Brevet FR3068785A1 — publié le 20190111

ANALYSEUR A FLUORESCENCE X PORTABLE ET PROCEDE DE REALISATION DE CONSTATS DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB [0001] L'invention a trait au domaine des analyseurs à fluorescence X portables. [0002] Les analyseurs à fluorescence X portables sont disponibles commercialement depuis les années 1990, et sont employés pour différents usages distincts, tels que par exemple : - l'analyse et l'identification des nuances métallurgiques, dans l'industrie ou la joaillerie ; - l'analyse des métaux lourds dans les sols ou les minerais ; - l'analyse de la conformité des DEEE à la directive RoHS, restreignant l'utilisation du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromodiphényles et polybromodiphényléthers ; - l'analyse de la conformité des produits destinés aux enfants, selon les standards CPSIA, restreignant l'emploi du plomb et des phtalates ; - l'analyse de la conformité à la norme EN71-3 définissant les règles de migration de composants chimiques contenus dans les matériaux entrant dans la fabrication des jouets (aluminium, antimoine, arsenic, baryum, bore, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, plomb, manganèse, mercure, nickel, sélénium, strontium, étain, composés organostanniques, zinc) ; et sont également utilisés en lien avec un grand nombre d'autres réglementations et méthodes de contrôle de substances dangereuses restreintes à l'échelle internationale. [0003] Ces analyseurs sont commercialisés par divers fabricants (notamment Niton, Olympus, Bruker, Oxford). [0004] Les analyseurs à fluorescence X portables actuellement commercialisés sont conventionnellement livrés avec un logiciel de contrôle. [0005] Ces analyseurs sont le plus souvent pourvus de moyens de communication, de type wifi ou bluetooth, permettant le téléchargement et la transmission de données. 2 [0006] Ces analyseurs sont habituellement pourvus d'un port d'interface, par exemple de type USB, pour le transfert de données vers et depuis une unité centrale. [0007] Les analyseurs à fluorescence X portables actuellement 5 commercialisés sont le plus souvent pourvus d'un écran tactile en couleurs. [0008] L'invention concerne plus particulièrement les analyseurs à fluorescence X portables conçus pour et destinés à la détection et la quantification du plomb dans les bâtiments. 10 [0009] Dans ces analyseurs, un dispositif (tube à rayon X ou source radioactive) excite un matériau qui, en réponse, émet une fluorescence X. L'analyseur est apte à capter cette fluorescence X, puis à organiser le rayonnement capté sous forme d'un spectre. Le spectre est ensuite traité automatiquement par l'analyseur, afin de déterminer la quantité 15 de plomb présent dans le matériau excité. [0010] Les analyseurs à source radioactive permettent l'excitation des raies K et L du plomb, et sont parfois préférés aux analyseurs à tube à rayons X. La source radioactive des analyseurs à fluorescence X portables présente toutefois la contrainte d'émettre en continu. 20 [0011] L'invention concerne plus particulièrement la réalisation, à l'aide de tels analyseurs à fluorescence X portables, de constats de risque d'exposition au plomb dans les bâtiments. [0012] Les bâtiments, notamment les anciens bâtiments, contiennent souvent des matériaux comportant du plomb. Ce n'est en effet qu'a 25 compter de 1948 que la céruse a été interdite en France aux professionnels de la peinture en bâtiment. [0013] Selon une étude du CSTB, les logements construits avant 1949 ont une prévalence d'environ 50% de présence de plomb en concentration supérieure à 1 mg/cm2 sur support non métallique (Luca, 30 Etude plomb habitat, Contamination par le plomb des logements français, rapport final CSTB, 2012). Le nombre de logements en lie de France qui ont une date de construction antérieure à 1948 était estimé en 2001 à environ 1.6 million (rapport Miguel de l'OPCEST au Sénat sur les effets des métaux lourds sur l'environnement et la santé). 35 [0014] Des logements plus récents, construits entre 1949 et 1974 montrent encore une prévalence significative, de l'ordre de 25%. Ce 3 n'est qu'en 1993 qu'un arrêté a interdit en France la peinture à la céruse aux non professionnels. [0015] Deux types de diagnostic sont réglementés par le code de la santé publique en France : le constat de risque d'exposition au plomb 5 (CREP), et le diagnostic de risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP). Par ailleurs, des diagnostics plomb doivent être effectués, après travaux en présence de plomb dans les peintures (CTPP). Le DRIPP est exécuté en application d'une mesure d'urgence, par arrêté préfectoral, en cas de dépistage d'un cas de saturnisme sur 10 une personne mineure. [0016] Pour les bâtiments construits avant 1949, le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L 1334-5 à 10 et R 1334-10 à 12 du code de la santé publique, consiste en un repérage des revêtements contenant du plomb, et le cas échéant un relevé 15 sommaire des facteurs de dégradation du bâti. [0017] Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux qui contiennent du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, 20 les situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti. [0018] Les résultats du constat doivent permettre de connaitre le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb, et le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon 25 état contenant du plomb. [0019] Les règles d'établissement des constats de risque d'exposition au plomb sont très précises, et demandent une attention minutieuse pour les opérateurs. [0020] Le protocole de réalisation du constat de risque d'exposition 30 au plomb est présenté dans la norme NF-X 46-030 du 30 avril 2008, et dans l'arrêté du 19 août 2011, qui définit une unité de diagnostic UD comme « un ou plusieurs éléments de construction ayant a priori un même substrat et un même historique en matière de construction et de revêtement ». 35 [0021] En début et en fin de chaque constat, et à chaque nouvelle mise sous tension de l'analyseur, une nouvelle vérification de justesse de l'analyseur doit être réalisée. 4 [0022] L'auteur du constat doit effectuer une visite exhaustive des locaux du bien, et effectuer un croquis de l'ensemble des locaux visités. [0023] Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb doivent être analysées ou incluses dans 5 une UD à analyser. [0024] Chaque UD doit être identifiée par un nom non ambigu et l'identification des UD doit être effectuée minutieusement. Ainsi par exemple, les différents murs d'une même pièce constituent des UD distinctes (par exemple s'ils sont peints avec des couleurs différentes), 10 et il en va de même des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ; des côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ; des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les deux faces d'une porte) ; d'une allège ou une 15 embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient. [0025] De plus, certains éléments des bâtiments peuvent conduire à des complexités particulières, dans la définition et le repérage des UD. Ainsi, dans une partie de cage d'escalier, sont considérées comme des UD distinctes l'ensemble des marches ; l'ensemble des contremarches ; 20 l'ensemble des balustres ; le limon ; la crémaillère ; la main courante ; le plafond, la paillasse. [0026] Sur chaque UD recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat doit effectuer : - une seule mesure, si celle-ci montre une concentration en plomb 25 supérieure ou égale au seuil (de 1 mg/cm2) ; - deux mesures, si la première mesure ne montre pas une concentration en plomb supérieure ou égale au seuil ; - trois mesures, si les deux premières mesures ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au 30 seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais qu'au moins une UD du même type a été mesurée avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local. [0027] L'auteur du constat doit ranger chaque UD ayant fait l'objet de 35 mesure en une classe 0, 1 2 ou 3, en fonction de la concentration en plomb et de la nature des dégradations (par exemple pour des peintures : pulvérulence, écaillage, lézarde, cloquage). 5 [0028] Le classement des UD d'un logement détermine le classement du logement lui-même. [0029] Tout comme les mesures effectuées pour les constats de risque d'exposition au plomb, la présentation de ces constats fait l'objet 5 de règles très précises et détaillées. [0030] Ainsi par exemple, le constat de risque d'exposition au plomb précise le nom du fabricant de l'analyseur de fluorescence X, le modèle de l'analyseur et son numéro de série, la nature de la source, la date du dernier changement de la source, l'activité et la durée de vie de la 10 source lors de ce dernier changement, les références de l'autorisation de l'ASN (Autorité de Sureté Nucléaire), le nom du titulaire de l'autorisation de l'ASN et le nom de la personne compétente en radioprotection. [0031] Le constat de risque d'exposition au plomb précise également 15 les données de vérification de la justesse de l'analyseur, par étalonnage avant et après les mesures. L'étalon utilisé comprend du plomb à une valeur proche du seuil légal, actuellement égal à 1 mg/cm2. [0032] Le constat doit lister et nommer les locaux visités, ainsi que la liste des locaux non visités ou non mesurés, avec justification de 20 l'absence de visite ou de mesure. [0033] La zone de mesure, pour chaque UD, doit être identifiée correctement, pour pouvoir identifier a postériori la zone plombée, le cas échéant. [0034] Les auteurs des constats de risque d'exposition au plomb 25 travaillent pour des entreprises qui effectuent souvent un ensemble de diagnostics immobiliers (notamment performance énergétique, amiante, termite, état de l'installation intérieure gaz, certificat de superficie de la partie privative). [0035] Chaque diagnostic immobilier doit être effectué selon ses 30 règles propres, et le nombre de mesures à effectuer peut être très élevé. Un constat de risque d'exposition au plomb rassemble très couramment plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'UD. [0036] Les risques d'erreur dans l'application des différentes procédures sont importants, notamment lorsque l'opérateur est 35 interrompu dans son travail, par exemple par un appel téléphonique, ou lorsque l'opérateur effectue plusieurs diagnostics en même temps. 6 [0037] Il est courant que les opérateurs prennent des notes manuscrites, ou enregistrent leurs observations dans un fichier numérique audio, lors des opérations de mesure, pour les reporter ensuite dans un fichier informatique leur permettant de produire leurs 5 rapports. [0038] Pour produire les constats de risque d'exposition au plomb, les notes et observations des opérateurs sont classiquement retranscrites dans un fichier informatique, par une saisie manuelle, ce fichier contenant ou non les valeurs de mesure transmises par 10 l'analyseur portable de mesure. [0039] Les risques d'erreur sont importants, notamment lorsque la transcription des notes manuscrites est réalisée par un tiers, avec d'inévitables interprétations lors de la lecture, ou lorsque la personne transcrivant les notes manuscrites ou les enregistrements audio est 15 interrompue dans son travail. [0040] Pour aider l'opérateur dans la saisie des données, certains analyseurs à fluorescence X portables offrent des menus et sous menus, qui peuvent être sélectionnés à l'aide d'un pointeur et d'une croix directionnelle, les données relatives aux UD pouvant être saisies 20 à l'aide de menus déroulants (scroll bars), chaque menu déroulant proposant, pour une UD donnée, un ensemble de possibilités. Avec ces analyseurs de l'art antérieur, l'utilisateur doit : - sélectionner le paramètre de l'UD à renseigner (type de local, zone dans le local, type de revêtement, type de substrat), 25 - puis faire défiler, pour chaque paramètre, un menu déroulant, - puis sélectionner la valeur du paramètre (par exemple « chambre » pour un local), ces opérations de saisie étant longues et fastidieuses, avec les sources d'erreur qui en résultent. 30 [0041] Or, la réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb demande à l'opérateur d'être attentif : - à l'ensemble des bâtiments visités, l'opérateur devant identifier, en vue de son rapport, les locaux visités et non visités et établir un croquis des locaux ; 35 - à l'ensemble des UD à définir pour chaque local visité ; 7 - au respect de la procédure lors de chaque mesure, pour une UD donnée, l'opérateur devant effectuer des mesures sur chaque UD, sans faire de doublon ni d'impasse ; - au respect de la procédure en début comme en fin d'une série de 5 mesures (notamment vérification de justesse, calibrage éventuel) ; l'opérateur n'ayant pas nécessairement à disposition les plans des locaux à contrôler, le temps de contrôle devant être aussi réduit que possible, l'opérateur ne devant en principe pas revenir sur les lieux 10 pour procéder à une vérification ultérieure. [0042] La zone d'intérêt de l'observateur bascule ainsi sans cesse : - d'un champ étroit (celui de l'écran d'affichage de l'analyseur, sur lequel apparaissent les mesures, voire d'une zone de l'écran d'affichage, ou celui d'une feuille de papier pour une prise de 15 note) ; - à un champ intermédiaire (celui du local, pour l'identification des UD et du trajet à suivre pour effectuer les mesures sur toutes les zones des UD du local visité) ; - et à un champ large (celui de l'ensemble du bâtiment, l'opérateur 20 devant se repérer dans l'espace et identifier sa position dans l'ensemble des locaux à visiter). [0043] Ces basculements de zones d'intérêt constituent une charge cognitive pour l'opérateur, la fonction d'orientation visuelle dans l'espace étant sollicitée, l'opérateur étant conscient qu'aucun signal ne 25 lui sera donné en cas d'erreur humaine (par exemple un doublon ou une UD omise). Il est par ailleurs difficile pour l'opérateur de maintenir une vigilance constante pendant une longue période de temps, en particulier lorsque les évènements critiques (présence de plomb au-delà du seuil) sont rares. 30 [0044] On connait par ailleurs des logiciels pour les diagnostiqueurs immobiliers, devant permettre de collecter les informations des différents diagnostics sur le terrain, et d'assurer les tâches de génération de rapport d'analyses. Certains de ces logiciels permettent de réaliser, entre autres, des constats de risques d'exposition au 35 plomb. 8 [0045] Ces logiciels sont proposés par diverses sociétés (par exemple Atlibitum, Lvdr, Obbc, Dtimmo, Officeexpert, ltga, Liciel, Diagamter, Agenda diagnostics, Bc2e, Impartial software). [0046] Ces logiciels présentent plusieurs inconvénients. 5 [0047] Conçus pour permettre une saisie initiale, une saisie sur le terrain, et une édition de rapports au moyen d'une tablette ou d'un ordinateur, ces logiciels ont des échanges très pauvres avec les analyseurs à fluorescence X, qui ne sont employés que pour la réalisation de mesures brutes, l'opérateur travaillant essentiellement 10 avec une tablette ou un ordinateur, qu'il doit garder à portée de main pendant ses journées de travail. [0048] Conçus pour permettre non seulement la génération de constats de risque d'exposition au plomb, mais également la génération d'un grand nombre d'autres diagnostics immobiliers, ainsi que la prise 15 de l'ordre de mission, la génération de factures, le suivi des clients, ces logiciels sont complexes à prendre en main, et ne donnent pas satisfaction aux diagnostiqueurs, qui utilisent souvent plusieurs logiciels métier différents pour réaliser leurs missions, ou n'en utilisent aucun, et prennent des notes à la main ou utilisent des tableurs tel que 20 par exemple Excel. [0049] La demanderesse a constaté qu'aucun des analyseurs à fluorescence X portables disponibles sur le marché ne présentait une ergonomie adaptée aux contraintes spécifiques d'un opérateur devant réaliser des mesures en grand nombre, dans un temps court, suivant 25 des règles minutieuses dans la présentation des résultats, telles que celles d'un constat de risque d'exposition au plomb. [0050] La demanderesse a notamment constaté qu'aucun des analyseurs à fluorescence X portables disponibles sur le marché ne permettait à l'opérateur de produire de manière automatique un constat 30 de risque d'exposition au plomb, en réduisant au minimum les risques d'erreur, notamment de transcription des notes manuscrites ou audio. [0051] L'invention a notamment pour objet de pallier les inconvénients des dispositifs antérieurs. [0052] A ces fins, il est proposé, selon un premier aspect, un 35 analyseur à fluorescence X portable, pour analyse dans un substrat d'un élément de local de bâtiment, l'analyseur comprenant un écran tactile interactif, une gâchette d'actionnement et une tête de mesure 9 munie d'une source de rayonnement et d'un détecteur, une fenêtre étant disposée sur une face avant de la tête de mesure, en regard de la source et du détecteur ; la tête de mesure étant pourvue d'un contacteur mobile entre une position dite d'arrêt, où le contacteur est 5 en saillie de l'analyseur, et une position dite de première sécurité, où le contacteur ne saille pas de l'analyseur ; la tête de mesure étant pourvue d'un volet obturateur mobile entre une position dite fermée d'attente et une position dite ouverte d'analyse, le passage du volet obturateur de la position fermée à la position ouverte d'analyse étant 10 commandé par l'appui du contacteur contre le substrat à analyser et l'actionnement simultané de la gâchette d'actionnement ; l'analyseur à fluorescence X portable comprenant des moyens interactifs de commande de scenario de mesures selon un mode de fonctionnement dit en mesures indexées, un fichier de description du local de bâtiment 15 étant stocké dans l'analyseur, les éléments de description du local étant affichés sur l'écran tactile interactif, avant analyse d'au moins un élément chimique dans le substrat. [0053] Selon diverses réalisations, l'analyseur présente les caractères suivants, le cas échéant combinés : 20 - les moyens interactifs de commande comprennent des icônes présentées par l'écran tactile interactif et/ou un élément choisi parmi le groupe comprenant un clavier, une croix directionnelle, une surface sensible au toucher, un dispositif de pointage ; - l'analyseur comprend au moins un affichage, sur l'écran tactile 25 interactif, d'au moins deux icônes à défilement horizontal croisant au moins deux icônes à défilement vertical. [0054] Il est proposé, selon un deuxième aspect un ensemble comprenant un analyseur tel que présenté ci-dessus, et une base de données distante contenant un fichier type de description de local de 30 bâtiment, l'analyseur étant pourvu de moyens de communication avec la base de données distante. [0055] Avantageusement, le fichier type de description de local de bâtiment comprend une liste prédéterminée de locaux de bâtiments, une liste prédéterminée d'éléments de bâtiments, une liste prédéterminée 35 de substrats, et une liste prédéterminée de revêtements. [0056] II est proposé, selon un troisième aspect, un procédé d'analyse d'au moins un élément chimique à l'aide d'un analyseur ou 10 d'un ensemble tels que présentés ci-dessus, le procédé comprenant, à la mise en route de l'analyseur et préalablement à toute analyse, et avant l'arrêt de l'analyseur après toute analyse, une étape de vérification de justesse de l'analyseur, et une étape de calibration de 5 l'analyseur, lorsque la justesse n'est pas confirmée. [0057] Selon diverses mises en oeuvre, le procédé présente les étapes suivantes, le cas échéant combinés : - une étape de définition du nombre de mesures à effectuer pour qu'une analyse soit considérée comme valide ; 10 - une étape de définition de la durée d'une mesure, entre un temps de mesure déterminé par un algorithme d'une application interne à l'analyseur, un temps de mesure imposé par l'utilisateur et constant pour toutes les analyses, et un temps de mesure imposé par l'utilisateur pour chaque mesure ; 15 - pour la mise en fonctionnement de l'analyseur, une étape d'identification de l'utilisateur permettant la personnalisation de l'affichage et/ou la définition de droits d'accès au fichier de description du local et/ou la personnalisation des conditions d'analyse. 20 [0058] Il est proposé, selon un autre aspect, l'application du procédé tel qu'il vient d'être présenté à la détection et quantification du plomb dans le bâtiment, notamment pour la réalisation de constat de risque d'exposition au plomb. [0059] D'autres objets et avantages de l'invention apparaîtront à la 25 lumière de la description d'un mode de réalisation, faite ci-après en référence aux dessins annexés dans lesquels : la figure 1 est une vue en perspective d'un analyseur à fluorescence X portable ; la figure 2 est une vue d'un écran d'accueil d'un analyseur du type 30 représenté en figure 1 ; les figures 3a et 3b sont des vues d'un écran de réglage des paramètres d'un analyseur du type représenté en figure 1; les figures 4a, 4b, 4c et 4d sont des vues d'écran de définition des paramètres des unités de diagnostic, pour un analyseur du type 35 représenté en figure 1 ; 11 les figures 5a et 5b sont des vues d'écran de réglage du temps de mesure, pour un analyseur du type représenté en figure 1 ; la figure 6 est une vue de principe de l'affichage d'icônes à défilement horizontal, croisant des icônes à défilement vertical, 5 dans un analyseur du type représenté en figure 1. [0060] Sur la figure 1 est représenté un analyseur 1 à fluorescence X portable, comprenant une coque 2 et une tête 3 de mesure. [0061] L'analyseur 1 trouve application avantageuse dans l'analyse du plomb, pour la création de constats de risque d'exposition au plomb 10 (CREP), ou bien encore de diagnostics de risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP), ou de diagnostics plomb après travaux en présence de plomb dans les peintures (CTPP). [0062] La coque 2 est munie d'une gâchette 4, disposée sur un manche 5 de la coque 2, et d'un écran 6 orientable. Selon des modes 15 de réalisation différents, la coque 2 ne comprend pas de manche 5 et l'écran 6 est fixe. [0063] Dans les modes de réalisation décrits en détail, l'écran 6 tactile forme panneau de commande et d'interface de communication. [0064] Dans d'autres modes de réalisation, non représentés, 20 l'analyseur comprend, en outre, un clavier comprenant des boutons et/ou une croix directionnelle (directional pad), une surface sensible au toucher (trakcpad, touchpad), un dispositif de pointage (souris, boule de commande trackball, bouton de pointage trackpoint). [0065] La tête 3 de mesure comprend un contacteur de sécurité, un 25 volet obturateur placé en regard d'une fenêtre, une source radioactive, un détecteur, et un étalon de vérification de la justesse de l'analyseur. [0066] Dans certaines mises en oeuvre, la fenêtre est en matériau polymère, par exemple polypropylène ou polyéthylène téréphtalate (Mylar0). 30 [0067] La fenêtre d'analyse mesure par exemple 1cm x 2cm. [0068] La source de rayonnement est une source radioactive scellée, par exemple cadmium 109 de 285MBq ou 850 MBq (période radioactive 462 jours) ou le cobalt 57 (période radioactive 271 jours). De telles sources sont proposées par exemple par la société Ritverc Gmbh. 35 [0069] Dans un mode de réalisation, le radionucléide de la source est par exemple déposé par électrolyse sur un substrat métallique et scellé dans une capsule en acier inoxydable ou en tungstène, à fenêtre 12 en béryllium, l'ensemble ainsi formé étant soudé dans un logement de protection, par exemple en alliage de tungstène ou en alliage de nickel de type monel. [0070] Le volet obturateur est par exemple en alliage de titane ou en 5 monel. [0071] La possibilité d'employer du tungstène ou des alliages de tungstène comme écran de protection contre les rayonnements ionisants est connue en soit (voir par exemple le document VVO 2013084749, voir aussi Kobayashi et al, Tungsten alloys as radiation 10 protection materials, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 390, 1997, pp. 426-430) [0072] Avantageusement, le volet obturateur en position fermée et l'étalon de vérification de justesse sont disposés de manière sensiblement parallèle entre eux et à la fenêtre. L'étalon est disposé 15 entre la source et le volet obturateur. [0073] Avantageusement, lorsque l'étalon de vérification de justesse se trouve dans un plan parallèle à la fenêtre, le volet obturateur peut ainsi être plus proche de la fenêtre comprise dans la face avant de la tête de mesure, réduisant l'encombrement de la tête de mesure et 20 diminuant la fatigue d'un utilisateur. [0074] Le volet obturateur est mobile entre une position dite fermée, où le volet obture la fenêtre du contacteur, et une position dite ouverte, où le volet n'obture pas la fenêtre. Un moyen de rappel, tel que par exemple un ressort de sécurité, maintient le volet dans la position 25 fermée. [0075] Afin de réaliser une mesure, un utilisateur, saisissant l'analyseur 1 par le manche 5, appuie le bord du contacteur de sécurité contre la surface du matériau à contrôler, de telle sorte que la face avant du contacteur soit sensiblement parallèle ou tangente au 30 matériau. [0076] L'utilisateur presse ensuite la gâchette 4 de la coque 2, afin d'initier la mesure. Un organe, tel que par exemple un moteur, meut alors le volet obturateur vers sa position ouverte. Le détecteur reçoit le rayonnement du matériau à contrôler, excité par la source radioactive, 35 et ce rayonnement est analysé. [0077] Lorsque l'analyseur 1 n'est pas utilisé, ou lors de sa vérification de justesse, le volet obturateur 13 - étant parallèle à la fenêtre, - étant disposé entre la fenêtre et l'étalon, - ayant une forme sensiblement complémentaire à celle de la fenêtre, 5 est apte à obturer la totalité de la fenêtre tout en permettant à un utilisateur d'étalonner l'analyseur 1, supprimant ainsi le risque de propagation d'un rayonnement radioactif dans un milieu extérieur à l'analyseur 1. [0078] Lors d'une mesure, les rayonnements sont émis à travers la 10 fenêtre de mesure, l'obturateur étant en position ouverte. Cette position ouverte est avantageusement signalée par deux voyants extérieurs placés latéralement sur les deux côtés de l'analyseur, ainsi que par un affichage sur l'écran 6 tactile. [0079] Avantageusement, une commande arrière permet de placer 15 l'obturateur en position ouverte, en actionnant simultanément la gâchette 4, lorsque le contacteur ne peut être enfoncé lors de l'appui de la tête de mesure, par exemple lorsque les courbures de la surface du matériau à analyser sont très prononcées (par exemple une moulure ou une corniche). 20 [0080] Avantageusement, lors de chaque mise en marche de l'analyseur 1, un premier affichage de sécurité sur l'écran 6 tactile demande la saisie d'un code confidentiel. Cette disposition d'un écran d'ouverture limite les risques d'utilisation de l'analyseur par une personne non autorisée. 25 [0081] Cet affichage de sécurité peut être avantageusement précédé d'affichages d'avertissement et d'information, indiquant par exemple que : - l'analyseur à fluorescence X portable est conçu pour des applications spécifiques, en particulier l'analyse du plomb dans 30 les revêtements, d'autres usages pouvant être interdits ; - l'opérateur doit être dûment formé et habilité à l'utilisation de l'analyseur ; - des précautions doivent être respectées lors d'une analyse, pour éviter l'exposition au faisceau. 35 [0082] Avantageusement, chaque utilisateur dispose d'un code confidentiel personnel, par exemple à cinq chiffres ou comprenant un mélange de chiffres, lettres et signes de ponctuation. 14 [0083] L'utilisation de codes confidentiels personnels permet de personnaliser les écrans d'affichage, en fonction des préférences de chaque utilisateur. L'utilisateur n'a ainsi pas à saisir nouveau ses préférences, lorsque l'analyseur est partagé. 5 [0084] L'utilisation de codes confidentiels permet en outre d'associer à chaque utilisateur des droits d'accès aux fichiers contenus dans l'analyseur 1, ou accessibles via l'analyseur 1. Ces fichiers correspondent par exemple aux constats en cours, ou à des mesures effectuées lors de constats précédents. L'utilisateur est ainsi assuré 10 d'avoir accès aux seuls fichiers le concernant. Avantageusement, les droits d'accès aux fichiers peuvent être définis par un gestionnaire d'analyseurs de mesure. Ces droits d'accès peuvent limiter l'accès aux fichiers en lecture seule, ou permettre la modification des fichiers. [0085] L'utilisation de codes confidentiels permet en outre de placer 15 l'analyseur 1 dans les conditions de mesure (par exemple temps de mesure, autorisation ou non d'une commande manuelle d'ouverture du volet obturateur par un bouton arrière) propres à chaque utilisateur, en fonction de son expérience et des travaux qui lui sont alloués. Avantageusement, les conditions de mesure peuvent être définies par 20 un gestionnaire d'analyseurs de mesure, pour chaque utilisateur. [0086] Avantageusement, après saisie correcte du code confidentiel, un deuxième affichage de sécurité informe de la date de péremption de la source de rayonnement. [0087] Dans une mise en oeuvre, lorsque la date de péremption est 25 dépassée, un message indique que l'utilisation de l'analyseur 1 pour effectuer des mesures engage la responsabilité de l'opérateur. [0088] Avantageusement, après saisie correcte du code confidentiel, un troisième affichage, optionnel, de sécurité, informe l'opérateur de ce que l'analyseur 1 a subi un choc supérieur à la tolérance admise. A 30 cette fin, l'analyseur est par exemple pourvu d'un accéléromètre. [0089] Après ces étapes d'informations de l'opérateur, un affichage d'accueil sur l'écran 6 tactile (du type représenté par exemple en figure 2) permet à l'opérateur de sélectionner deux modes de fonctionnement de l'analyseur 1 : un premier mode de fonctionnement, dans lequel les 35 mesures peuvent être effectuées directement (mode dit en mesures libres), et un second mode de fonctionnement, dans lequel les mesures 15 sont dites indexées. L'affichage d'accueil donne, par ailleurs, accès aux paramètres de fonctionnement de l'analyseur 1. [0090] Sur l'affichage d'accueil, la sélection des modes de fonctionnement ou l'accès aux paramètres de mesure est rendue 5 intuitive par l'emploi d'icônes ou pictogrammes. [0091] Il en va de même pour l'ensemble des affichages possible sur l'analyseur 1. [0092] Une icône, sur un bandeau inférieur de l'affichage d'accueil, permet de commander l'arrêt de l'analyseur, et un affichage de l'état de 10 charge des batteries apparait sur l'affichage d'accueil, en base à droite. [0093] Avantageusement, l'état de charge des batteries de l'analyseur 1 apparait en continu et à la même place sur l'écran tactile, quel que soit l'activité en cours (par exemple réglage de paramètre de l'analyseur, mesures libres ou mesures indexées). L'opérateur peut 15 ainsi constamment vérifier que l'état de charge des batteries est compatible avec une utilisation correcte de l'analyseur 1, et éventuellement changer les batteries en temps utile. [0094] A la place de l'icône d'arrêt de l'analyseur, sur chaque affichage autre que l'écran d'accueil apparait avantageusement une 20 flèche permettant à l'opérateur de revenir à l'écran précédent. [0095] Avantageusement, les modes de fonctionnement de l'analyseur 1 sont présentées dans l'écran d'accueil par des icônes placées dans des zones de l'écran de couleurs différentes, la couleur de la zone de l'écran correspondant au mode « mesures indexées » 25 étant reprise pour l'ensemble des affichages produits par l'analyseur 1 pendant la réalisation des mesures. [0096] De même, la couleur de la zone de l'écran correspondant au mode « mesures directes » est reprise pour l'ensemble des affichages produits par l'analyseur 1 pendant la réalisation des mesures. 30 [0097] De manière analogue, la couleur de la zone de l'écran correspondant à l'accès aux paramètres de l'analyseur 1 est reprise pour l'ensemble des affichages produits par l'analyseur 1 pendant le réglage ou la vérification des paramètres de l'analyseur I. Les écrans de paramétrage sont par exemple à fond vert. 35 [0098] L'utilisateur dispose ainsi de guides visuels, lui rappelant constamment dans quel contexte l'analyseur 1 se trouve. 16 [0099] Les icônes affichées par l'analyseur 1 sont choisies de sorte à créer un lien analogique avec la réalité, et permettent à l'utilisateur de reconnaître, deviner, ou prévoir la réalité représentée. [00100] Ces icônes sont accompagnées d'une information en texte, 5 dans la langue de travail choisie par l'opérateur. [00101] Ces icônes sont de préférence choisies comme un modèle bi ou tridimensionnel de la réalité représentée, ou une métaphorisation de la réalité. [00102] Ainsi par exemple, pour ce qui est des locaux, une baignoire 10 représentera une salle de bains, une casserole représentera une cuisine et un trou de serrure une entrée. Pour les revêtements, un rouleau de peintre représentera une peinture, et une spatule un enduit. Reconnaître une icône demande moins de temps que d'identifier un texte et réclame moins de ressource cognitive. 15 [00103] L'on décrit maintenant le fonctionnement de l'analyseur 1 dans le cas de son utilisation pour l'analyse du plomb, et en particulier pour la réalisation de constats de risques d'exposition au plomb. [00104] Ainsi qu'il apparaîtra dans la suite de cette description, le mode de fonctionnement dans lequel les mesures sont effectuées 20 directement permet à l'opérateur de mesurer chaque UD, sans renseignement sur les UD. [00105] Le mode de fonctionnement dans lequel les mesures sont dites indexées permet la caractérisation des UD mesurées, à l'aide d'une base de données distante et d'un terminal de communication 25 distinct (par exemple ordinateur, tablette), ou directement sur l'analyseur I. [00106] Le réglage des paramètres (figures 3a, 3b) comprend plusieurs rubriques, que l'opérateur peut sélectionner sur l'écran 6 tactile, par défilement vertical. 30 [00107] Parmi ces paramètres, l'opérateur peut choisir une vérification de justesse de l'analyseur 1, un calibrage de l'analyseur 1, un réglage de la date et de l'heure ou de la langue de travail. [00108] Par « justesse de l'analyseur » on désigne ici une qualité de l'analyseur, quantifiée par un biais, égal à la différence entre la 35 moyenne d'un nombre fini de valeurs mesurées avec une valeur de référence. 17 [00109] Avantageusement, lorsque la justesse de l'analyseur n'est pas confirmée, l'opérateur relance cette vérification. [00110] La justesse est vérifiée à l'aide d'un étalon de travail, lui-même étalonné par rapport à un étalon de référence. 5 [00111] Avantageusement, l'étalon de travail est un étalon de recalage, intégré à l'analyseur 1. [00112] Dans d'autres mises en oeuvre, l'étalon de référence est un étalon externe, du type disponible commercialement, par exemple N° NIST SRM 2573 (concentration en plomb 1,04 mg/cm2 +/- 0,06 mg/cm2), 10 fournit par la demanderesse. [00113] Si la justesse de l'analyseur 1 n'est toujours pas confirmée, l'opérateur procède au calibrage. [00114] Lorsque le calibrage ne peut être validé, un message en informe l'opérateur, lui demandant de contacter le service après-vente. 15 [00115] Le réglage des paramètres comprend en outre un accès aux options de la base de données des UD. [00116] Les UD sont définies par les caractéristiques des locaux, des éléments de construction, des substrats, et des revêtements (figures 4a à 4d). 20 [00117] Avantageusement, les locaux les plus fréquents sont prédéfinis, et symbolisés à l'aide d'icônes. [00118] Afin d'éviter toute erreur d'interprétation, le nom de chaque local est avantageusement présent sous chaque icône, dans la langue de travail choisie par l'opérateur. 25 [00119] Les locaux sont par exemple une cuisine, un salon, une salle à manger, une chambre, une salle de bains. [00120] Avantageusement, les substrats les plus fréquents sont prédéfinis, et symbolisés à l'aide d'icônes. [00121] Afin d'éviter toute erreur d'interprétation, le nom de chaque 30 substrat est avantageusement présent sous chaque icône, dans la langue de travail choisie par l'opérateur. [00122] Avantageusement, les éléments de construction les plus fréquents sont prédéfinis, et symbolisés à l'aide d'icônes. [00123] Afin d'éviter toute erreur d'interprétation, le nom de chaque 35 élément de construction est avantageusement présent sous chaque icône, dans la langue de travail choisie par l'opérateur. 18 [00124] Avantageusement, les revêtements les plus fréquents sont prédéfinis, et symbolisés à l'aide d'icônes. [00125] Afin d'éviter toute erreur d'interprétation, le nom de chaque revêtement est avantageusement présent sous chaque icône, dans la 5 langue de travail choisie par l'opérateur. [00126] En fonction de ses besoins, l'opérateur peut masquer une icône (cette fonction étant par exemple figurée par un masque, en icône métaphorique, en bas de l'écran 6 tactile, voir figures 4a-4b), lorsque par exemple ses activités sont telles que l'objet associé à cet icône 10 n'est en général pas présent (par exemple un local de type balcon, ou un revêtement de type lambris, ou un substrat en brique). [00127] Ce masquage permet d'alléger l'affichage, réduisant les risques d'erreur de saisie. Ce masquage peut être effectué pour un ou plusieurs icones, pour chaque rubrique des UD (locaux, revêtements, 15 substrats, éléments de construction). [00128] Ce masquage personnalise l'affichage, en fonction des besoins de l'opérateur. [00129] Les icônes masquées n'apparaitront pas dans le menu de mesures indexées, lorsque l'opérateur renseignera les UD. 20 [00130] En fonction de ses besoins, l'opérateur peut personnaliser l'affichage en dupliquant une icône, ajoutant une icône (signe +), ou supprimant (signe x) une icône créée par un opérateur précédent. [00131] L'opérateur peut également faire apparaître à nouveau une ou plusieurs icônes masquées auparavant. 25 [00132] Avantageusement, l'opérateur ne peut pas supprimer un local se trouvant dans la base de données des UD. [00133] Avantageusement, l'opérateur a la possibilité de définir le nombre de mesures (par exemple de 1 à 3) nécessaires pour passer d'une UD à l'UD suivante. Il est également possible de passer d'une UD 30 à l'UD suivante manuellement, en cliquant sur le bouton suivant. [00134] Avantageusement, l'opérateur a la possibilité de fixer les conditions d'arrêt de mesure. [00135] Un arrêt automatique est contrôlé par un algorithme de l'analyseur 1, le temps d'analyse ayant un impact sur la précision de la 35 mesure. [00136] Un arrêt manuel est provoqué par le relâchement de la gâchette 4. 19 [00137] Un arrêt après une durée de mesure définie peut être fixé par l'opérateur, par exemple de trois secondes (figures 5a, 5b). [00138] L'analyseur 1 à fluorescence X portable est pourvu de batteries. Lorsque la charge des batteries est insuffisante pour 5 entraîner les moyens de fermeture du volet obturateur, un moyen de secours, par exemple un ressort, assure cette fermeture. En cas de maintien du volet obturateur en position non fermée, alors que l'arrêt automatique de mesure ou l'arrêt manuel a été commandé, des voyants indiquent à l'opérateur que l'obturateur est en position ouverte, 10 l'opérateur pouvant ranger l'analyseur 1 dans un holster de protection ou dans une valise blindée, pour intervention de maintenance. [00139] Avantageusement, l'analyseur 1 est pourvu de deux jeux de batteries, permettant une utilisation en continu pendant 10 à 12 heures. En cas de décharge complète l'opérateur dispose avantageusement 15 d'un temps suffisant pour remplacer les batteries vides [00140] L'on décrit maintenant un déroulement de mesures, lorsque l'opérateur a sélectionné le mode de fonctionnement dit « mesures libres » sur l'affichage d'accueil. [00141] Dans ce mode de fonctionnement, la prise de mesures est 20 simplifiée, sans renseignements sur les UD. Les écrans de ce mode de fonctionnement ont avantageusement un fond de même couleur, par exemple mauve, et cette couleur de fond est différente de celle du second mode de mesure, dit « mesures indexée » (par exemple bleu), et également différente de la couleur de fond des affichages propres au 25 réglage des paramètres (par exemple vert). [00142] Avantageusement, lorsque l'opérateur a sélectionné le mode « mesures libres », un premier écran demande à l'utilisateur d'effectuer une vérification de justesse de l'analyseur 1, à l'aide d'un étalon intégré à l'obturateur, ou à l'aide d'un étalon externe à l'analyseur I. 30 [00143] Lorsque la justesse de l'analyseur 1 n'est pas confirmée, l'opérateur relance cette vérification. Si la justesse n'est toujours pas confirmée, l'opérateur procède au calibrage. Si le calibrage ne peut être confirmé, un message d'erreur le signale à l'opérateur, pour envoi de l'analyseur 1 en maintenance. 35 [00144] Si la justesse a été confirmée ou après calibrage éventuel, l'opérateur peut effectuer directement les mesures. Une mesure négative (teneur en plomb inférieure au seuil) est affichée sur une 20 bande d'écran en une première couleur, par exemple en vert, et une mesure positive (teneur en plomb supérieure au seuil) est affichée sur une bande d"écran en une deuxième couleur, par exemple en rouge. [00145] L'opérateur identifie ainsi visuellement qu'il effectue une 5 mesure en mode « mesures libres » (couleur de l'ensemble du fond d'écran), et que cette mesure est positive ou négative. [00146] Lorsque la mesure n'est pas conclusive ou a été interrompue, une bande en une troisième couleur l'indique à l'opérateur, avec par exemple un symbole directement évocateur (par exemple un signe 10 « ? »). [00147] Les mesures effectuées sont numérotées, et leurs valeurs peuvent être affichées à l'écran 6. Le cas échéant, l'opérateur peut supprimer une mesure ou plusieurs mesures. [00148] L'on décrit maintenant un déroulement de mesures, lorsque 15 l'opérateur a sélectionné le mode de fonctionnement dit « mesures indexées » sur l'affichage d'accueil. [00149] Avantageusement, lorsque l'opérateur a sélectionné le mode « mesures indexées», un écran demande à l'utilisateur d'effectuer une vérification de justesse de l'analyseur 1, à l'aide d'un étalon intégré à 20 l'obturateur, ou à l'aide d'un étalon externe à l'analyseur 1. [00150] Lorsque la justesse de l'analyseur 1 n'est pas confirmée, l'opérateur relance cette vérification. Si la justesse n'est toujours pas confirmée, l'opérateur procède au calibrage. Si le calibrage ne peut être confirmé, un message d'erreur le signale à l'opérateur, pour envoi de 25 l'analyseur 1 en maintenance. [00151] Dans le mode de fonctionnement « mesures indexées », l'opérateur peut définir les paramètres des UD, ou utiliser les paramètres des UD prédéfinies dans un fichier. [00152] Pour la définition des paramètres des UD, l'analyseur 1 30 comprend avantageusement des écrans pourvus de zones de défilement horizontales (figure 6). L'opérateur fixe ainsi avec le doigt sur l'écran 6 tactile, les paramètres de chaque UD, en identifiant l'icône correspondant à ce que l'opérateur constate visuellement. Le défilement sur la première ligne fixe le type de local, par exemple une 35 cuisine, le défilement sur la deuxième bande fixe la zone de ce local (les quatre murs d'un local étant habituellement désignés par des lettres A, B, C, reportées sur le croquis joint au rapport). Le défilement 21 sur la troisième bande fixe le type d'élément, par exemple une plinthe. Le défilement sur la quatrième bande fixe le type de substrat, par exemple du bois, et le défilement sur la cinquième bande horizontale fixe le type de revêtement, par exemple une peinture. 5 [00153] L'opérateur peut ensuite effectuer les mesures, sur chacune des UD prédéfinies. [00154] Une mesure négative (teneur en plomb inférieure au seuil) est affichée sur une bande d'écran en une première couleur, par exemple en vert, et une mesure positive (teneur en plomb supérieure au seuil) 10 est affichée sur une bande d'écran en une deuxième couleur, par exemple en rouge. [00155] Pour passer à l'UD suivante, l'opérateur utilise l'icône « + », et l'analyseur 1 génère automatiquement les caractéristiques de l'UD suivante, avec pour règles : 15 local identique élément identique substrat identique revêtement identique seule la zone de mesure étant modifiée. Avantageusement, l'opérateur 20 peut modifier les caractéristiques de l'UD créée en faisant glisser horizontalement la bande propre à la caractéristique de l'UD à modifier. [00156] A la fin des mesures, en mode « mesures libres » comme en mode « mesures indexées », l'analyseur 1 impose avantageusement une vérification de justesse. Lorsque la justesse a été confirmée, 25 l'opérateur peut éteindre l'analyseur I. [00157] L'analyseur 1 à fluorescence X portable est pourvu de moyens de communication, par exemple de type wifi ou bluetooth, permettant le téléchargement et la transmission de données vers une unité centrale (serveur, terminal de communication mobile, tablette, ordinateur 30 portable, ordinateur fixe). [00158] L'analyseur 1 à fluorescence X portable est également pourvu de moyens de communication, par exemple de type port USB, permettant le transfert de données vers et depuis une unité centrale (serveur, terminal de communication mobile, tablette, ordinateur 35 portable, ordinateur fixe). [00159] Dans un mode d'utilisation d'un ensemble analyseur/unité centrale, un dossier est préparé à l'aide de l'unité centrale, ce dossier 22 comprenant la définition des UD à mesurer, et éventuellement un plan des locaux devant faire l'objet du constat de risque d'exposition au plomb. Les éléments de ce dossier peuvent être transférés à l'analyseur 1, l'opérateur ayant ainsi moins de données à saisir lors des mesures, 5 et effectuant les mesures selon un scenario prédéfini, en utilisant avantageusement le mode de fonctionnement dit « mesures indexées ». [00160] Dans un mode d'utilisation d'un ensemble analyseur 1/unité centrale, éventuellement combiné au mode précédent, les mesures effectuées par l'opérateur sont stockées dans l'analyseur 1 et sont 10 transférées vers l'unité centrale. [00161] L'analyseur selon la présente invention présente de nombreux avantages, en particulier pour la réalisation de constats de risques d'exposition au plomb : réduction des risques d'erreurs, 15 o l'opérateur suit avantageusement un scénario de mesure prédéfini (mode dit « mesures indexées ») en effectue les mesures UD par UD, l'analyseur générant automatiquement l'UD suivante, après chaque mesure, les risques d'omission d'UD ou de doublon étant ainsi limités, 20 o l'opérateur n'a pas à reporter les valeurs mesurées sur papier ou sur un tableur, les données de mesure étant transférées, après mesures sur le terrain, dans le fichier préparé avant mesures, le transfert pouvant être effectué sur site (par exemple par un protocole de communication 25 sans fil sécurisé), o l'opérateur peut conserver son attention sur l'analyseur et son écran tactile, tout au long des mesures, o l'opérateur ne peut effectuer de mesures avant vérification de justesse et éventuellement calibrage, et ne peut 30 éteindre l'appareil avant une nouvelle vérification de justesse, charge mentale réduite pour l'opérateur, o l'opérateur n'a pas à mémoriser une arborescence ou des contenus de menus déroulants, les données utiles à 35 l'opérateur apparaissant sous forme d'icônes sur l'écran de l'analyseur, les fonds d'écran présentant des couleurs distinctes, pour chaque contexte d'utilisation de l'analyseur 23 (notamment réglage des paramètres de mesure, mesures libres, mesures indexées), o les interactions entre l'opérateur et l'analyseur sont obtenues à l'aide d'un doigt, par sélection d'icône ou par 5 un défilement horizontal ou vertical, permettant la création rapide et intuitive de nouvelles UD, possibilités de personnalisation de l'analyseur, o personnalisation des écrans d'affichage, en fonction des préférences de chaque utilisateur identifié à la mise en 10 route de l'analyseur, certaines UD pouvant par exemple être masquées, o définition des droits d'accès aux fichiers contenus dans l'analyseur ou accessibles via l'analyseur, après identification de l'utilisateur à mise en route de l'analyseur, 15 o paramétrage automatique de l'analyseur, par exemple pour ce qui est du temps de mesure, en fonction du profil de l'utilisateur REVENDICATIONS1. Analyseur (1) à fluorescence X portable, pour analyse dans un substrat d'un élément de local de bâtiment, l'analyseur (1) comprenant un écran (6) tactile interactif, une gâchette (4) d'actionnement et une tête de mesure munie d'une source de rayonnement et d'un détecteur, une fenêtre étant disposée sur une face avant de la tête de mesure, en regard de la source et du détecteur ; la tête de mesure étant pourvue d'un contacteur mobile entre une position dite d'arrêt, où le contacteur est en saillie de l'analyseur, et une position dite de première sécurité, où le contacteur ne saille pas de l'analyseur ; la tête de mesure étant pourvue d'un volet obturateur mobile entre une position dite fermée d'attente et une position dite ouverte d'analyse, le passage du volet obturateur de la position fermée à la position ouverte d'analyse étant commandé par l'appui du contacteur contre le substrat à analyser et l'actionnement simultané de la gâchette (4) d'actionnement ; l'analyseur (1) à fluorescence X portable étant caractérisé en ce qu'il comprend des moyens interactifs de commande de scenario de mesures selon un mode de fonctionnement dit en mesures indexées, un fichier de description du local de bâtiment étant stocké dans l'analyseur (1), les éléments de description du local étant affichés sur l'écran (6) tactile interactif, avant analyse d'au moins un élément chimique dans le substrat. 2. Analyseur (1) à fluorescence X portable selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens interactifs de commande comprennent des icônes présentées par l'écran (6) tactile interactif et/ou un élément choisi parmi le groupe comprenant un clavier, une croix directionnelle, une surface sensible au toucher, un dispositif de pointage. 3. Analyseur (1) à fluorescence X portable selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un affichage, sur l'écran (6) tactile interactif, d'au moins deux icônes à défilement horizontal croisant au moins deux icônes à défilement vertical. 25 4. Ensemble comprenant un analyseur (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, et une base de données distante contenant un fichier type de description de local de bâtiment, l'analyseur (1) étant pourvu de moyens de communication avec la base de données distante. 5 5. Procédé d'analyse d'au moins un élément chimique à l'aide d'un analyseur (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 ou d'un ensemble selon la revendication 4, caractérisé en ce qu'il comprend à la mise en route de l'analyseur (1) et préalablement à toute analyse, et 10 avant l'arrêt de l'analyseur (1) après toute analyse, une étape de vérification de justesse de l'analyseur (1), et une étape de calibration de l'analyseur (1) lorsque la justesse n'est pas confirmée. 6. Procédé d'analyse selon la revendication 5, caractérisé en ce qu'il 15 comprend une étape de définition du nombre de mesures à effectuer pour qu'une analyse soit considérée comme valide. 7. Procédé d'analyse selon l'une quelconque des revendications 5 ou 6, caractérisé en ce qu'il comprend une étape de définition de la durée 20 d'une mesure, entre un temps de mesure déterminé par un algorithme d'une application interne à l'analyseur (1), un temps de mesure imposé par l'utilisateur et constant pour toutes les analyses, et un temps de mesure imposé par l'utilisateur pour chaque mesure. 25 8. Procédé d'analyse selon l'une quelconque des revendications 5 à 7, caractérisé en ce qu'il comprend, pour la mise en fonctionnement de l'analyseur (1), l'identification de l'utilisateur, permettant la personnalisation de l'affichage et/ou la définition de droits d'accès au fichier de description du local et/ou la personnalisation des conditions 30 d'analyse. 9. Application du procédé selon l'une quelconque des revendications 5 à 8 à la détection et quantification du plomb dans le bâtiment, notamment pour la réalisation de constat de risque d'exposition au 35 plomb.