Brevet FR3027795A1 — publié le 20160506

FUSIBLE MECANIQUE POUR PATIENT PORTEUR D UNE PROTHESE OSTEO INTEGREE FONCTIONNANT DANS TOUTES LES DIRECTIONS ET TORSION Description de l'invention 1.1 Domaine technique de l'invention : La présente invention concerne un dispositif de fusible mécanique pour protéger, en cas de chute et/ou choc violent, l'aboutment et implant d'un patient amputé d'un membre et porteur d'une prothèse ostéo intégrée. Ce fusible mécanique fonctionne dans toutes les directions et en torsion : il offrira une protection totale au patient. 1.2 Etat de la technique antérieure : Des dispositifs existent mais ils ne fonctionnent que dans le plan horizontal et/ou s'ouvre dans une seule direction. La protection de l'aboutment et implant est donc partiale. 1.3 Exposé de l'invention Ce fusible mécanique comporte une partie haute, une partie basse et un système à 8 ressorts et 8 billes concentriques. Le système à billes concentriques est logé dans la partie basse. Ce système exerce une pression sur la partie haute pour la maintenir dans la partie basse. La pression sera réglée par les vis qui compressent ou décompressent les ressorts qui eux même repoussent les billes. Ce fusible mécanique peut donc être réglé et adapté à l'activité du patient, sa morphologie et son poids. Les parties haute et basse ont une surface de contact de forme sphérique avec méplat pour la partie haute. La partie haute comportera deux gorges : une supérieure et une inférieure. La gorge inférieure autorisera la rotation de la partie haute sans contrainte. La gorge supérieure comportera également 4 logements en forme de demi sphère. La rotation sera contrôlée par les 4 billes supérieures. L'ouverture du système sera contrôlée par les 8 billes. 1.4 Description des schémas Les schémas ci joint montrent un fusible mécanique pour patient ostéo intégré : - Figure 1 : une vue d'ensemble des parties basses et hautes. La surface de contact des deux parties et une demi sphère. - Figure 2: les moments maximum au delà desquels le système devra entrer en rotation ou s'ouvrir 1.5 Mode de réalisation La partie basse (2) est fixée au genou prothétique. La partie basse (2) comporte 8 orifices dans lesquels sont placés les 8 ressorts (4) et 8 billes (3) concentriques disposés de façon radiale et décalés. Ces ressorts (4) et billes (3) exercent des forces sur la partie haute (1) pour la maintenir dans la partie basse (2). La partie basse (1) a une forme qui empêchera les billes (3)de sortir de leur logement en cas d'ouverture du système. La partie haute (2) a une forme en demi boule pour venir se positionner dans la partie basse. Les parties haute et basse ont une surface de contact de forme sphérique avec méplat. Les 8 billes (3) exercent une force qui s'oppose au mouvement de la partie haute (1). La partie haute (1) sera solidaire de la partie basse (2) jusqu'à un moment de 12Nm en rotation ou 70Nm en charge. La partie haute (1) comportera 4 logements (8) en forme de demi boule et une première gorge supérieure. La partie haute pourra tourner dans la partie basse selon les forces appliquées par les seules 4 billes et ressorts supérieurs. Le système restera fermé. La partie haute comportera une seconde gorge dite inférieure. Cette gorge inférieure permettra à la partie haute de tourner alors que le système reste fermé. En déca de ces valeurs (12Nm /70 Nm), le système est dit fermé et permet au patient de marcher et descendre les escaliers. La prothèse est solidaire de l'aboutment. Au delà d'un moment mécanique à 12Nm en torsion, le système entrera en rotation sans s'ouvrir. Le système restera fermé et la partie haute tournera dans la partie basse. Le patient pourra d'ailleurs utiliser cette fonctionnalité pour s'asseoir en « tailleur » Au delà d'un moment de 70Nm, le système s'ouvrira. Le système pourra être rechargé manuellement et sans outil. Les 4 billes supérieures permettent de contrôler la rotation de la partie haute dans la partie basse Les 4 billes inférieures permettent de contrôler l'ouverture totale du système. La partie basse (2) aura un diamètre d'environ 100 mm et une hauteur d'environ 40 mm. La partie haute (1) aura un diamètre d'environ 55 mm et une hauteur d'environ 50 mm. Les billes (3) auront un diamètre de 10 mm. 1.6 Application industrielle : Ce dispositif est particulièrement destiné aux patients amputés et porteur d'une prothèse ostéo intégrée. Il permettra une meilleure protection des patients en cas de chute et/ou choc. Il leur permettra d'éviter la torsion de l'aboutment qui entraine un changement de cette pièce qui ne peut se faire qu'en bloc opératoire sous anesthésie générale. Ce fusible pourra être utilisé dans tout domaine mécanique dans lequel deux arbres doivent être désolidarisés selon des contraintes données. REVENDICATIONS1. Dispositif de fusible mécanique pour protéger en cas ce chute et/ou choc violent l'aboutment et implant d'un patient amputé d'un membre et porteur d'une prothèse ostéo intégrée caractérisé en ce qu'il comporte une partie haute (1), une partie basse (2) comportant 8 orifices et un système à 8 ressorts et 8 billes concentriques (3,4,5) placés dans les orifices de la partie basse qui exerce des forces sur la partie haute pour la maintenir dans la partie basse 2. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que les partie haute (1) et partie basse (2) ont une surface de contact de forme sphérique avec méplat. 3. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le système à billes concentriques (3, 4, 5) comprend des (5) vis qui compressent ou décompressent les ressorts (4). 4. Dispositif selon la revendication 1 précédente caractérisé en ce que la partie haute (1) comporte deux gorges : une supérieure et une inférieure qui autorise la rotation de la partie haute sans contrainte. 5. Dispositif selon la revendication 4 caractérisé en ce que que la gorge supérieure comporte également 4 logements en forme de demi sphère. La rotation étant contrôlée par 4 billes supérieures.