Brevet FR3051659A1 — publié le 20171201

TITRE : IMPLANT DENTAIRE OFFRE UN BON ANCRAGE PRIMAIRE ET FAVORISE UNE ADAPTATION A TOUTE DENSITE OSSEUSE Avant_ge de l'invention : Le principal avantage offert par cet implant dentaire réside dans sa bonne stabilité avec un très bon ancrage primaire, cette stabilité évite l'échec des implants connus dans les deux premiers mois suivant la pose, ce qui donne la possibilité également d'effectuer une mise en charge immédiate de l'implant, Le second avantage de cet implant réside dans son profil cylindro-conique qui lui donne un pouvoir d'adaptation à toute type d'os, quelque soit la classification MISCH de la densité osseuse Dl, D2, D3 ou D4, Page 1 / 8 DÉTAIL H ÉCHELLE 24 : 3051659 RÉSUMÉ L'invention concerne un implant dentaire visé intra-osseux qui comporte quatre zones A, B, C et D, la zone A c'est la partie de la connexion de l'implant avec l'étage prothétique, cette connexion peut être ; interne ou externe avec ou sans cône more, la zone B (COUPE D-D) et avec ou sans système switching plateforme (11), Un épaulement (10) sépare la zone A de B, cet épaulement (10) stabilise l'implant sur l'os à la fin de son vissage et présent une butée de la limite cervicale de l'implant. La zone cervical B comportant un micro filetage (1) de 5 filets d'une âme de filet (2) conique d'une angle (F1)° et cylindrique à l'extérieur, La zone C comportant un triple filetage (3) d'une âme de filet (4) cylindrique, et d'une profondeur de filetage (X1) Une gorge (5) d'une profondeur (X2) pour éviter le blocage de l'implant au vissage, cette gorge sépare la zone B ayant le micro-filetage (1) de la zone C ayant le triple filetage (3) La zone apicale D contient une continuité du triple filetage (3) depuis la zone C à l'apex (9) selon un profils extérieur arrondi (6) et intérieur conique (7) d'une angle (F2)°, cette conicité permet d'insérer l'implant sur les deux premiers filets apicaux et de gagner en hauteur et en stabilité, avantages utiles dans les régions postérieures, La zone D comportant trois gorge auto-taraudeuses (8) à 120°, permettent l'évacuation des copeaux osseux sans créer de blocage L'apex arrondi (9) protège le plafond sinusien et évite sa déchirure, avec une approche plus douce qu'un apex plat aux bords incisifs notamment dans les régions sous sinusiennes Page 2 / 8 DÉTAIL G ÉCHELLE 15: 3051659 COUPE D-D Connexion Externe, Connexion interne, connexion interne, Fi!etage et Filetage cone morse et Filetage DÉTAIL H ECHELLE 24 : 1 Page 3 / 8 3051659 Micro Spire compacteurs d'os Ame des filets coniques Région distale Cylindro- nes r1 1,1 I 111 Trois gorges de cheminement auto-taraudantes à 120° Apex arrondi Un col bien documenté pour le maintien du niveau de l'os marginal et l'augmentation de la résistance avec une distribution optimale des charges et réduction des pics de contrainte Gorges de taraudage compacteurs d'os Apex arrondi facilite l'indication sous sinusienne en limitant les risques d'effraction Page 4 / 8 3051659 Avantages et bénéfices principaux : Le principal avantage offert par cet implant dentaire réside dans sa bonne stabilité avec un très bon ancrage primaire, cette stabilité évite l'échec des implants connus dans les deux premiers mois suivant la pose, ce qui donne la possibilité également d'effectuer une mise en charge immédiate de l'implant, Le second avantage de cet implant réside dans son profil cylindro-conique qui lui donne un pouvoir d'adaptation à toute type d'os, quelque soit la classification MISCH de la densité osseuse D1, D2, D3 ou D4, Autre avantage : Micro spire (2) : Ancrage primaire optimal Protection de l'os marginal Réduction des infiltrations et les micromouvements Connexion prothétique (A) : Interne ou externe, avec ou sans cône morse Gorge de dégagement (5) : Permet une accroche efficace des micro spires éviter le blocage de l'implant au vissage Filetage rapide (3) : Insertion trois fois plus rapide de l'implant sans augmenter la vitesse de forage Temps opératoire réduit Mise en place de l'implant plus confortable pour le praticien et le patient Filet profond (4) : Adapté aux tissus environnants Profil conique et compressif (6) (7) Apex arrondi (9) : Approche plus douce qu'un apex plat aux bords incisifs notamment dans les régions sous sinusiennes Apex conique (6), permet d'insérer l'implant sur les deux premiers filets apicaux et de gagner en hauteur et en stabilité, avantages utiles dans les régions postérieures 3 gorges (8) à 120° permettent l'évacuation des copeaux osseux sans créer de blocage Auto taraudant jusqu'à l'apex de l'implant REVENDICATIONS1. Le profil cylindro-conique de l'implant lui donne un pouvoir d'adaptation à toute type d'os, quelque soit la classification MISCH de la densité osseuse D1, D2, D3 ou D4, Cylindro-conique et filetage large Expansion osseuse Cylindro-conique et micro-filet La zone A c'est la partie de la connexion de l'implant avec l'étage prothétique, cette connexion peut être ; interne ou externe avec ou sans cône more, la zone B (COUPE D-D) et avec ou sans système switching plateforme (11), sm Page 6 / 8 3051659 Micro spires cervicales Micro spires coniques Gorge de séparation des régions Filetage multiple rapide Filetage multiple cylindro-conique Apex arrondi Page 7 / 8 3051659 a. REGLES D'UTILISATION & PROCEDURE CHIRURGICALE : INDIC: Le système d'implant dentaire B101 est destiné à être utilisé dans des cas d'édentation de la mandibule ou du maxillaire pour stabiliser des prothèses amovibles, pour réaliser des bridges scellés ou vissés en situation distale ou encastrée et pour remplacer des dents unitaires ou plurale. DESCRIPTION La pose des implants dentaires B101 comporte classiquement deux phases chirurgicales. Cependant, lorsque l'indication est posée, la vis de cicatrisation peut être directement vissée à la première étape chirurgicale évitant une deuxième chirurgie au patient. Une formation théorique et pratique doit donc être suivie par le praticien désireux de pratiquer cette technique. Les implants B101 sont fabriqués en alliage de titane TA6V-Eli de grade 5 selon IS05832-3, les composants prothétiques en alliage de titane TA6V-Eli selon IS05832-3 à l'exception des cylindres or fabriqués en SUPRADIUM et des calcinables qui sont fabriqués en PMMA PLYMETHACRYLATE de METHYLE ou en DELRIN de POM, Polyformaldéhyde (polyacétal) CONTRE-INDIC; \T' Les implants B101 ne doivent pas être posés lorsque le site d'implantation ne présente pas une largeur et une hauteur osseuse suffisante. Un os de faible qualité, une mauvaise hygiène buccale, une forte consommation de tabac et les contre-indications classiques de la chirurgie buccale (ex : diabète) peuvent entraîner des problèmes d'ostéo-intégration et par conséquent l'échec de l'implant. Un bruxisme sévère ainsi que des surcharges occlusales peuvent entraîner des échecs prothétiques et/ou la perte des implants. Les patients ayant un état psychologique instable ne sont pas de bons candidats pour les implants Bio1. L'exposition à des rayons magnétiques, des radiations et à la chimiothérapie pouvant nuire sur l'ostéointégration de l'implant Bio1. Les instruments de chirurgie doivent être nettoyés et stérilisés selon la méthode en vigueur avant chaque utilisation. AVERTISSEMENT Les techniques chirurgicales utilisées pour la pose d'implants dentaires font appel à des procédures rigoureuses et précises. Une méconnaissance des techniques peut entraîner l'échec de l'implant. Le matériel d'irrigation doit être vérifié afin d'assurer le bon refroidissement du site opératoire. Le système d'implant dentaire Bio1 doit être impérativement utilisé avec des forets calibrés en diamètre et en longueur. EFFETS fONE8d; Le praticien informera son patient des contre-indications, des suites de l'intervention et des précautions à prendre, ainsi que de l'absolue nécessité de s'adresser à un praticien familier des techniques implantaires en cas de problèmes spécifiques. HYr-IENE FT M. I NTF 8t1\ E Le succès à long terme d'un implant dépend directement de la qualité de l'hygiène buccale. Les patients candidats pour les implants doivent d'abord se soumettre à une hygiène buccale adéquate, avant de se faire poser des implants. Après la pose des implants, le patient doit se soumettre à une visite périodique chez son dentiste pour un détartrage et un contrôle. Page 8 / 8