de trop de sÃ©bum au niveau du nez. 15 D'ou l'importance d'avoir dans un premier temps une monture bien adaptÃ©e par rapport Ã la morphologie du client, celle ci tient compte des paramÃ¨tres du visage. Pour un maximum d'appui de la monture par rapport au nez. 20 On obtiendra une assise de la monture qui sera optimale, et qui correspondra aux spÃ©cificitÃ©s et aux particularitÃ©s des traits physiques de l'individu. Chaque personne est unique, votre monture de lunettes devrait Ãªtre aussi unique. C'est la monture qui s'adapte Ã 25 la morphologie du visage, et non le contraire. Sur cette base l'opticien positionne des verres ophtalmiques, en fonction d'une ordonnance mÃ©dicale, ce qui va donc engendrer confort visuel et une stabilitÃ© de l'Ã©quipement optique. 30 Au delÃ des mesures morphologiques nÃ©cessaire pour le rÃ©alisation d'une monture, nous recherchons des informations supplÃ©mentaires concernant la peau au niveau du nez et ainsi que les sillons auriculaires ( zone des oreilles).Ce sont les endroits oÃ¹ les contacts entre les lunettes et le visage du client se font. La peau Ã ces 35 endroits est trÃ¨s sollicitÃ©e. Certains individus portent des lunettes sur de longues pÃ©riodes. Nous souhaitons porter une attention particuliÃ¨re en mesurant le degrÃ© de marquage de la peau et la sensibilitÃ© de ces zones pour apporter encore plus de confort et donc d'optimiser le port des lunettes. De plus notre sonde va 40 mesurer la colorimÃ©trie, ce qui va permettre de mieux choisir la couleur d'une monture en acÃ©tate de cellulose par rapport au teint 45 32 3065821 5 de la personne. De plus aucun opticien ne mesure la sensibilitÃ© de la peau au niveau des points de contacts avec la monture, et ne propose donc aucune crÃ¨me qui apporterait du confort. Nous dÃ©velopperons des crÃ¨mes de jour ainsi que des crÃ¨mes de nuit, dans le seul et unique but d'optimiser le confort du port des 10 lunettes .Au-delÃ des paramÃ¨tres morphologique du nez et du visage dans sa globalitÃ© nous allons rechercher les paramÃ¨tres de la peau que notre outil grÃ¢ce Ã la sonde mÃ©canique Ã pression graduelle nous permet , d'obtenir. 15 La peau: Il faut connaÃ®tre cet organe essentiel. En effet, les lunettes sont en contact intime avec cette peau qui souvent souffre de cette prÃ©sence. trÃ¨s frÃ©quemment la tolÃ©rance des lunettes n'est pas absolue parce que le client est blessÃ© au nez ou aux oreilles. Nous savons que dans 20 certains cas l'ajustage est rendu trÃ¨s difficile Ã cause d'une sensibilitÃ© exagÃ©rÃ©e de l'Ã©piderme. Il est donc normal que nous nous soucions de ces tissus superficiels aux qualitÃ©s Ã©tonnantes mais mal connus auxquels nous demandons de supporter nos lunettes. 25 La peau est composÃ©e d'un Ã©piderme, d'un derme, et d'un hypoderme. Chacun plus ou moins Ã©pais selon les rÃ©gions du corps fig nÂ° 31. L'Ã©piderme est connu par sa couche cornÃ©e, plus Ã©paisse Ã la plante des pieds, excessivement mince au visage, notamment au niveau des paupiÃ¨res. Il s'agit de cellules qui allant Ã la surface, meurent en se 30 stratifiant et en protÃ©geant les couches profonde fig nÂ°31. La basale, couche de base de l'Ã©piderme, jonction avec le derme, est ondulatoire selon les rÃ©gions, au point de donner des papilles plus ou moins diffÃ©rencies selon les endroits. Ainsi les papilles des doigts finement innervÃ©es par des corpuscules du tact, seront trÃ¨s 35 accentuÃ©es. A tel point que chacun de nous a un dessin de papilles personnelles. Dans le derme on trouve: les glandes sÃ©borrhiques, des glandes sudoripares (glandes Ã©crines et glandes olocrines), des poils avec leurs muscles horripilateurs. 40 La rÃ©partition des nerfs entre le derme et l'Ã©piderme est multiple et variÃ©e ce qui explique la sensibilitÃ© de la peau aux diffÃ©rents endroits du corps. quant Ã l'hypoderme, transition de la base, il est un lieu de passage pour le sang, les sÃ©crÃ©tions diverses, glandulaires ou cellulaires, les 45 rameaux nerveux, et il est le siÃ¨ge essentiel de la substance interstitielle. C'est un intermÃ©diaire qui favorise les relations de voisinage. Mais selon les endroits du corps dont on considÃ¨re la 50 33 3065821 5 peau, les rapports avec les plans profonds sont trÃ¨s diffÃ©rents. Elle est plus ou moins Ã©lastique, plus ou moins Ã©paisse, plus ou moins tendue. A l'aide de notre instrument de mesures nous pourrons dÃ©terminer avec exactitude la mesure de ces diffÃ©rents paramÃ¨tres. Toujours dans le but de proposer en tant que professionnel de la vue 10 des produits de conforts, des crÃ¨mes de jour et de nuit, Ã appliquer sur les zones de contacts entre la monture et la peau. La peau du visage a des lois qui lui sont bien particuliÃ¨res. Nous ne pouvons pas comparer la peau des joues, celle des pommettes, celle du front, celles des bajoues. Une diffÃ©rence infinitÃ©simale justifie Ã 15 chacune sa souplesse ou son adhÃ©rence, ses plis ou ses rÃ©actions. Le coussin adipeux favorise les glissements. L'Ã©tat de jeunesse ou de vieillesse sont perceptibles essentiellement par l'aspect de la peau. Le contact des lunettes sur la peau, au niveau du nez et des oreilles 20 pose des problÃ¨mes, elles laissent souvent, des "marques". Ces traces nous sont souvent reprochÃ©es par nos clients. Elles peuvent n'Ãªtre qu'un petit renforcement de la peau. L'Ã©tape suivante montre une rougeur parce que l'Ã©piderme s'amincit et qu'immÃ©diatement sous la couche basale les capillaires apparaissent. Quand la peau est grasse, 25 cette rougeur lÃ©gÃ¨re semble presque inÃ©vitable pour des montures Ã port constant. Le poids des lunettes est un paramÃ¨tre important et Ã tenir en compte. Concernant notre champ d'action nous souhaitons donc nous orienter sur le sur mesure: au niveau des montures conÃ§ues dans certaines 30 matiÃ¨res, pour avoir sur surface d'appui maximale, puis la fabrication de verres ophtalmiques qui tient compte des angles de courbures frontaux droit et gauches, afin d'obtenir des verres ophtalmiques lÃ©gers et enfin des crÃ¨mes de jour et de nuit qui vont engendrÃ© du confort par rapport au port des lunettes. 35 Notre objectif : - Optimisation du confort des lunettes. - La monture sur mesure - Les verres ophtalmiques sur mesure, en fonction de la monture. - crÃ¨mes de nuit et de jour. 40 Car jusqu'Ã prÃ©sent aucun opticien ne propose des solutions chimiques qui permettent Ã nos clients d'augmenter le confort de porter des lunettes. Ces solutions chimiques sont proposÃ©es sous forme de crÃ¨mes de jour et de nuit classÃ©es sous 5 niveaux. 45 Cet instrument nous permet donc de : mesurer les paramÃ¨tres morphologiques, pour rÃ©aliser des lunettes sur mesure et des verres ophtalmiques sur mesure. Ainsi que les caractÃ©ristiques de la peau, la tonicitÃ©, l'Ã©lasticitÃ©, le sÃ©bum, la colorimÃ©trie, l'hydratation, la 34 3065821 5 sensibilitÃ© par rapport au poids des lunettes (verres + monture). La sonde de la peau fig nÂ°7 nous permettant de mesurer les caractÃ©ristiques de la peau au niveau des points de contacts des lunettes afin de proposer des crÃ¨mes de confort pour la journÃ©e pour que les lunettes glissent beaucoup moins, ainsi des crÃ¨mes de 10 confort de nuit pour apporter un confort suite aux ports plus ou moins prolongÃ© des lunettes durant la journÃ©e. Comme nous portons une attention particuliÃ¨re Ã la sensibilitÃ© et au degrÃ© de marquage de la peau, il faut que la sonde applique une pression mÃ©canique et graduelle sur la peau au niveau du nez. AprÃ¨s une 15 pression, la peau a une couleur diffÃ©rente, il faut un laps de temps pour qu'elle retrouve sa couleur initiale. C'est ce laps de temps qui va mesurer le degrÃ© de marquage de la peau. Ce qui signifie, que si la peau retrouve son aspect initial au niveau colorimÃ©trie est long c'est que la peau marque beaucoup. A l'inverse si aprÃ¨s une 20 pression de la sonde, la peau retrouve son aspect d'origine rapidement, c'est que la peau marque peu. On dÃ©terminera une Ã©chelle, qui dans un premier temps va s'Ã©chelonner sur 5 niveaux. La sonde est Ã©quipÃ©e d'un capteur optique pour analyser la colorimÃ©trie avant et aprÃ¨s la pression mÃ©canique. De plus en 25 fonction de la colorimÃ©trie initiale de la peau notre logiciel pourra nous proposer des couleurs de monture en adÃ©quation Notre dispositif comprend un caisson, des moyens d'Ã©clairage du visage, des moyens de prise de vues numÃ©riques du visage et des moyens de transmission aptes Ã transmettre les informations 30 relatives aux prises de vues Ã des moyens de traitement. Il comprend une sonde que nous sommes amener Ã dÃ©velopper celle ci aprÃ¨s traitement informatique va mesurer les diffÃ©rentes caractÃ©ristique de la peau ainsi que la sensibilitÃ© et le degrÃ© de marquage de la peau. 35 40 35 3065821 5 Au delÃ des montures et des verres que nous avons longuement Ã©tudiÃ© prÃ©cÃ©demment et qui vont apporter un confort certain au niveau du port des lunettes, nous allons apporter du confort au niveau de la peau. La sonde mesure l'Ã©tat de cette peau au niveau nasal (Ã©tat initial), 10 puis aprÃ¨s une pression mÃ©canique et variable en fonction du poids que va reprÃ©senter l'Ã©quipement optique complet monture + verres, car le poids se dÃ©finit en fonction de l'Ã©paisseur de la monture, son volume ainsi que les propriÃ©tÃ©s optiques, gÃ©omÃ©triques, physiques des verres ophtalmiques, cela gÃ©nÃ¨re le poids global de l'Ã©quipement 15 sur le nez de l'individu. AprÃ¨s quelques secondes de pression sur le nez grÃ¢ce Ã notre sonde, la zone est marquÃ©e, il faut attendre quelques secondes pour que l'aspect au niveau de la zone du nez revienne Ã son Ã©tat initial. On pourra donc classifier selon 5 zones par rapport Ã notre Ã©chelle de 20 marquage. La sonde est composÃ©e d'un corps cylindrique facilement manipulable entre les mains de l'utilisateur. celui ci positionnera cette sonde au niveau du nez de son client. La sonde est en contact avec la peau fig nÂ°36. La colorimÃ©trie de la peau est dans son Ã©tat 25 initial, dans cette position la peau n'a aucune pression. L'Ã©lÃ©ment (AP) est de forme convexe, il se situe dans l'axe (01) en position initial. Puis il y a un mouvement mÃ©canique de l'Ã©lÃ©ment (AP). Les mouvements en question sont d'abord une rotation dans le plan horizontal (Phl) de 0Â° Ã 180Â°, pour que cet Ã©lÃ©ment se retrouve dans 30 le plan (02). Puis cet Ã©lÃ©ment effectue une translation dans le plan vertical fig nÂ°37 pour appliquer une pression variable sur la peau. Cette pression est graduelle, et s'appliquera de faÃ§on variable selon une Ã©chelle codifiÃ©e selon nos Ã©tudes de 1 Ã 5. Ces pressions sont dÃ©terminÃ©es en fonctions de certains critÃ¨res qui reflÃ¨tent le poids de 35 l'Ã©quipement. A savoir le volume des lunettes, les caractÃ©ristiques des verres ophtalmiques en fonctions des dÃ©fauts visuels des clients. Ces pressions sont nommÃ©es (PR1 Ã PR5). L'Ã©lÃ©ment aprÃ¨s avoir fait une rotation dans le plan horizontal, autour de l'axe (03), va effectuer une translation (Tr) dans le plan vertical, pour appliquer 40 une pression sur la peau dans le cas de la fig nÂ°37 le mouvement se fait du haut vers le bas. Suite Ã cette pression la colorimÃ©trie de la peau va changer, fig nÂ°37. Puis aprÃ¨s avoir appliquer une pression durant un temps dÃ©terminÃ©, l'Ã©lÃ©ment (AP) va se repositionner dans son Ã©tat initial fig nÂ°38 le mouvement de l'Ã©lÃ©ment (AP) se fait de 45 bas en haut, puis fait une rotation autour de l'axe (03) dans le plan horizontal. Le systÃ¨me qui permet d'analyser la colorimÃ©trie est composÃ© de lentilles optiques, d'un systÃ¨me Ã©lectronique, ainsi qu'un systÃ¨me informatique. Lorsque que la pression a Ã©tÃ© exercÃ©e par l'Ã©lÃ©ment (AP), qui compose en partie notre sonde, et revient Ã son 50 Ã©tat initial la colorimÃ©trie de la peau a changÃ©. Donc il y a une diffÃ©rence de colorimÃ©trie de la peau entre la position initiale de la 36 3065821 5 sonde et aprÃ¨s avoir subi une pression sur cette mÃªme peau. Le degrÃ© de marquage de la peau que nous cherchons Ã mesurer se fera en fonction de la mesure du temps nÃ©cessaire pour que cette peau revienne Ã son Ã©tat initial. Pour que celle-ci retrouve son aspect premier il faut un certain temps. Il y a donc un mouvement et une 10 pression mÃ©canique au niveau de la peau. Cette pression est graduelle. l'instrument de prise de mesures va nous permettre: 15 - Fabriquer des lunettes "sur mesure". - Sur cette monture "sur mesure", fabriquer des verres ophtalmiques 20 "sur mesure". - En fonctions des mesures prises par la sonde, au niveau de la peau, proposez des crÃ¨mes de jour et des crÃ¨mes de nuit. 25 ce qui va engendrer du bien Ãªtre et du confort. 30 35 37 3065821 5 fraiseuse numÃ©rique: Nouvelles applications pour des fraiseuses numÃ©riques qui tiennent compte des paramÃ¨tres nouveaux Ã partir d'un outil de mesure nouveau pour rÃ©aliser: des lunettes sur mesure. L'invention concerne la conception et la fabrication des lunettes sur 10 mesure par le biais de fraiseuses numÃ©riques qui tiennent compte de paramÃ¨tres nouveaux que nous avons Ã©tudiÃ©, et intÃ©grÃ© dans le procÃ¨s de production. Aucune monture de lunettes n'a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e selon ce type de procÃ©dure. L'assise nasale va Ã©pouser parfaitement la forme du nez nous souhaitons dÃ©velopper l'usinage point par 15 point. Pour obtenir ces informations nous avons dÃ©veloppÃ© un outil de prises de mesures. Nous allons dÃ©velopper le fraisage "point/point" en lunettes. La prÃ©sence de cette fraiseuse au sein du magasin est importante, elle fait partir intÃ©grante de notre concept puisque aprÃ¨s avoir rÃ©cupÃ©rÃ© les informations nÃ©cessaires pour faire 20 des lunettes sur mesure, nous allons transfÃ©rer les informations Ã la fraiseuse numÃ©rique, qui dans un premier temps va rÃ©aliser un prototype que nous pourrons essayer immÃ©diatement sur le visage du client. Ce prototype sera rÃ©alisÃ© dans un matÃ©riau basic, juste pour vÃ©rifier l'assise nasal, la proportion des lunettes par rapport Ã la 25 morphologie du client. A partir de lÃ on pourra rÃ©aliser en fonction du choix des coloris de la plaque d'acÃ©tate de cellulose l'Ã©quipement dÃ©finitif. L'industrie des verres ophtalmiques telle que les verres progressifs se font Ã l'unitÃ© en fonction des paramÃ¨tres inscrits sur 30 l'ordonnance rÃ©alisÃ©e par un professionnel de la vue: l'ophtalmologiste. Nous souhaitons faire une transposition dans l'approche du verre ophtalmique vers les montures de lunettes, usinÃ©es par des fraiseuses numÃ©riques, dont la finition sera de trÃ¨s haute qualitÃ©. 35 A la base il nous faut donc une monture sur mesure parfaitement adaptÃ©e Ã la morphologie du client. Pour ce faire nous allons Ã©tudier une fraiseuse numÃ©rique adaptÃ©e Ã notre outil de prises de mesures. Cette fraiseuse permettra de rÃ©aliser la monture "sur mesure" (fig 40 38 3065821 5 nÂ°35). Une fraiseuse au sein du magasin pour fabriquer des lunettes sur mesure c'est l'articulation entre notre instrument de prises de mesures qui est nouveau et permet de recueillir des paramÃ¨tres nouveaux, puis ces informations nouvelles seront transmises Ã la fraiseuse numÃ©rique, qui produira des lunettes Ã l'unitÃ© et 10 parfaitement adaptÃ©e Ã la morphologie de l'individu. Cette fraiseuse numÃ©rique sera prÃ©sente au coeur du magasin, dans un premier temps, celle ci nous permet d'avoir un prototype Ã essayer de suite sur le visage du client pour contrÃ´ler les caractÃ©ristiques des lunettes par rapport Ã la morphologie du client. Puis en fonction des contrÃ´les on 15 va rÃ©aliser l'Ã©quipement dÃ©finitif en fonction de la couleur de la plaque d'acÃ©tate de cellulose que le client aura choisi. La fraiseuse numÃ©rique fait partie intÃ©grante de notre nouveau concept. L'idÃ©e est de dÃ©velopper du vrai "sur mesure" et non du pseudo "sur mesure" C'est la raison pour laquelle l'usinage d'une monture de 20 lunettes rÃ©alisÃ©e par une fraiseuse numÃ©rique selon des paramÃ¨tres nouveaux obtenus par des outils innovants de prises de mesures et nouveaux, afin d'avoir toutes les mesures nÃ©cessaires pour la rÃ©alisation de ce type de lunettes. La fabrication Ã l'unitÃ© et de surcroit l'usinage point par point en 2S optique lunetterie rÃ©alisÃ© par des fraiseuses numÃ©riques pour des montures en acÃ©tates de cellulose n'existe pas. En dÃ©veloppant notre savoir faire le rÃ©sultat permettrait Ã la monture d'avoir une assise nasale parfaite. Elle Ã©pouserait les moindres particularitÃ©s de la morphologie nasale, au niveau de la bande d'appui oÃ¹ vont se 30 positionner les lunettes, fig nÂ°32, fig nÂ°33, fig nÂ°34. Celles ci peuvent Ãªtre aussi en bois, corne bambou (matiÃ¨res naturelles). Aucune fraiseuse dans l'univers de l'optique lunetterie n'intÃ¨gre premiÃ¨rement des productions Ã l'unitÃ©, et de surcroit des fraiseuses qui peuvent tenir compte des spÃ©cificitÃ©s morphologiques de 35 l'individu. Notre fraiseuse, dans le cas d'une irrÃ©gularitÃ© morphologique fera en sorte que l'on retrouve cette particularitÃ© au niveau de la monture c'est Ã cette condition que le confort sera optimal (fig nÂ°34). Faire du sur mesure c'est prendre de vÃ©ritables mesures et tenir compte des irrÃ©gularitÃ©s. GrÃ¢ce Ã notre outil 40 d'usinage, on obtiendra la courbe nasale, tenant compte de toutes les particularitÃ©s. C'est une nouvelle technologie et une nouvelle approche de notre mÃ©tier d'opticien lunetier. Au niveau de l'assise nasale la fraiseuse va fonctionner point par point est donc optimiser la surface d'appui de la monture sur la surface nasale du client. Description de la fraiseuse numÃ©rique: les machines ID CNC Pro permettent de travailler sur des matÃ©riaux tendres non ferreux comme le bois, les plastiques, l'aluminium, le bronze, le laiton... voir fig nÂ°35. 45 39 3065821 Fraiseuse numÃ©rique CNC signifie Computer NumÃ©rical Control.Le 5 nom franÃ§ais est Machine Outil Ã commande NumÃ©rique. Dans notre cas il s'agit d'une fraiseuse. C'est une machine destinÃ©e Ã rÃ©aliser des montures de lunettes trÃ¨s prÃ©cises dans des plaques d'acÃ©tate de cellulose, de bois, de corne, par enlÃ¨vement de matiÃ¨re sous forme de copeaux, qui rÃ©sulte de la combinaison de deux mouvements: la 10 rotation de l'outil de coupe, et son avance sur la piÃ¨ce Ã usiner. La broche: La broche correspond au moteur qui entraine l'outil de coupe. Outil de coupe: Aussi appelÃ© "fraise" dans le cas du fraisage, elles sont de toutes 15 formes pour s'adapter aux diffÃ©rents travaux. Le G-Code: Le G-Code ou code ISO correspond aux lignes de programme que la machine va exÃ©cuter. Fichier DXF: 20 Les fichiers DXF sont des plans vectoriels, pour lesquels le changement d'Ã©chelle ne gÃ©nÃ¨re aucune perte de qualitÃ©. C'est aussi le type de fichier le plus utilisÃ© pour crÃ©er des piÃ¨ces en 2.5D. Il est lu par tous les logiciels de gÃ©nÃ©ration de G-Code tels que Cambam. 25 Fichier STL: Le format de fichier STL est un format utilisÃ© pour fabriquer des piÃ¨ces 3D. Les surfaces sont constituÃ©es de petits triangles qui, l'un Ã cÃ´tÃ© de l'autre, forment des piÃ¨ces 3D. Sachant qu'Ã l'aide de notre instrument de prise de mesure, on recrÃ©e 30 le visage en 3 D de l'individu. Lui aussi est composÃ© de petits triangles, l'un Ã cÃ´tÃ© de l'autre. C'est cette compatibilitÃ© entre ces 2 instruments que nous recherchons. Cette fraiseuse sera au centre de notre point de vente. Elle fait partie intÃ©grante de notre concept. Aujourd'hui aucun opticien ne propose 35 ce type de prestations, car il ne possÃ¨de pas d'instrument de mesures qui mesure les paramÃ¨tres morphologiques du client (informations que nous recherchons). C'est l'association des deux instruments qui constitue une approche nouvelle de notre mÃ©tier d'opticien lunetier. GrÃ¢ce Ã notre outil de mesures et la fraiseuse on pourra obtenir une 40 courbe nasale uniforme si les caractÃ©ristiques du client n'ont aucune irrÃ©gularitÃ©, fig nÂ°32. Dans les cas oÃ¹ il y a une irrÃ©gularitÃ©. Et c'est la grande majoritÃ© des cas, notre fraiseuse via notre outil de mesure va reproduire cette irrÃ©gularitÃ©, fig nÂ°34, afin que la monture Ã©pouse parfaitement la morphologie de l'individu. 45 On va donc produire dans un premier temps un prototype pour vÃ©rifier les caractÃ©ristiques de la monture par rapport Ã la morphologie du client. Puis en fonction des rÃ©ajustements nous produirons la monture dÃ©finitive en fonction du choix des couleurs et des matiÃ¨res. 40 3065821 5 TÃ©lÃ©phone portable et tablette numÃ©rique: Nous faisons le constat que de nombreuses personnes regardent de trop prÃ¨s les Ã©crans de leurs outils numÃ©riques tel que les tÃ©lÃ©phones portables et les tablettes numÃ©riques ce qui gÃ©nÃ¨re des problÃ¨mes 10 visuels, difficultÃ©s au niveau des muscles oculomoteurs, fatigues visuelles migraines ophtalmiques. Notre dispositif de prise de mesures et de vues en 3D va nous permettre de dÃ©terminer les diffÃ©rents paramÃ¨tres morphologiques du 15 visage, afin de rÃ©aliser une monture sur mesure. De plus nous pourrons nous orienter sur la fabrication de verres ophtalmiques sur mesure. Ayant les caractÃ©ristiques de la peau nous conseillerons des crÃ¨mes pour apporter un confort optimal. 20 Ayant la distance de lecture, dimension entre le plan de lecture et le plan des yeux de l'individu, fig nÂ°13, nous allons crÃ©er des applications pour les tÃ©lÃ©phones portables et les tablettes numÃ©riques. 25 Les appareils numÃ©riques tels que les tÃ©lÃ©phones portables et les tablettes possÃ¨dent des Ã©crans tactiles, ainsi que 2 camÃ©ras. L'une est pour faire des photos ou des films vers l'extÃ©rieur, ce que 30 l'on observe. Et l'autre vers l'intÃ©rieur pour faire des selfies ou se filmer soi mÃªme, donc une vision vers l'intÃ©rieur. C'est cette camÃ©ra qui filme vers l'intÃ©rieur qui va nous intÃ©resser, dans le cadre de notre application, on va la solliciter de faÃ§on 35 permanente pour obtenir la taille du visage par rapport Ã la taille de l'Ã©cran des instruments numÃ©riques. Obtenir un ratio entre la taille du visage et la taille de l'Ã©cran. Nous aurons le bon ratio quand la distance de lecture sera correcte. Visuellement on ne verra pas le visage de l'individu, mais il sera pris en considÃ©ration par les outils numÃ©riques dans le seul but d'informer l'utilisateur si la distance de lecture de ces appareils numÃ©riques est bonne. A l'aide de notre dispositif de prises de mesures et de vues 3D on obtient des paramÃ¨tres importants dont les Ã©carts temporaux et sphÃ©noÃ¯daux, ainsi que la distance de lecture, di fig nÂ°13. 40 45 41 3065821 5 Ces paramÃ¨tres sont importants pour dÃ©finir le ratio que nous recherchons. La distance de lecture varie de 30 cm Ã 40cm selon les morphologies. Si on Ã©loigne les outils numÃ©riques des yeux, la dimension de l'image du visage sera plus petite au niveau de l'Ã©cran fig 40a.le ratio qui est le rapport entre la taille de l'Ã©cran et la taille 10 de l'image du visage sur ce mÃªme Ã©cran sera supÃ©rieur Ã 1. le ratio est Ã©gal Ã 1 lorsque la taille de l'Ã©cran et la taille de l'image du visage sur ce mÃªme Ã©cran est identique. le ratio est infÃ©rieur Ã 1 lorsque la taille de l'Ã©cran est plus petite que la taille de l'image du visage sur ce mÃªme Ã©cran, ce qui signifie qu'on ne voit qu'une petite 15 partie de l'image du visage fig 40c. Nous allons crÃ©er des algorithmes pour dÃ©terminer avec prÃ©cision la valeur du ratio, en fonction des paramÃ¨tres recueillis par notre dispositif de prises de mesures et de vues 3D. 20 Si donc on Ã©loigne l'Ã©cran des yeux, un icÃ´ne vert va s'afficher sur notre Ã©cran tactile du portable et de la tablette numÃ©rique pour signaler que l'outil numÃ©rique est plus loin que Ã son habitude. Il est possible que se soit les premiers signes de la presbytie. 25 A l'inverse, si les tÃ©lÃ©phones portables et tablettes sont trÃ¨s proches des yeux, en dessous de la distance habituelle de lecture, ce qui signifie que la taille de l'image du visage est plus grande que l'Ã©cran des instruments numÃ©riques Ã savoir le tÃ©lÃ©phones portables et les tablettes numÃ©riques, un icÃ´ne rouge va s'afficher et signaler Ã 30 l'utilisateur que l'outil est trop proche des yeux. Cela va permette d'avoir une information pour rÃ©ajuster la distance d'utilisation de ces outils numÃ©riques. Le but Ã©tant d'installer de bonnes habitudes de consommations, que les distances de lecture soit 35 correctes et constantes. Visuellement on ne percevra pas la taille de l'image du visage, puisque l'utilisateur est concentrÃ© et voit ses applications, des photos, des films etc. Mais ces paramÃ¨tres sont pris en compte par 40 les outils numÃ©riques, et de faÃ§on continue, les tÃ©lÃ©phones portables et tablettes numÃ©riques, afin de dÃ©terminer le ratio. Tant que l'individu positionne l'outil entre 30 cm et 40cm la distance de lecture est correcte et normale. DÃ¨s que l'on se situe en 45 dehors de cette profondeur de champ, les outils numÃ©riques via nos applications manifesterons soit par une lumiÃ¨re rouge que l'Ã©cran est trop prÃ¨s des yeux ou par une lumiÃ¨re verte qui signifie que l'Ã©cran est trop loin des yeux, ce qui peut Ãªtre le signe naissant d'une presbytie. 42 3065821 5 La presbytie est un phÃ©nomÃ¨ne habituel de vieillissement de inÃ©luctable et indÃ©sirable chez tous les individus Ã partir de 45 ans. La distance de lecture est de l'ordre de 30 cm Ã 40 cm (coude Ã angle droit), le presbyte est obligÃ© d'allonger les bras pour lire, de chercher un meilleur Ã©clairage, puis de porter des lunettes. Au dÃ©but, 10 la presbytie se manifeste par la baisse de vision pour la lecture des petites lettres et quand la lumiÃ¨re est insuffisante, le sujet prend du recul pour voir son tÃ©lÃ©phone portable et/ou sa tablette numÃ©rique. La presbytie peut entrainer des fatigues oculaires, des cÃ©phalÃ©es Elle progresse assez rapidement jusqu'Ã 55ans, ralentit jusqu'Ã 60ans 15 puis se stabilise. Notre application dÃ©diÃ©e aux portables et tablettes nous permettra de dÃ©celer trÃ¨s tÃ´t les signes de presbytie. Pour compenser la presbytie, il faut corriger optiquement la vision de prÃ¨s par des verres de puissances positives. La presbytie se chiffre en dioptries de faÃ§on standard chez tous les individus: +0.50 20 dioptrie Ã 45 ans, +1.50 dioptrie Ã 50 ans, +2.00 dioptrie Ã 55ans +2.50 dioptrie Ã 60ans et +3.00 dioptrie aprÃ¨s 60 ans. Le but Ã©tant que notre application, grÃ¢ce aux paramÃ¨tres recueillis par notre dispositif de prise de mesures et de vues 3D va permettre de dÃ©celer les premiers signes de la presbytie. On Ã©quipera trÃ¨s tÃ´t 25 les individus en verres progressifs, ce qui permettra une adaptation plus aisÃ©e Ã ce type de verres ophtalmiques. Au niveau de la camÃ©ra ou du scanner il y a une mire NÂ°5, fig nÂ°13. On rÃ©duit la distance pour se mettre en situation de lecture c'est Ã 30 dire entre 30 cm et 40 cm. Lorsque le dispositif de prises de mesures et de vues 3D se situe en position 5, on va pouvoir Ã partir de ce moment dÃ©terminer un paramÃ¨tre important: di, la distance de lecture Pour ce faire, Ã l'aide de 2 rails situaient au sol R5 et R6 ( voir fig nÂ°7, au niveau du plateau TM, dÃ©placer dans le plan 35 horizontal l'ensemble , individu fauteuil et plateau TM vers le dispositif de prises de mesures et de vues 3D . Il y a une translation horizontale Zhl, pour amener l'individu vers cet l'instrument de mesures autour de 30 cm Ã 40 cm fig n Â°13 on se trouve en position 5 de notre instrument de mesures. Au dessous du 40 scanner ou de la camÃ©ra se trouve une mire NÂ°5 qui correspond au point de convergence. Les yeux de l'individu convergent, l'Ã©cart pupillaire binoculaire en vision de prÃ©s est plus petit que l'Ã©cart pupillaire vision de loin, du fait de la convergence , fig nÂ° 13, les plans de convergences de l'oeil droit et de l'oeil gauche sont 43 3065821 5 importants, pour la fabrication des verres ophtalmiques progressifs sur mesure fig nÂ°39. Les paramÃ¨tres obtenus sont donc la distance de lecture et les plans de convergences. Puis le dispositif revient en position initiale (position 1). 10 Les yeux convergent ce qui va nous permettre de dÃ©finir les plans de convergence de l'oeil droit et le plan de convergence de l'oeil gauche. Cette mire correspond au point de convergence fig nÂ°13. Ayant obtenu les diffÃ©rents paramÃ¨tres, Ã l'aide du dispositif de prises de mesures et de vues 3D, nous obtenons un ratio qui devient 15 une valeur rÃ©fÃ©rence. Grace Ã notre application lorsque la distance d'utilisation des tÃ©lÃ©phones portables et des tablettes numÃ©riques sera trop prÃ¨s il y aura un icÃ´ne rouge qui va s'afficher et qui va suggÃ©rer Ã l'utilisateur d'Ã©loigner l'outil numÃ©rique. Le but est de fixer des habitudes 20 d'utilisation maximale de ces instruments. Les professionnels de la vue s'accordent pour dÃ©finir une distance de lecture optimale autour de 30 cm Ã 40 cm. Au delÃ des 40 cm l'outil va indiquer les premiers signes de la presbytie, et donc d'Ã©quiper les individus de verres progressifs le plus tÃ´t possible. L'intÃ©rÃªt Ã©tant 25 d'habituer les individus Ã ce type de verres progressifs afin que l'adaptation soit optimale. Si l'individu est dÃ©jÃ Ã©quipÃ© de lunettes et qu'il Ã©loigne son tÃ©lÃ©phone portable et sa tablette numÃ©rique c'est que la correcte est sous Ã©valuÃ©e. Il faudra Ã nouveau consulter un ophtalmologiste. 30 Lorsque le plan de lecture se situe entre 30 cm et 40 cm l'angle entre le bras et l'avant bras fait 90Â°.Actuellement ces angles sont infÃ©rieurs Ã 90Â°, les Ã©crans des tÃ©lÃ©phones portables et tablettes sont beaucoup trop prÃ¨s des yeux, pour de nombreuses personnes, les 35 angles peuvent atteindre 45Â°.C'est Ã partir de ce constat et par rapport Ã ce problÃ¨me technique, que nous avons dÃ©velopper notre dispositif de prises de mesures ainsi que des applications pour les tÃ©lÃ©phones portables et les tablettes numÃ©riques pour rÃ©ajuster les comportements, et obtenir la bonne distance de visualisation de ces 40 Ã©crans et optimiser le capital santÃ© visuel. vision nocturne: De nuit, la luminositÃ© de l'Ã©cran va gÃ©nÃ©rer des reflets cornÃ©ens, ces 45 reflets seront des points de rÃ©fÃ©rences, lorsque les tÃ©lÃ©phones et tablettes numÃ©riques seront utilisÃ©s dans ces conditions. 44