Brevet FR3038830A1 — publié le 20170120

La présente invention concerne une gamme de prothèses fémorales comprenant plusieurs prothèses fémorales. La présente invention s'applique au domaine de l'arthroplastie de la hanche, en particulier au domaine de la sélection d'une prothèse fémorale 5 adaptée à la morphologie du patient. FR2889444A1 décrit une gamme de prothèses fémorales comprenant des prothèses fémorales standards. Cependant, une récente étude morphométrique a montré que les dimensions des prothèses fémorales d'une telle gamme de prothèses 10 fémorales peuvent être affinées de façon à optimiser la géométrie de chaque prothèse fémorale à la morphologie de la plus grande partie de la population. La présente invention a notamment pour but de résoudre, en tout ou partie, les problèmes mentionnés ci-avant. Dans ce but, la présente invention a pour objet une Gamme de 15 prothèses fémorales, la gamme de prothèses fémorales comprenant plusieurs prothèses fémorales, les prothèses fémorales incluant : i) sept prothèses fémorales standards ayant des tailles différentes, et ii) sept prothèses fémorales latéralisées ayant des tailles différentes, chaque prothèse fémorale étant destinée à composer une prothèse de hanche, chaque prothèse 20 fémorale comportant : - une tête configurée pour être articulée dans une cavité acétabulaire, une surface externe de la tête ayant globalement la forme d'une sphère dont le diamètre est environ égal à 28 mm, - un membre de fixation configuré pour recevoir la tête, 25 - une partie diaphysaire qui configurée pour s'étendre selon un axe diaphysaire dans un canal diaphysaire du patient, - une partie métaphysaire qui est monobloc avec la partie diaphysaire, - un col agencé pour relier la partie métaphysaire et le membre de fixation, le col étant monobloc avec la partie métaphysaire, 30 la gamme de prothèses fémorales étant caractérisée en ce que les tailles des prothèses fémorales sont sélectionnées : - de sorte que la distance entre le centre de la tête et l'axe diaphysaire, mesurée sensiblement parallèlement à l'axe diaphysaire, est égale 3038830 2 respectivement à 15,3 mm pour les prothèses fémorales standards et à 9,2 mm pour les prothèses fémorales latéralisées, et - de sorte que la distance entre le centre de la tête et l'axe diaphysaire, mesurée sensiblement perpendiculairement à l'axe diaphysaire, a les valeurs 5 suivantes en fonction du numéro de la taille de la prothèse fémorale : - pour les prothèses fémorales standards : numéro taille 1 2 3 4 5 6 7 Distance 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 - pour les prothèses fémorales latéralisées : numéro taille 1 2 3 4 5 6 7 Distance 44 44,6 45,1 45,6 46,1 46,6 47,1 Ainsi, de telles dimensions permettent de former des prothèses fémorales standards et latéralisées qui sont adaptées à la morphologie de la 10 plus grande part de la population. En particulier, de telles dimensions permettent d'ajuster la tension des muscles tout en conservant constante la longueur de la jambe du patient. Selon un mode de réalisation, la distance, mesurée parallèlement à l'axe cervico-céphalique, entre le centre de tête et un plan de référence, qui 15 est perpendiculaire à l'axe cervico-céphalique et qui passe par l'intersection entre le col et la partie métaphysaire, est égale à 34 mm pour les prothèses fémorales standards et pour les prothèses fémorales latéralisées. Selon un mode de réalisation, l'axe cervico-céphalique et l'axe diaphysaire forment un angle égal : 20 - à 129 degrés pour chaque prothèse fémorale standard, et - à 137 degrés pour chaque prothèse fémorale latéralisée. Selon un mode de réalisation, le membre de fixation a une surface tronconique configurée pour solidariser la tête sur le membre de fixation par emmanchement conique, par exemple de type cône Morse, la surface 25 tronconique ayant un demi-angle au sommet environ égal à 5 degrés 42 minutes et 30 secondes. 3038830 3 Selon un mode de réalisation, le plus grand diamètre de la surface tronconique est environ égal : - à 10,5 mm pour chaque prothèse fémorale standard, et - à 10,8 mm pour chaque prothèse fémorale latéralisée. Selon un mode de réalisation, le plus grand diamètre de la surface tronconique est environ égal à 12,5 mm pour chaque prothèse fémorale standard et pour chaque prothèse fémorale latéralisée. Selon un mode de réalisation, pour chaque prothèse fémorale, la partie diaphysaire a une section transversale globalement ovale. Selon un mode de réalisation, chaque prothèse fémorale est composée d'un alliage de titane et de vanadium. Les modes de réalisation et les variantes mentionnés ci-avant peuvent être pris isolément ou selon toute combinaison techniquement possible. La présente invention sera bien comprise et ses avantages ressortiront aussi à la lumière de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple non limitatif et faite en référence aux figures schématiques annexées, dans lesquelles des signes de références identiques correspondent à des éléments structurellement et/ou fonctionnellement identiques ou similaires. Dans les figures schématiques annexées : - la figure 1 est une vue de face de parties de sept prothèses fémorales standards appartenant à une gamme de prothèses fémorale selon un mode de réalisation ; - la figure 2 est une vue de côté des sept parties de prothèses fémorales de la figure 1 ; - la figure 3 est une vue de côté de l'une des sept parties de prothèses fémorales de la figure 1 ; - la figure 4 est une vue de côté de deux prothèses fémorales, l'une standard et l'autre latéralisée, appartenant à une gamme de prothèses fémorales selon l'invention ; - la figure 5 est une vue de côté d'une partie d'une prothèse fémorale standard, 3038830 4 - la figure 6 est une vue de côté d'une partie d'une prothèse fémorale latéralisée, - la figure 7 est une vue en perspective tronquée d'une partie d'une prothèse fémorale standard, et 5 - la figure 8 est une vue en perspective tronquée d'une partie d'une prothèse fémorale standard. Les figures 1 à 8 illustrent une gamme 100 de prothèses fémorales comprenant plusieurs prothèses fémorales 1 et 2. Ces prothèses fémorales incluent : i) sept prothèses fémorales standards 1 ayant des tailles 10 différentes, et ii) sept prothèses fémorales latéralisées 2 ayant des tailles différentes. Chaque prothèse fémorale 1 ou 2 est destinée à composer une prothèse de hanche Chaque prothèse fémorale 1 ou 2 comporte une tête 4.1 ou 4.2, un membre de fixation 6, une partie diaphysaire 8, une partie métaphysaire 15 10 et un col 12.1 ou 12.2. Chaque prothèse fémorale standard 1 ou 2 comporte une tête 4.1 et un col 12.1, et chaque prothèse fémorale 2 comporte une tête 4.2 et un col 12.2. Les têtes 4.1 et 4.2 diffèrent par leurs dimensions. De même, les cols 12.1 et 12.2 diffèrent par leurs dimensions. Chaque prothèse fémorale 1 ou 2 est ici monobloc. Chaque 20 prothèse fémorale 1 ou 2 est composée d'un alliage de titane et de vanadium, par exemple du TA6V ELI. La tête 4.1 ou 4.2 est configurée pour être articulée dans une cavité acétabulaire non représentée. Une surface externe de la tête 4.1 ou 4.2 a globalement la forme d'une sphère dont le diamètre D4 est environ égal 25 à 28 mm. Le membre de fixation 6 est configuré pour recevoir la tête 4.1 ou 4.2. À cet effet, le membre de fixation 6 a une surface tronconique 6.0 qui est configurée pour solidariser la tête 4.1 ou 4.2 sur le membre de fixation 6 par emmanchement conique, par exemple de type cône Morse. La surface 30 tronconique 6.0 a ici un demi-angle au sommet environ égal à 5 degrés 42 minutes et 30 secondes. En outre, le plus grand diamètre D6 de la surface tronconique 6.0 est ici environ égal à 10,5 mm pour chaque prothèse fémorale standard 1 et à 10,8 mm pour chaque prothèse fémorale latéralisée 2. 3038830 5 La partie diaphysaire 8 est configurée pour s'étendre selon un axe diaphysaire Z8 dans un canal diaphysaire du patient. La partie métaphysaire 10 est monobloc avec la partie diaphysaire 8. La partie diaphysaire 8 de chaque prothèse fémorale 1 ou 2 a ici une section transversale globalement 5 ovale. Le col 12.1 ou 12.2 est agencé pour relier la partie métaphysaire 10 et le membre de fixation 6. Le col 12.1 ou 12.2 est monobloc avec la partie métaphysaire 10. Les tailles des prothèses fémorales 1 et 2 sont sélectionnées : 10 - de sorte que la distance B entre le centre C4.1 de la tête 4.1 et l'axe diaphysaire Z8, mesurée sensiblement parallèlement à l'axe diaphysaire Z8, est égale à 15,3 mm pour les prothèses fémorales standards 1 ; - de sorte que la distance B entre le centre C4.2 de la tête 4.2 et l'axe diaphysaire Z8, mesurée sensiblement parallèlement à l'axe diaphysaire Z8, 15 est égale à 9,2 mm pour les prothèses fémorales latéralisées 2. De plus, les tailles des prothèses fémorales 1 sont sélectionnées de sorte que la distance A entre le centre C4.1 de la tête 4.1 et l'axe diaphysaire Z8, mesurée sensiblement perpendiculairement à l'axe diaphysaire Z8, a les valeurs suivantes en fonction du numéro de la taille de 20 la prothèse fémorale standard 1 : numéro taille 1 2 3 4 5 6 7 distance (A) 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 En outre, les tailles des prothèses fémorales 2 sont sélectionnées de sorte que la distance A entre le centre C4.2 de la tête 4.2 et l'axe diaphysaire Z8, mesurée sensiblement perpendiculairement à l'axe diaphysaire Z8, a les valeurs suivantes en fonction du numéro de la taille de 25 la prothèse fémorale latéralisée 2 : numéro taille 1 2 3 4 5 6 7 Distance (A) 44 44,6 45,1 45,6 46,1 46,6 47,1 Par ailleurs, la distance, mesurée parallèlement à l'axe cervicocéphalique ACC, entre le centre C4.1 de la tête 4.1 et un plan de référence, qui est perpendiculaire à l'axe cervico-céphalique ACC et qui passe par l'intersection 10-12.1 entre le col 12.1 et la partie métaphysaire 10, est égale 3038830 6 à 34 mm pour les prothèses fémorales standards 1. Le plan de référence est un plan qui passe par l'axe anatomique Merkel-trochanter AMT et qui est perpendiculaire à l'axe cervico-céphalique ACC. De même, la distance, mesurée parallèlement à l'axe cervico- 5 céphalique ACC, entre le centre C4.2 de la tête 4.2 et un plan de référence, qui est perpendiculaire à l'axe cervico-céphalique ACC et qui passe par l'intersection entre le col 12.2 et la partie métaphysaire 10, est égale à 34 mm pour les prothèses fémorales latéralisées 2. Par ailleurs, l'axe cervico-céphalique ACC et l'axe diaphysaire Z8 10 forment un angle A6.8 qui est ici égal à 129 degrés pour chaque prothèse fémorale standard 1. L'angle A6.8 est ici égal à 137 degrés pour chaque prothèse fémorale latéralisée 2. Bien entendu, la présente invention n'est pas limitée aux modes de réalisation particuliers décrits dans la présente demande de brevet, ni à 15 des modes de réalisation à la portée de l'homme du métier. D'autres modes de réalisation peuvent être envisagés sans sortir du cadre de l'invention, à partir de tout élément équivalent à un élément indiqué dans la présente demande de brevet. REVENDICATIONS1. Gamme (100) de prothèses fémorales (1, 2), la gamme (100) de prothèses fémorales (1, 2) comprenant plusieurs prothèses fémorales (1, 2), les prothèses fémorales (1, 2) incluant : i) sept prothèses fémorales standards (1) ayant des tailles différentes, et ii) sept prothèses fémorales latéralisées (2) ayant des tailles différentes, chaque prothèse fémorale (1, 2) étant destinée à composer une prothèse de hanche, chaque prothèse fémorale (1, 2) comportant : - une tête (4.1, 4.2) configurée pour être articulée dans une cavité acétabulaire, une surface externe de la tête (4.1, 4.2) ayant globalement la forme d'une sphère dont le diamètre (D4) est environ égal à 28 mm, - un membre de fixation (6) configuré pour recevoir la tête (4.1, 4.2), - une partie diaphysaire (8) qui configurée pour s'étendre selon un axe diaphysaire (Z8) dans un canal diaphysaire du patient, - une partie métaphysaire (10) qui est monobloc avec la partie diaphysaire (8), - un col (12.1, 12.2) agencé pour relier la partie métaphysaire (10) et le membre de fixation (6), le col (12.1, 12.2) étant monobloc avec la partie 20 métaphysaire (10), la gamme (100) de prothèses fémorales (1, 2) étant caractérisée en ce que les tailles des prothèses fémorales (1, 2) sont sélectionnées : - de sorte que la distance (B) entre le centre (C4.1, C4.2) de la tête (4.1, 4.2) et l'axe diaphysaire (Z8), mesurée sensiblement parallèlement à l'axe 25 diaphysaire (Z8), est égale respectivement à 15,3 mm pour les prothèses fémorales standards (1) et à 9,2 mm pour les prothèses fémorales latéralisées (2), et - de sorte que la distance (A) entre le centre (C4.1, C4.2) de la tête (4.1, 4.2) et l'axe diaphysaire (Z8), mesurée sensiblement perpendiculairement à 30 l'axe diaphysaire (Z8), a les valeurs suivantes en fonction du numéro de la taille de la prothèse fémorale (1, 2) : 3038830 8 - pour les prothèses fémorales standards (1) : numéro taille 1 2 3 4 5 6 7 distance (A) 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 - pour les prothèses fémorales latéralisées (2) : numéro taille 1 2 3 4 5 6 7 Distance (A) 44 44,6 45,1 45,6 46,1 46,6 47,1 2. Gamme (100) de prothèses fémorales (1, 2) selon la 5 revendication précédente, dans laquelle la distance, mesurée parallèlement à l'axe cervico-céphalique (ACC), entre le centre (C4.1, C4.2) de tête (4.1, 4.2) et un plan de référence, qui est perpendiculaire à l'axe cervico-céphalique (ACC) et qui passe par l'intersection entre le col (12.1, 12.2) et la partie métaphysaire (10), est égale à 34 mm pour les prothèses fémorales 10 standards (1) et pour les prothèses fémorales latéralisées (2). 3. Gamme (100) de prothèses fémorales (1, 2) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle l'axe cervicocéphalique (ACC) et l'axe diaphysaire (Z8) forment un angle (A6.8) égal : 15 - à 129 degrés pour chaque prothèse fémorale standard (1), et - à 137 degrés pour chaque prothèse fémorale latéralisée (2). 4. Gamme (100) de prothèses fémorales (1, 2) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle le membre de fixation (6) a une surface tronconique (6.0) configurée pour solidariser la tête (4.1, 4.2) sur le membre de fixation (6) par emmanchement conique, par exemple de type cône Morse, la surface tronconique (6.0) ayant un demi-angle au sommet environ égal à 5 degrés 42 minutes et 30 secondes. 5. Gamme (100) de prothèses fémorales (1, 2) selon la revendication précédente, dans laquelle, le plus grand diamètre (D6) de la surface tronconique (6.0) est environ égal : - à 10,5 mm pour chaque prothèse fémorale standard (1), et 3038830 9 à 10,8 mm pour chaque prothèse fémorale latéralisée (2). 6. Gamme (100) de prothèses fémorales (1, 2) selon la revendication 4, dans laquelle le plus grand diamètre (D6) de la surface 5 tronconique (6.0) est environ égal à 12,5 mm pour chaque prothèse fémorale standard (1) et pour chaque prothèse fémorale latéralisée (2). 7. Gamme (100) de prothèses fémorales (1, 2) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle, pour chaque 10 prothèse fémorale (1, 2), la partie diaphysaire (8) a une section transversale globalement ovale. 8. Gamme (100) de prothèses fémorales (1, 2) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle chaque prothèse 15 fémorale (1, 2) est composée d'un alliage de titane et de vanadium.