Brevet FR3009088A1 — publié le 20150130

Méthode de détection de la contamination par un microbe d'un échantillon par analyse de spectres de masse La présente invention concerne une méthode de détection rapide de contamination par un microbe d'un échantillon à analyser, notamment par suivi de la pousse microbienne par analyse de spectre de spectrométrie de masse de type maldi- tof d'un extrait protéique dudit échantillon. Actuellement, l'identification et l'étude de la sensibilité des micro-organismes nécessitent plusieurs étapes qui reposent principalement sur la détection des caractéristiques phénotypiques du germe étudié. L'utilisation de colorations (coloration de Gram par exemple), la morphologie des colonies, l'examen au microscope, l'isolement en culture sur différents milieux, les tests biochimiques, qu'ils soient réalisés manuellement ou par des automates, sont les principes même de la classification et de l'identification des bactéries, des levures et des champignons. Ces approches, utilisées depuis de nombreuses années, permettent le rendu des résultats dans un laps de temps compris entre 24 h et 72 h, et nécessitent souvent que les micro-organismes présentent un métabolisme actif. Ce délai peut être allongé lorsque la culture est lente et/ou difficile ou lorsque les tests phénotypiques sont peu performants, ce qui est le cas avec les mycobactéries, les germes atypiques ou les anaérobies par exemple. Dans ces derniers cas, ce délai peut être de plusieurs jours à plusieurs semaines. L'utilisation de la biologie moléculaire permet une identification bactérienne rapide et précise dans bien des cas par amplification d'ADN par PCR. Les avantages de la biologie moléculaire sont nombreux. Toutefois, les informations obtenues ne sont pas toujours suffisamment discriminantes pour permettre l'identification au niveau de l'espèce et l'étude d'autres gènes cibles est requise, ce qui augmente les délais de réponse. Outre les problèmes liés à son coût, cette méthodologie nécessite une grande expertise et doit être réservée aux identifications difficiles ou aux germes dont la culture est fastidieuse. La spectrométrie de masse est une technique physique d'analyse permettant de détecter et d'identifier des molécules d'intérêt par mesure de leur masse. Son principe réside dans la séparation en phase gazeuse de molécules chargées (ions) en fonction de leur rapport masse/charge (m/z).Les applications de la spectrométrie de masse sont très vastes et concernent principalement l'identification de peptides ou de protéines, l'analyse de leur séquence en acides aminés ou encore la mise en évidence de modifications post-traductionnelles. La spectrométrie de masse sous sa variante MALDI-TOF (matrix-assisted laser desorption ionization-time-of-flight) permet d'identifier et de classifier différents types bactériens en utilisant des bactéries intactes. En effet, parmi les divers composants identifiés dans un spectre de spectrométrie de masse MALDI-TOF, certains semblent spécifiques d'une espèce bactérienne précise. Ainsi, il a été possible d'identifier grand nombre d'espèces bactériennes dans des prélèvements cliniques en utilisant des banques de données fabriquées à partir de chacune de ces espèces. La spectrométrie de masse de type MALDI-TOF s'impose donc progressivement dans les laboratoires de microbiologie car ses atouts sont nombreux, rapidité et précision d'identification, et faible coût par échantillon. Parmi les fabricants de spectromètre de masse, deux systèmes MALDI- TOF complets sont disponibles à la vente, commercialisés par les sociétés Bruker Daltonics (Allemagne) et Biomérieux (France). Chaque instrument est accompagné d'un logiciel de pilotage, d'une banque de données et d'un système expert permettant l'identification du micro-organisme reposant sur l'analyse du spectre généré par le spectromètre de masse. Une application de cette technologie à l'identification des bactéries implique l'isolement et l'analyse de bactéries entières ou d'extraits protéiques de bactéries isolées, les dites bactéries étant isolées directement à partir des prélèvements, par exemple à partir de flacons d'hémocultures détectés comme positifs, ou à partir des urines. Le gain de temps est alors important pour la mise en route d'une antibiothérapie. Concernant les hémocultures, les résultats sont obtenus après des étapes intermédiaires de séparation des globules blancs des globules rouges. Les pourcentages d'identification correcte du genre varient de 72 % à 98 % selon les études. On retrouve les mêmes difficultés d'identification que celles que l'on rencontre lorsqu'on travaille à partir des colonies. Dans le cas des hémocultures polymicrobiennes, les spectres obtenus sont plus difficiles à interpréter et, dans le meilleur des cas, le germe prédominant est identifié. Pour les urines, les résultats requièrent d'avoir un inoculum bactérien supérieur à 105 ufc/ml. Pour faciliter l'identification, les cultures obtenues en 24 h sont requises. Quant à l'identification des champignons filamenteux, elle requiert la présence de spores. Certaines études proposent la réalisation d'une étape supplémentaire d'extraction protéique avant l'analyse afin d'augmenter la qualité des spectres. Cette étape supplémentaire peut se justifier pour certaines espèces comme les streptocoques, ou en cas d'inoculum faible notamment pour les hémocultures ou les urines. Actuellement, les types d'échantillons bactériens pouvant être analysés par un système MALDI-TOF sont classés en 2 catégories : -les cultures bactériennes sur gélose et les cultures de levures, notamment de champignons filamenteux, qui se déposent directement sur la cible, et -les hémocultures positives et les prélèvements urinaires, qui nécessitent une extraction de la bactérie préalable. En pratique, la détection et l'identification d'agents microbiens sont donc réalisées en 2 étapes: -une étape initiale d'isolement du microbe en milieu solide ou liquide -une étape d'identification du microbe par spectrométrie Maldi -tof. Actuellement, l'identification ne peut pas se faire directement sur un milieu complexe sans étape d'isolement ou de séparation du microbe. De plus, il est nécessaire qu'un spectre de référence du microbe soit référencé dans une banque de données pour être identifié. Un but de la présente invention concerne l'analyse d'un échantillon biologique liquide complexe contenant des cellules tel qu'un échantillon de produit sanguin issu du sang notamment un concentré de plaquettes comme décrit ci-après ou les urines, pour une détection d'agents microbiens dans ce milieu complexe par spectrométrie Maldi- Tof sans étape d'isolement dans un délai de pas plus de 24h. La transfusion du sang et celle de ses composants labiles isolés dénommés « produits sanguine labiles» (« PSL ») tels que les concentrés de globules rouges, les concentrés de plaquettes, plasma frais congelé ; et des médicaments préparés industriellement à partir de pools de centaines de plasma (albumine, immunoglobulines intraveineuses, facteurs de la coagulation) sont indispensables car, le plus souvent, il n'existe pas d'alternatives thérapeutiques. Bien que le niveau de sécurité vis-à-vis des infections transmises par la transfusion soit élevé, le risque de transmission par transfusion d'une infection persiste. Il varie selon les produits sanguins labiles transfusés et il est accru chez le malade immunodéficitaire. Les plaquettes sanguines sont les plus petits éléments figurés du sang. Elles sont produites dans la moelle osseuse comme les autres cellules sanguines. Les plaquettes jouent un rôle central dans les mécanismes de l'hémostase et plus particulièrement de l'hémostase primaire. Dans la circulation sanguine, les plaquettes sont indispensables pour que le sang coagule correctement en cas de brèche d'un vaisseau sanguin, afin de colmater celle-ci par la formation d'un caillot. Chez un individu sain, le nombre de plaquettes sanguines par litre de sang est compris entre 150 à 400 Giga (109). Toute anomalie quantitative (thrombopénie, taux de plaquette Plus particulièrement, la présente invention fournit une méthode de détection de la contamination par un microbe, de préférence une bactérie, d'un échantillon à analyser constitué d'un milieu contenant des protéines et des cellules eucaryotes, par suivi de la croissance dudit microbe comprenant les étapes successives suivantes dans lesquelles: a.1) on réalise une culture dudit microbe en ajoutant un milieu de culture dudit microbe dans dudit échantillon, pendant un temps t de préférence de 6 à 24 heures, de préférence encore pas plus de 16h, et a.2) on réalise une lyse cellulaire des microbes et autres cellules dudit échantillon cellulaire, puis a.3) on réalise une extraction des protéines à partir d'un lysat dudit échantillon après culture, de l'étape a.2), et b) on réalise un spectre par spectrométrie de masse du type MALDI-TOF dudit extrait protéique obtenu à l'étape a.3), et c) on détermine si ledit échantillon est contaminé par comparaison du spectre obtenu à l'étape b) avec au moins un spectre de spectrométrie de masse du type MALDI-TOF choisi parmi les spectres suivants: c.1) au moins un spectre de référence choisi parmi : -c.1.1) un spectre d'un extrait protéique de référence d'un 15 échantillon standard de même nature mais non contaminé, ayant subi le même traitement de lyse et extraction des étapes a.2) et a.3), et -c.12) des spectres de référence d'extraits protéiques d'échantillons standards de même nature contaminés par des microbes connus, ayant subis le même traitement au moins des étapes a.1) et a.2), de préférence ayant subis 20 le même traitement au moins des a.1 à a.3), et c.2) au moins un spectre d'un extrait protéique obtenu par extraction des protéines à partir d'un traitement de lyse et extraction dudit échantillon d'origine selon les étapes a.2) et a.3) avant ou après culture de l'étape a.1) pendant un temps t' inférieur à t. 25 Plus particulièrement, le dit échantillon est un milieu liquide contenant des composants non solubles éventuellement des composants solides tel que des petites particules et/ou des cellules eucaryotes entières notamment pour un échantillon sanguin des globules rouges et/ou globules blancs. On comprend que le cas échéant à l'étape a.1), on réalise ladite culture dans des conditions de culture aptes à permettre la croissance d'un dit microbe, de préférence en ajoutant un milieu de culture d'un dit microbe. Selon la présente invention, on ne réalise pas une étape d'extraction dudit microbe entier à partir dudit échantillon, mais, à l'étape a.3), on extrait les protéines entières directement à partir d'un lysat de l'échantillon total. La lyse permet de lyser au moins les cellules des microbes pour ne retenir que les protéines. Du fait de l'étape d'incubation ou de culture de l'étape a.1) préalable, les dites protéines sont en nombre suffisants pour permettre d'obtenir à l'étape c) des spectres 10 exploitables A l'étape c.1), le spectre de référence dudit échantillon ne provient pas de l'échantillon d'origine à analyser. En effet, de façon originale et avantageuse, ledit spectre de référence est un spectre d'un extrait protéique de référence d'un échantillon standard de même nature mais non contaminé ou contaminé par un microbe 15 déterminé connu et n'est donc pas un spectre de référence du dit microbe comme dans les méthodes usuelles car les pics spécifiques dudit microbe peuvent être en partie occultés par ceux des autres composants dudit échantillon. A l'étape c.1), on détermine la présence de microbes contenu dans l'échantillon d'origine par une augmentation du nombre de pics dans le spectre de l'extrait de 20 l'échantillon contaminé celui-ci comprenant des pics supplémentaires correspondant aux protéines ou composants spécifiques provenant du microbe en comparaison au spectre obtenu en l'absence de microbes dans l'échantillon de référence. A l'étape c.2), on détermine la présence de microbe par la détection d'une croissance des microbes contenu dans l'échantillon d'origine entre l'extrait protéique 25 obtenu à to avant culture ou incubation et celui obtenu à t1 supérieur à to après culture ou incubation et/ou entre les extraits protéiques obtenus après 2 temps de culture ou incubation t1 et t2 différents, cette croissance du microbe se traduisant par une augmentation de l'intensité des pics correspondant aux protéines ou composants provenant spécifiquement du microbe. Inversement, comme mentionné aux étapes c.1) et c.2), la présence, voire la croissance, des microbes peut entrainer une dégradation par les dits microbes des composants spécifiques dudit échantillon d'origine tel que des cellules contenues dans l'échantillon d'origine autres que celles dudit microbe. Dans le cas où celui-ci est un échantillon biologique comme du sang, il peut s'agir notamment des érythrocytes ou leucocytes ; et pour les urines, il peut s'agir de leucocytes ou macromolécules contenus dans des urines. Toutefois, du fait que, selon l'invention, on analyse un lysat de préférence un extrait protéique dudit lysat, on n'observe en général pas de diminution significative du nombre des pics spécifique de l'échantillon autres que les pics spécifiques du microbe ou de baisse de l'intensité de ces pics spécifiques de l'échantillon non contaminés. En tout état de cause, toute diminution relative éventuelle du nombre de protéines provenant des autres cellules ou autres composants de l'échantillon lui-même hors bactérie contaminante et/ou de l'intensité de leurs pics, sera prise en compte pour le calcul du différentiel des aires de spectres avant et après culture ou incubation. La présente invention concerne avantageusement l'analyse d'extrait obtenu à partir de tout type d'échantillon de matière biologique, notamment un fluide biologique provenant de prélèvement animal ou humain, tels que des échantillons provenant du sang, des urines ou selles, mais aussi des échantillons de prélèvement de tissus solides tel que muscle ou autres, ainsi que des échantillons de compositions alimentaires ou cosmétiques contenant des protéines. Plus particulièrement, le dit échantillon d'origine à analyser est un échantillon biologique contenant des différents types de protéines et différents types de cellules autres que celles dedits microbes, de préférence des cellules eucaryotes, de préférence un échantillon de fluide biologique humain ou animal contenant des cellules et des macromolécules biologiques de préférence un échantillon comprenant des urines ou tout ou partie du sang , notamment le sang total et les produits sanguins labiles (PSL). Plus particulièrement encore, le dit échantillon est un liquide concentré de plaquettes de sang, de préférence contenant au moins 10. 109 plaquettes /I de soluté, de préférence encore au moins 100.109 plaquettes /I. Plus particulièrement encore, dans une première variante de réalisation, à l'étape c), on réalise l'étape c.1) en comparant le spectre de l'extrait protéique de lysat de concentré de plaquettes à analyser avec un spectre de référence qui est un spectre d'un extrait protéique de concentré de plaquettes standard non contaminé et on détecte une contamination si on retrouve dans le spectre de l'échantillon analysé au moins les pics spécifiques de plus grandes intensités du spectre de référence. On a découvert selon la présente invention qu'il est possible de de déterminer un spectre de référence spécifiques des CP non contaminés si on analyse un extrait protéique de lysat cellulaire de CP, de préférence selon le protocole suivant . Plus particulièrement encore, à l'étape a), ledit extrait protéique est obtenu en effectuant les étapes successives suivantes : 1) on élimine le liquide du dit échantillon à analyser, et on récupère un premier résidu solide, et 2) de préférence, on ajoute une solution de détergent au dit premier résidu solide, et 3) on élimine le liquide à nouveau et on récupère un deuxième résidu solide, et 4) on réalise une lyse des cellules présente dans ledit deuxième résidu solide, de préférence une lyse chimique, et 5) on solubilise les protéines présentes dans le dit deuxième résidu solide, de préférence avec une solution de solvant, et 6) on élimine les substances non solubilisées, pour récupérer une solution essentiellement constituée de protéines entières. A l'étape 2), on supprime les interactions entre les dits microbes et les autres composants contenus dans ledit échantillon avec la dite solution de détergent ajoutée au dit premier résidu solide. Plus particulièrement encore, pour traiter un échantillon de concentré de plaquettes, ledit extrait protéique est obtenu en effectuant les étapes successives suivantes : 1) on élimine le liquide du dit échantillon à analyser, en réalisant une première centrifugation et éliminant le surnageant de centrifugation, et en récupérant un premier résidu solide qui est le culot de première centrifugation, et 2) on ajoute une solution de détergent au dit premier résidu solide, de préférence une solution de saponine, et 3) on récupère un deuxième résidu solide par une deuxième centrifugation et en éliminant le surnageant et en récupérant un deuxième résidu solide qui est le culot de deuxième centrifugation, et 4) on réalise une lyse chimique des cellules présente dans ledit deuxième résidu solide, de préférence on réalise un traitement chimique avec une solution acide d'acide formique, et 5) on solubilise les protéines présentes dans le dit deuxième résidu solide de lysat cellulaire, de préférence avec une solution d'acide formique et acétonitrile, et 6) on élimine les substances non solubilisées, par une troisième centrifugation et en éliminant le culot et récupérant le surnageant de troisième centrifugation, pour récupérer une solution essentiellement constituée de protéines entières. Concernant l'analyse comparative des spectres, à l'étape c), on considère qu'un pic est commun entre le spectre analysé et un profil ou spectre de référence, si le pic présente les critères de validation et de recalibration définis pour chaque modèle et connus de l'homme de l'art, et dont le paramétrage peut être modifié par l'opérateur selon les consignes explicitées dans les manuels d'utilisateur spécifiques des logiciels Bruker Daltonics® et tels que rappelé plus loin dans les exemples 1 et 4. Lorsque l'on compare un nouveau spectre à un autre spectre, comme à l'étape c.1), ou à un profil de référence présent dans la base de données, comme à l'étape c.2) ci-dessus, on peut prendre en compte un autre score, appelé score d'identification décrit plus loin, calculé par le logiciel BIOTYPER®. Le logiciel BIOTYPER® de la société BRUCKER DALTONICS® peut identifier ainsi des spectres inconnus par comparaison avec des spectres de référence stockés dans une base de données. Plus particulièrement, aux étapes cl, on ne prend en compte lesdits spectres de référence et spectres à analyser que si lesdits spectres présentent un score de qualité supérieure à 2, ledit score de qualité étant constitué de l'addition des deux notes n1 et n2 ayant chacune une valeur de 0 à 6 avec : - n1 est la note attribuée en fonction du nombre de pics caractéristiques dudit spectre n, tel que spécifié plus précisément dans l'exemple 3 ci-après, et - n2 est la note attribué en fonction de la valeur du rapport signal/bruit (Rmax) du pic de plus grande intensité dudit spectre, tel que spécifié plus précisément dans l'exemple 3 ci-après. Les critères ci-dessus sont pris en compte à l'aide notamment du logiciel FLEX CONTROL®, BIOTYPER® RTC développés par le fabricant de spectromètre de masse Bruker Daltonik® GmbH, Leipzig, Germany de référence Microflex LT. Plus particulièrement encore, les pics desdits spectres sont définis par une paire de coordonnées composées d'une abscisse constituée du rapport masse/charge (m/z) de 2 000 à 20000 Da, plus particulièrement de 3 000 à 16000 Da, la coordonnée en ordonnée étant une intensité relative ou en unité arbitraire, et on retient de préférence dans le spectre au moins les 70 pics de plus grandes intensités. On entend ici par "intensité relative", une intensité exprimée par le rapport de (S/N=intensité du pic/ intensité du bruit de fond). Plus particulièrement encore, ledit spectre de référence spécifique de concentré de plaquettes sanguines non contaminé comprend au moins les pics caractéristiques de plus grande intensités dans le tableau 1 suivant dans lequel les différents pics caractéristiques sont caractérisés par leurs coordonnées en abscisse m/z (Da) et leurs coordonnées en ordonnée d'intensité relative exprimées en S/N (intensité du pic/intensité du bruit de fond), les valeurs des masses moléculaires m/z pouvant varier jusqu'à ±1 Da de la valeur moyenne mentionnée dans le tableau 1, et les valeurs d'intensité relative pouvant varier jusqu'à ±20% de la valeur moyenne d'intensité relative mentionnée: TABLEAU 1 : Index m/z Intensité Index m/z Intensité (S/N) (S/N) 2 2039,33 0,82 45 5941,47 12,96 3 2053,09 0,96 46 6123,11 4,61 4 2172,47 2,81 47 6195,2 4,99 2188,26 2,08 48 6253,84 12,31 6 2206,14 1,49 49 6329,64 34,15 7 2335,49 0,81 50 6399,07 4,69 8 2587,08 9,77 51 6437,89 19,1 9 2677,66 6,53 52 6636,41 10,92 2824,37 44,11 53 6667,28 30,17 11 3124,2 2,88 54 6725,81 41,44 12 3170,04 2,43 55 7193,2 13,26 13 3332,51 4,02 56 7307,12 1,57 14 3372,52 27,37 57 7355,33 2,03 3443,5 48,02 58 7437,27 19,85 16 3487,23 15,79 59 7567,73 42,56 17 3717,3 2,85 60 7642,27 28,22 18 3783,47 6,75 61 7768,13 745,58 19 3820,02 5,97 62 7839,16 152,91 3883,82 343,89 63 7924,93 114,32 21 3920,17 34,15 64 8022,69 21,31 22 3963,03 32,32 65 8144,94 177,92 23 4049,38 1,6 66 8211,76 12,77 24 4072,05 48,19 67 8584,21 37,68 4292,54 15,29 68 8652,46 28,04 26 4326,29 5,36 69 8719,83 16,44 27 4481,88 47,61 70 8963,52 106,86 28 4568,92 4,21 71 9039,83 6,86 29 4623,37 14,23 72 9136,49 7,45 4646,43 14,15 73 9249,43 26,67 31 4688,05 31,78 74 9291,19 35,04 32 4732,37 17,33 75 9375,12 58,79 33 4760,03 62,14 76 9464,76 35,82 34 4813,43 38,33 77 9519,48 89,66 4896,95 40,58 78 9621,13 71,71 36 4966,02 17,88 79 10102,91 69,65 37 5052,1 44,86 80 10189,05 -0,33 38 5137,16 4,66 81 10262,85 2,29 39 5268,85 46,78 82 10617,08 29,7 5310,04 31,23 83 10701,45 1,97 41 5360,04 138,98 84 10843,44 40,58 42 5422,73 19,14 85 12392,91 2,15 43 5652,14 229,61 86 12503,41 9,72 44 5698,21 13,9 87 13441,97 3,28 La comparaison des spectres peut se faire avec les logiciels connus commercialisés avec les spectromètres tels que BIOTYPER® qui analyse les spectres pics à pics et sont capables de détecter la présence des pics spécifiques d'un spectre de référence en fonction de la valeur d'un score d'identification comme explicité ci- après dans les exemples de réalisation. Plus particulièrement, on identifie un genre voire une espèce bactérienne contaminante par comparaison avec des spectres de référence de différentes bactéries enregistrées dans la base de données du logiciel BIOTYPER®. Toutefois, pour certaines bactéries et/ou certaines concentrations, comme rapporté dans les exemples ci-après, il n'est pas toujours possible d'obtenir un score d'identification fiable par rapport à des spectres de référence des bases de données de spectres de bactéries enregistrées dans le dit logiciel BIOTYPER®. C'est pourquoi, dans un mode préféré de réalisation, on compare les spectres selon une nouvelle méthode, à l'étape c), on effectue la comparaison de 2 spectres essentiellement en calculant la soustraction entre les aires totales respectives des 2 spectres, de préférence 2 spectres d'extraits protéiques du même échantillon d'origine après 2 temps d'incubation ou culture différents. Il s'agit d'une nouvelle méthode d'analyse comparative de spectres avantageuse en ce qu'elle ne considère pas les seuls pics comme le logiciel BIOTYPER® mais la totalité de la courbe du spectre. On entend ici par «aire totale », la surface entre la courbe du spectre et la ligne de base d'intensité nulle. Plus particulièrement, qu'à l'étape c), on réalise au moins les étapes successives suivantes : i.1) on relève les intensités yi de respectivement chacun des points d'abscisse xi correspondant aux valeurs de rapport massique m/z de chaque spectre, et i.2) pour chaque valeur de xi on calcule une intensité résultante yi3 par soustraction des intensités yi1 et yi2 respectives dudit spectre à analyser (yi1) et respectivement dudit spectre de référence (yi2) :yi3=yi2-yi1, et i.3) on calcule la somme des intensités résultantes yi3 pour toutes les valeurs xi pour obtenir un score de caractérisation dénommé score différentie1=E1=ô lyi3 Plus particulièrement, à l'étape c), on réalise une comparaison des 2 spectres comprenant au moins les étapes suivantes : i.1) on normalise les intensités yi de respectivement chacun des points d'abscisse xi correspondant aux valeurs de rapport massique m/z de chaque spectre en divisant les intensités yi de chaque point d'abscisse xi (m/z) par l'intensité du pic de plus grande intensité, et i.2) pour chaque valeur de xi on calcule une intensité résultante normalisée yi3 par soustraction des intensités normalisées respectives de deux spectres yi1 et yi2 :yi3=yi2-yi1, et i.3) on calcule la somme des intensités résultantes normalisées yi3 pour toutes les valeurs xi pour obtenir un score de caractérisation dénommé score différentie1=EC lyi31, et de préférence on la normalise en la divisant par la somme des intensités pour toutes les valeurs xi de l'un des spectres, de préférence le spectre de plus petite somme des intensités pour toutes les valeurs xi, pour obtenir un score différentiel normalisé = lyi3I/Enyip avec p=1 ou 2 De préférence, à l'étape i.3), on réalise les étapes i.3a) et i.3b) de filtrage préalables avant l'étape i.3c) suivantes : i.3a) pour chaque valeur de xi, on enlève le bruit de fond en donnant la valeur d'intensité résultante normalisée yi3=0 si yi3 est inférieur à un seuil Sy1, Sy1 étant inférieur à 10% de la valeur yi max du pic de plus grande intensité, de préférence Sy1= 5 % de la valeur yi max du pic de plus grande intensité, et i.3b) on réalise un filtrage en donnant la valeur yi3=0 pour les valeurs de xi pour lesquels à xi' avec xi'-xi inférieur à un seuil Sx, de préférence Sx étant inférieur ou égal à 10Da, l'intensité résultante normalisée yi3' est de signe opposée à yi3 et de valeur absolue d'au moins une valeur seuil relative de Sy2% de celle de yi3, Sy2 étant de préférence d'au moins 70% de celle de yi3, notamment du fait d'un décalage des valeurs de xi correspondant aux intensités de deux pics d'un même composant des 2 spectres, et i.3c) on calcule la somme des intensités restantes après filtrage yi3 pour toutes les valeurs xi pour obtenir un score de caractérisation dénommé score différentie1=EC 'yin et de préférence on la normalise en la divisant par la somme des intensités pour toutes les valeurs xi de l'un des spectres, de préférence le spectre de plus petite somme des intensités pour toutes les valeurs xi, pour obtenir un score différentiel normalisé =E:',;ilyi31/E:',:b7ip avec p=1 ou 2. On comprend que les valeurs seuil Sx et Sy1 et Sy2 sont des valeurs seuil paramétrables par l'utilisateur. Plus particulièrement, selon le type d'échantillons, on peut paramétrer les valeurs d'intensité et les dites valeurs seuils de manière à ce que l'on détermine au moins l'identité de nature ou de qualité, de l'échantillon à analyser et de l'échantillon de référence comme suit : - si le score différentiel est inférieur à une valeur v1, v1 étant de préférence de 0.1 à 10, l'identité des deux échantillons est certaine, -si le score différentiel est compris entre v1 et v2, v2 étant supérieur à v1, de préférence v2 étant égale à 0.1 à 10, l'identité des deux échantillons est possible, et - si le score différentiel est supérieur à v2, il n'y a pas d'identité des deux échantillons. Plus particulièrement encore, les différents essais permettent de conclure qu'on peut paramétrer la méthode pour déterminer la présence d'une contamination de l'échantillon si le score différentiel normalisé calculé sur un échantillon incubé pendant un temps t entre 0 et 24H par rapport à un échantillon de référence contaminé par la même bactérie à t=0 ou par rapport à un échantillon de même nature non contaminé dépasse un seuil N1, N1 étant de préférence de 0.1 à 10. Dans cette méthode, avantageusement, on détermine si l'échantillon d'origine est infecté par une bactérie, si ledit score différentiel calculé à partir des 2 spectres varie, de préférence augmente, entre : -une première valeur So de score de comparaison entre un premier spectre d'un dit extrait protéique dudit échantillon testé avant culture ou après culture au temps tO et un deuxième spectre d'un dit extrait protéique dudit échantillon testé respectivement après culture à t1, t1 étant supérieur à tO, et -au moins une seconde valeur St de score de comparaison entre un premier spectre d'un dit extrait protéique dudit échantillon testé avant culture ou après culture au temps tO et un deuxième spectre d'un dit extrait protéique dudit échantillon testé respectivement après culture à t2, t2 étant supérieur à t1. Plus particulièrement encore, on peut paramétrer la méthode pour déterminer la présence d'une contamination de l'échantillon si le ratio St/So entre le score différentiel normalisé St, calculé sur un échantillon incubé pendant un temps t entre 0 et 24H par rapport à un échantillon de référence contaminé par la même bactérie à t=0 ou par rapport à un échantillon de même nature non contaminé, et le score différentiel calculé à t=0 So par rapport à un échantillon de même nature non contaminé dépasse un seuil N2, N2 étant de préférence d'au moins 1.5. Plus particulièrement encore, on cherche à détecter la présence d'une bactérie choisie au moins parmi les bactéries suivantes : Escherichia col'," Enterococcus faeca/is, Providencia stuarN, lelebsiella pneurnoniae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, lelebsiella oxytoca et Enterobacter cloacae. Ces espèces bactériennes correspondent à la liste des bactéries impliquées ces 10 dernières années dans la survenue de complications infectieuses après transfusion de CP selon la liste transmise par l'EFS (Etablissement public Français du Sang). Plus particulièrement encore, à l'étape a.1) on réalise une culture avec un milieu de culture polyvalent, de préférence un milieu liquide contenant essentiellement les composants suivants : - une source de carbone et d'énergie, généralement le glucose; et - une source de potassium et de phosphore tel que K2HPO4; et - une source d'azote et de soufre tel que (NI-14)2504, et - une source de magnésium tel que MgC12, et - une source de calcium tel que CaCl2, et - une source de fer, de préférence le citrate de fer, et - une source d'oligo-éléments tels que des sels de Cu, Zn, Co, Ni, B, Ti, et - de l'eau, de préférence de l'eau distillée. On comprend que le milieu de culture doit être polyvalent au moins pour les principales bactéries pathogènes listées ci-dessus d'une part et d'autre part compatible avec les autres composants dudit échantillon, notamment qui ne précipite pas en présence de certains composants dudit échantillon, en particulier un milieu ne contenant pas de substance gélifiante et/ou qui coagule en présence de certains composants dudit échantillon, notamment en présence de plaquettes, et compatible avec le traitement ultérieur de lyse cellulaire et d'extraction protéique et la réalisation d'un dit spectre de masse. Des composants gélifiants tels que le fibrinogène sont incompatibles. Pour détecter une bactérie ou levure particulière, notamment une bactérie ou levure pathogène, on mettra en oeuvre un milieu de culture et des conditions de culture optimales pour la dite bactérie ou levure favorisant sa croissance dans le dit échantillon d'origine. Plus particulièrement, ledit milieu de culture est un milieu acellulaire conventionnel de bactérie, de préférence un milieu comprenant des composant choisis parmi un extrait de broyat ou lysat de tissu pluricellulaire, un digestat enzymatique, notamment un digestat enzymatique de caséine, soja et/ou de tissu animal, une peptone, un extrait de levure, un sucre tel que dextrose ou glucose, un sel tel que NaCI et/ou Na2PO4. Plus particulièrement encore, on détermine si l'échantillon de concentré de plaquettes d'origine est infecté par une bactérie, de préférence à une concentration d'au moins 10 bactéries/ml, si ledit score différentiel calculé à partir des 2 spectres augmente entre : -une première valeur de score de comparaison entre un premier spectre d'un dit extrait protéique dudit échantillon testé avant culture ou après culture au temps tO et un deuxième spectre d'un dit extrait protéique dudit échantillon testé respectivement après culture à t1, t1 étant supérieur à tO, de préférence to étant de 0 à 6h et t1 étant de 2 à 24h, de préférence encore to étant de 0 à 2h et t1 étant de 2 à 6h, et -au moins une seconde valeur de score de comparaison entre un premier spectre d'un dit extrait protéique dudit échantillon testé avant culture ou après culture au temps tO et un deuxième spectre d'un dit extrait protéique dudit échantillon testé respectivement après culture à t2, t2 étant supérieur à t1, de préférence to étant de 0 à 2h , t1 étant de 2 à 6h et t2 étant de 4 à 16h. Plus particulièrement, on peut mettre en oeuvre un programme d'ordinateur comportant les instructions pour l'exécution des étapes i.1) à i.3) du procédé de traitement de spectres, de préférence un support d'enregistrement lisible par un ordinateur sur lequel est enregistré le dit programme selon l'invention. D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront mieux à la lecture de la description qui va suivre, faite de manière illustrative et non limitative, en référence aux dessins annexés sur lesquels : Les figures 1 et 2 illustrent un spectre de masse caractéristique d'extrait protéique d'échantillon standard de concentrés de plaquettes non contaminés comme commenté aux exemples 2 et3. Les figures 3A à 3C représentent les 2 spectres analysés et comparés avec le nouveau logiciel dénommé logiciel IHU décrit à l'exemple 5. La figure 4 représente différents spectres d'extrait protéique de concentré de plaquettes, non contaminé (spectres 4a et 4b), contaminés par différentes bactéries S. aureus (4c), E. coli (4d), P. stuarti (4e), P. aeruginosa (4f) discuté à l'exemple 6. La figure 5 montre 2 spectres d'extrait protéiques de concentré de plaquettes non contaminés (spectre 5a) et contaminé (spectre 5b) par la bactérie E. coli après une incubation de 6h sans milieu de culture commenté à l'exemple 7. La figure 6 montre 2 spectres d'extraits protéiques de concentré de plaquettes non contaminées (spectre 6a) et contaminé (spectre 6b) par la bactérie Enterococcus faecalis en présence de milieu de culture commenté à l'exemple 8. La figure 7 montre l'évolution du score 12 (score différentiel normalisé) pour un échantillon de concentré de plaquettes contaminé par K.pneumoniae avec milieu de culture (courbe en gras) et sans milieu de culture (courbe en tirets espacés) commenté à l'exemple 9. Les figures 7A et 7B montrent des spectres obtenus pour des concentrés de plaquettes avant incubation (spectres 7a-1 et 7b-1) et après incubation en absence de milieu de culture (spectres 7a-2 et 7b-2) et en présence de milieu de culture (spectres 7a-3 et 7b-3), pour des concentrations de bactéries Klebsiella pneumoniae de 107 ufc/ml (figure 7A) et 102 ufc/ml (figure 7B) commentées à l'exemple 9. Les figures 8A et 8B représentent les courbes d'évolution du score différentiel normalisé 12 pour des concentrations de 107ufc/m1 (figure 8A) et respectivement 102ufcC/m1 (figure 8B) pour des concentrés de plaquettes contaminée par K. pneumoniae avec milieu de culture (courbe en gras) et sans milieu de culture (courbe en tirets espacés) commentées à l'exemple 9. Les figures 9A et 9B représentent des courbes d'évolution du score différentiel 12 non normalisé pour E.coli sans milieu de culture de 0 à 6h (figure 9A) et avec milieu de culture de 0 à 16 h (figure 9B) commentées à l'exemple 9. Exemple 1: Méthode d'acquisition de spectres de masse de type maldi-tof. On a tenté de réaliser un spectre de concentré plaquettaire brut en suivant le protocole conventionnel suivant sans succès. Sur une plaque d'un appareil spectromètre Microflex LT de Bruker DaltonicsTM, on dépose 1 pl de concentré plaquettaire puis 1 pl de solution de matrice HCCA décrite ci-après et on laisse sécher à température ambiante. Le concentré plaquettaire était obtenu à partir d'une poche d'échantillonnage de CP stérile apyrogène de 30 ml de la société MacoPharma REF: VSE 0000A. Le spectre est acquis en mode automatique sur un Microflex LT en utilisant la méthode suivante décrite ci-après. Aucun spectre exploitable n'a pu être obtenu par le logiciel BIOTYPER® ou le nouveau logiciel décrit ci-après 1. La préparation de la solution de matrice (HCCA saturée) comprend les étapes suivantes consistant à :. - introduire dans un tube polypropylène de 1.5 ml, 2 pointes de spatules d'acide alpha-cyano-4-hydroxycinnamique (HCCA), - ajouter 500 pl d'acétonitrile HPLC, 475 pl d'eau HPLC, 25 pl de TFA (acide trifluoroacetique), - mélanger au Vortex ou secouer vigoureusement, - soniquer 10 min puis centrifuger 5 min à 13000 g, - transférer le surnageant dans un tube polypropylène 1.5 ml propre. 2. La méthode d'acquisition des spectres comprend les étapes et caractéristiques suivantes : - introduire la plaque (cible Microflex modèle de référence 224989 dénommé MSP 96) contenant les dépôts dans le spectromètre de masse Microflex LT, - démarrer l'ordinateur associé au spectromètre pour lancer les analyses, et - lancer l'acquisition des spectres de masse MALDI-TOF. Les paramètres appliqués au spectromètre de masse sont les suivants : - mode linéaire positif, Electrode IS1 : 20,00 kV, Electrode IS2 : 18,05 kV, Electrode de focalisation : 6 kV, Fréquence du laser : 60Hz, Gain du détecteur : 8,8 X, Post-ion-extraction (PIE) : 120 ns, Gamme de masse : de 700 à 20000 Da. Les spectres sont obtenus via une méthode automatique contrôlée par le logiciel FLEXCONTROL® du fabricant BRUKER DALTONICS® les paramètres sont les suivants pour chaque spot : - nombres séries de 100tirs: 20 sur des positions différentes du spot (20X1000 = 2000 spectres) - afin que les tirs aient balayé l'ensemble de l'échantillon de façon homogène l'acquisition se fait sur 6 positions différentes selon une géométrie hexagonale. - pré-tirs : 10 tirs à 40% de la puissance maximum laser servent à dessaler l'échantillon (contamination par les sels minéraux) - puissance laser : 30 % à 45 % régulée via le logiciel FLEXCONTROL® - sélection du spectre : sur une gamme de masse de 4 000 à 10 000 Da. L'acquisition des spectres est au final réalisée via le logiciel BIOTYPER du fabricant BRUKER DALTONICS® qui permet d'appliquer la méthode automatique décrite ci-dessus à une série d'échantillons en prenant en compte les critères mentionnés précédemment et un score de qualité ou score de validation qui représentent l'addition de 2 notes n1 + n2 (n1 étant fonction du nombre de pics et n2 fonction du rapport signal/bruit de fond). - n1 est la note attribuée en fonction du nombre de pics caractéristiques du spectre n, avec : n1 = 0 pour n 8, n1 = 1 pour 8 Exemple 2 : Protocole de traitement et préparation d'un extrait protéique d'un concentré plaquettaire. 1) Après de multiples essais avec différents réactifs et traitements divers, le protocole suivant a permis d'obtenir des spectres de spectrométrie de masse maldi-tof selon la méthode ci-dessus décrite. Le protocole de traitement et préparation de un extrait protéique de lysat cellulaire de CP comprend les étapes successive suivantes consistant à : - mettre 1 ml de concentré plaquettaire dans un tube eppendorf, et le centrifuger à 14000G pendant 5 min. puis éliminer le surnageant, et - laver le culot avec 1 ml d'eau, après avoir centrifugé 5 min à 14000G, puis éliminer le surnageant, et - ajouter 900 pl d'eau et 300 pl de solution de saponine (0.5g/ml dans de l'eau) dans le culot de centrifugation, puis mélanger dans un Vortex, puis centrifuger à 14000G pendant 5 min, puis éliminer le surnagent, et - laver le culot avec 1 ml d'eau, après avoir centrifugé 5 min à 14000G, puis éliminer le surnageant, puis -ajouter 25 pl d'une solution d'acide formique à 70% ( 700microlitre d'acide formique dans 300 microlitre d'eau ) dans le culot de centrifugation , puis mélanger par mouvement aller et retour de bas en haut avec une micropipette Eppendorf , puis rajouter encore 25 pl d'acétonitrile pur et mélanger par mouvement de up et down avec la micropipette, puis centrifuger à 14000G pendant 5 min, puis -récupérer la solution claire de surnageant correspondant à un d'extrait protéique de lysat cellulaire de l'échantillon de CP d'origine. La centrifugeuse était une centrifugeuse HERAEUS, référence Biofuge pico de la 25 société THERMOSCIENTIFIC®. 2) Des spectres ont été obtenus comme montré à la figure 1 après dépose de 1 pl de la solution claire sur le cible MALDI-TOF ( MSP 96, Bruker Daltonics référence 224989), puis séchage à température ambiante, puis dépose de 1 pl de solution de matrice et à nouveau séchage à température ambiante. Le spectre est acquis en mode automatique sur un Microflex LT en utilisant la méthode décrite précédemment. Le spectre de la figure 1 présente la liste des pics rapportés dans le tableau 1 mentionné ci-dessus. Les échantillons de CP ont été traités par l'étape d'extraction selon la méthode décrite ci-dessus. La figure 1 est un exemple représentatif de spectres obtenus sur des extraits de 35 poches de CP d'individus de groupes sanguins variables. On observe une reproductibilité des spectres inter-poches (n=35) de concentrés de plaquettes non infectées quelques soit le groupe sanguin. Les concentrés de plaquettes ont été conservés pendant 9 jours. Chaque jour, les échantillons ont été traités par l'étape d'extraction Acide formique/Acétonitrile selon la méthode décrite ci-dessus. Les spectres d'extrait protéique de CP obtenus le premier jour (31) et le neuvième jour (J9) ont été comparés. La figure 2 illustre la reproductibilité des spectres intra-poches au cours du temps pour 2 échantillons de CP El et EV2. Le spectre des plaquettes à J9 est sensiblement identique au spectre des plaquettes à 31. Exemple 3: Préparation d'extrait protéique d'échantillon de concentrés plaquettaires contaminés par des bactéries. 1) Préparation des inocula bactériens : On a réalisé le protocole comprenant les étapes successives suivantes consistant à : -mettre en culture le germe d'intérêt sur une gélose au sang, puis - après 24 heures de culture, prélever l'ensemble des colonies afin de préparer une solution d'inoculum dans 15 ml d'eau stérile, puis - verser un aliquote del ml dans 15 tubes eppendorfs, les diluer au 10eme en cascade, puis -déposer 100 pl des différentes dilutions sur une gélose au sang et étaler de façon homogène à l'aide d'un râteau d'étalement, puis -laisser incuber 24H à 37°C, puis compter les colonies apparues sur une dilution donnant de 100 à 200 colonies. La concentration de l'inoculum obtenu en UFC /ml est le nombre de colonies X (1/la dilution) X10UFC : unité formant colonies. 2) Préparation de concentré plaquettaire contaminé. On a réalisé le protocole comprenant les étapes successives suivantes consistant à : - prélever 900 pl de concentré plaquettaire à partir de la poche et les mettre dans un tube eppendorf de 2 ml, puis ajouter 100 pl de solution bactérienne ci-dessus à des concentrations de 102 à 108 ufc/ml (soit en concentration finale de 101 à 107 ufc/ml), puis -incuber les tubes de 0 à 24 heures à 37°C. Ensuite on réalise le même traitement et préparation d'extrait protéique que décrit ci-dessus consistant à : -à chaque temps, prendre le tube eppendorf de 2m1, le centrifuger à 14000G pendant 5 min et éliminer le surnageant, et - ajouter 900 pl d'eau et 300 pl de solution de saponine, vortexer puis centrifuger à 14000G pendant 5 min et éliminer le surnageant, et - laver avec 1 ml d'eau, après avoir centrifugé 5 min à 14000G, éliminer le surnageant, puis -ajouter 25 pl d'acide formique à 70%, mélanger par mouvement avec la micropipette, puis rajouter 25 pl d'acétonitrile et mélanger par mouvement avec la micropipette, puis centrifuger à 14000G pendant 5 min, puis - déposer 1 pl de la solution claire de surnageant sur la cible MALDI-TOF, laisser sécher à température ambiante. Déposer 1 pl de solution de matrice et laisser sécher à température ambiante. Le spectre est acquis en mode automatique sur un Microflex LT en utilisant la méthode décrite précédemment à l'exemple 1. 3) Protocole d'incubation avec un milieu de culture des concentrés de plaquettes contaminés. On a réalisé le protocole comprenant les étapes successives suivantes consistant à : -prélever 900 pl de concentré plaquettaire à partir de la poche et les mettre dans un tube eppendorf de 2m1, puis ajouter 100 pl de solution bactérienne à des concentrations de 102 à 108 (soit en concentration finale de 101 à 107), puis -ajouter 1 ml de milieu de culture dans chaque tube, et - incuber de 0 à 24 heures à 37°C. Des essais ont été réalisés avec les 3 milieux de cultures différents suivants comme décrit aux exemples 6. à 8 ci-après. a) Milieu coeur-cervelle présentait la composition suivante pour 1 litre: -Infusion solide de cervelle -Infusion solide de coeur de boeuf -Proteose peptone -Glucose -NaCI -Phosphate disodique 12.5 g 5g 10 g 2g 5g 2.5 g b) Milieu thiosulfate de sodium de composition suivante pour 1 litre : peptone de caséine (bovine) :15 g L-cystine : 0.5 g glucose anhydre : 5g extrait de levure : 5g chlorure de sodium : 2.5 g thioglycolate de sodium : 0.5 g résazine : 0.001 g agar : 0.75 g eau :11 c) Milieu trypticase Soja de composition suivante : Formule approximative par litre d'eau purifiée Digestion pancréatique de caséine 17,0 g Digestion papaïque de semoule de soja 3,0 g Chlorure de sodium 5,0 g Phosphate bipotassique 2,5 g Dextrose 2,5 g Ensuite, on a réalisé le même traitement et préparation d'extrait protéique et même protocole d'acquisition de spectre par spectrométrie de masse maldi-tof avec le même appareillage Microflex que décrit ci-dessus. 4) Des poches de concentrés plaquettaires contaminés ont été réalisées selon le protocole comprenant les étapes successives suivantes consistant à : - prélever 2 fois 1 ml de concentré plaquettaire CP (qui serviront de témoins négatifs), puis - ensemencer d'une dilution bactérienne de 1 ml à une concentration prédéfinie dans de l'eau dans un tube eppendorf de 2 ml, par injection avec une seringue dans une tubulure du MCP au plus près de l'entrée de la poche, puis -réaliser une soudure de la tubulure avec une soudeuse automatique en amont du point d'injection, puis - remuer le CP pour obtenir une répartition homogène des germes. L'échantillonnage est réalisé à différents temps via l'utilisation d'une connexion de la tubulure du CP. Une fois le volume désiré récupéré dans une poche d'échantillonnage et une soudure de la tubulure du CP est réalisée. Le suivi de la contamination des poches de concentré plaquettaires comprenant les étapes successives suivantes consistant à : - après la contamination, prélever 3 échantillons de volumes 1m1, 8m1 et 16m1 et appliquer le protocole d'incubation dans les plaquettes+milieu de culture décrit paragraphe 3) ci-dessus, puis -après 24 heures incubation à 24°C sous agitation (protocole standard de conservation des concentrés de plaquettes) prélever 3 échantillons de volumes 1m1, 8m1 et 16m1 et appliquer le protocole d'incubation dans les plaquettes+milieu de culture décrit paragraphe 3) ci-dessus. La comparaison de 2 spectres a été réalisée par le logiciel Biotype r3.0 et par un nouveau logiciel exécutant nouvel algorithme fourni par la présente invention comme décrit aux exemples 4 et 5 ci-après. Exemple 4 : Analyse des spectres de masse pour la détection de contamination bactérienne par le logiciel BIOTYPER®. Le logiciel BIOTYPER® fourni le fabricant du spectromètre de masse MALDI- TOF (Bruker Daltonics) par permet de comparer un nouveau spectre avec les spectres moyens contenus dans la base de données. Le logiciel BIOTYPER® identifie des spectres inconnus par comparaison avec des spectres de référence stockés dans une base de données ou autre spectre comparatif par une analyse des pics qu'ils contiennent. Les résultats d'identification sont donnés sous forme de d'un score d'identification calculé comme décrit dans le manuel d'utilisation du logiciel et résumé ci-après. Dans un premier temps, les deux spectres sont alignés. On assigne une erreur acceptable pour la masse des pics de chaque spectre correspondant à 800 ppm (±1 Da) et le logiciel repositionne les deux spectres (autrement dit, si l'écart entre les pics du même spectre et entre les pics de l'autre spectre est trop différent, le logiciel ne pourra pas aligner les spectres). Ensuite, les spectres obtenus subissent le traitement suivant par le logiciel BIOTYPER® 3.0: - Une soustraction de ligne de base, afin d'éliminer le bruit de de fonds, et - Un lissage des pics par mise à 0 des intensités inférieures à un seuil donné, afin d'augmenter la résolution, puis - une liste de masse de pics est créée. En résumé, le score d'identification est égal à log (indicel + incide2 + indice3), avec : - un indice 1 de valeur maximale de 1000 quand l'ensemble des pics de la référence de la base de données sont trouvés dans le spectre à identifier, l'indice 1 étant de zéro si il n'y a aucune correspondance, et -un indice 2 étant de valeur maximale de 1000, si l'ordre de classification des pics par intensité croissante du spectre à identifier est identique à l'ordre de classification des pics de la référence, et -un indice 3 étant de valeur maximale de 1000, si les pics non attribués du spectre à identifier ne matche sur aucune référence. Ainsi, un score d'identification compris entre 0 et 1,699 permet d'exclure l'identité du spectre de l'échantillon testé avec celui du spectre de référence. Un score d'identification compris entre 1,700 et 1,999 suggère que l'échantillon testé appartient ou comprend l'élément de référence et un score d'identification supérieur à 2,0 permet une identification certaine de l'échantillon testé celui du spectre de référencer présent dans la base de données. Pour une bactérie, l'identification est la suivante : - de 0 à 1,69 : identification non fiable - de 1,7 à 1,99.0 : identification possible, notamment du genre pour une bactérie - de 2.0 à 3.0 : identification certaine, notamment du genre et de l'espèce pour une bactérie. Exemple 5 : Nouveau logiciel exécutant un nouvel algorithme de comparaison de 2 spectres selon la présente invention. 1) Le principe du logiciel développé par les inventeurs ci-après dénommé « logiciel IHU » est original en ce qu'il ne réalise pas une étude par comparaison des seuls pics mais prend en compte la totalité de la courbe des spectres. Le logiciel développé travaille à partir de 2 spectres de spectrométrie de masse et comprend les étapes suivantes : -dans une première étape, les deux spectres spectre 1 et spectre 2 à comparer sont mis à l'échelle (en se basant sur l'intensité du pic de plus grande intensité), c'est- à-dire que pour chaque spectre les intensités y1 en ordonnée pour chaque valeur de x1 en abscisse (m/z) sont normalisées en divisant yi par l'intensité du pic de plus grande intensité du spectre, puis - dans une deuxième étape, les deux spectres sont ensuite soustraits pour chaque valeur de xi, on calcul yi3=yi2-yi1 pour obtenir un spectre 3 = spectre 1- spectre 1, et - Le bruit de fond du spectre différence est enlevé en mettant à 0 les valeurs yi3 inférieur à un certain seuil, par exemple inférieur à 5% du pic de plus grande intensité tel que décrit ci-dessus en liaison avec la dite étape i.3a), et -on filtre par mise à 0 les valeurs de yi3 correspondant à des pics qui ne sont pas bien alignés entre les 2 spectres et n'ont pu être soustraits correctement tel que décrit ci-dessus en liaison avec la dite étape i.3b) avec des valeurs Sy2=70% et Sx=10Da, et - à partir de ce spectre résultant après filtrage ci-dessus, on calcul un score différentiel normalisé qui est l'aire total résiduel du spectre (positive et négative) divisé par l'intensité total du premier spectre (lorsque, comme c'est le cas généralement, celui-ci est celui de plus petite somme selon la formule E:',:;Iyi31/E:',:;yi1. 2) A titre illustratif, les figures 3A à 3C représentent les 2 spectres analysés et comparés avec le nouveau logiciel IHU. La figure 3A montre les 2 spectres bruts 3a-1 et 3a-2 obtenus pour des extraits protéiques obtenus à partir d'échantillons de concentré de plaquettes contaminées par E. cosi respectivement à t = 0 (spectre 3a-1) figure et t = 6h (spectre 3a-2). Les 2 spectres sont représentés selon un axe des abscisses des masses, les intensités I exprimées en unité arbitraire et sont représentées en sens inverse de sorte que l'alignement des pics relatifs au même composant ou décalage d'alignement éventuel des pics des 2 spectres apparaisse plus clairement. Un décalage de pic peut résulter d'une erreur pour des pics relatifs à un même composant si le décalage n'excède pas une valeur paramétrable par l'utilisateur en général 10Da ou au contraire correspondre à 2 pics relatifs à des composants différents. Sur la figure 3A, le spectre 3a-1 est le spectre initial d'un extrait protéique selon l'invention de concentré plaquettaire contaminé par E.coli à 103/ml bactéries à to ( avant incubation) et le spectre 3a-2 est le spectre brut initial d'un même extrait protéique selon l'invention mais à t=6h après incubation. A ce stade , pour le spectre 1 (3a-1) la somme E:',:b7i1 =67.424 et, pour le spectre 2 (3a-2) la somme E:',:;yi2=796.134. Sur la figure 3B, on a représenté le spectre 3a-3 de soustraction des deux spectres 1 (3a-1) et 2 (3a-2) après leur normalisation. On voit pour certaines valeurs de xi et xi' avec xi'-xi inférieur à 10Da , il ya des changements de signes des intensités résultantes normalisées yi3=yi2-yi1 et yi3'=yi2'-yir. Ainsi, pour les pics p1/p2, et p'1/p'2, il s'agit de décalages résultant d'une erreur pour des pics d'un même composant résultant d'une erreur de décalage. A ce stade , pour le spectre 1 (3a-1) la somme r,:',:b7i1 =5.981 et pour le spectre 2 (3a-2) la somme y1:b7i2 =734.869. Sur la figure 3C, on a représenté le spectre 3a-4 de soustraction des deux spectres 1 (3a-1) et 2 (3a-2) après leur normalisation puis le filtrage des pics mal soustraits du fait d'un décalage de la figure 3B. Sur la figure 3C, il n'y a plus de valeurs de xi avec des changements de signes des intensités résultantes entre xi et xi' pour xi'- xi inférieur à 10Da. A ce stade , pour le spectre 1 (3a-1) la somme =1.072 et pour le spectre 2 (3a-2) la somme E:',:b7i2 =583.727 et le score différentiel normalisé est de E:',:;Iyi31/E:',:;yil=8.673. Les pics p1 et p2 présentent une intensité sensiblement identique entre avant et après incubation et le pic p6 disparait après incubation, ces pics correspondent donc à un composant non bactérien de l'échantillon d'origine. Les pics p3, p4 et p5 présentent une intensité croissante entre avant et après incubation et correspondent donc à un composant d'origine bactérienne. Le pic PO est un pic spécifique des plaquettes dans une région dépourvue de pics bactériens. Po diminue lors de la pousse bactérienne et se retrouve en valeur positive après soustraction (figure 3C) du fait d'un effet de compétition en ionisation et/ou dégradation partielle des plaquettes par les bactéries. les différents essais permettent de conclure qu'on peut paramétrer la méthode pour déterminer la présence d'une contamination de l'échantillon si le score différentiel normalisé calculé sur un échantillon incubé pendant un temps t entre 0 et 24H par rapport à un échantillon de référence contaminé par la même bactérie à t=0 ou par rapport à un échantillon de même nature non contaminé dépasse un seuil N1, N1 étant de 0.1 à 10. Exemple 6 : Résultats d'analyse des spectres de masse pour la détection de contamination bactérienne dans des échantillons de concentrés plaquettes contaminés (CP) avant incubation et sans milieu de culture. 1) On a réalisé des identifications bactériennes après inoculation de fortes concentrations de solutions bactériennes, un inoculum de solutions bactériennes de concentration supérieur à 107 ufc/ml de différentes bactéries ayant été ajouté respectivement à différents aux échantillons de CP non contaminés. Les échantillons contaminés ont subi une méthode de traitement et d'extraction décrite au paragraphe 2) de l'exemple 3 ci-dessus pour analyse spectrale au spectromètre de masse maldi-tof décrit ci-dessus. Les échantillons n'ont pas été incubés à 37°C et ne comportaient pas de milieu de culture Les spectres obtenus ont tout d'abord été analysés par le logiciel BIOTYPER®. Cette analyse a eu lieu sans incubation, immédiatement après l'inoculation. La figure 4 présente des exemples de spectres obtenus à partir d'échantillon non infectés c'est-à-dire avant inoculation (spectres 4a et 4b), et spectres obtenus à partir d'échantillon après inoculation par Staphylococcus aureus (spectre 4c), Escherichia coli (spectre 4d), Providencia stuartll (spectre 4e) et Pseudornonas aeruginosa (spectre 4f) et pour de fortes concentrations (supérieures à 107 ufc/mL). Les pics spécifiques de CP non contaminés n'occultent pas la mise en évidence de pics bactériens. Les flèches montrent la présence de pics supplémentaires dans les spectres 4c à 4f provenant d'échantillons de CP infectés qui correspondent à la présence de protéines bactériennes supplémentaires. La présence de ces pics supplémentaires traduit l'état de contamination. Par ailleurs, on observe comme attendu des pics différents en fonction des espèces. Les spectres ont été analysés par le logiciel BIOTYPER®. Chaque expérience a été réalisée en quadruple. Un score d'identification selon le logiciel BIOTYPER supérieur à 2 est obtenu qui permet une identification du genre et de l'espèce de chaque bactérie par rapport aux spectres de références des dites bactéries de la base de données enregistrée dans BIOTYPER®, c'est-à-dire des spectres de références réalisés sur des bactéries entières et non pas des échantillons de CP infectés et traités selon la présente invention. Le tableau 2 ci-après présente les valeurs d'indice ou score d'identification 51 obtenu avec le logiciel BIOTYPER® (colonne de droite) pour les spectres obtenus à partir d'échantillons de CP infectés par les différentes bactéries (colonne de gauche) au cours de différents essais.25 Tableau 2 : Bactérie à 107/ml 51 Pseudomonas Aeruginosa Essai 1 1.967 Essai 2 1.763 Essai 3 2.161 Essai 4 2.134 Escherichia Coli Essai 1 2.364 Essai 2 2.420 Essai 3 2.36 Essai 4 2.367 rovidencia Stuart! Essai 1 2.186 Essai 2 2.163 Essai 3 2.224 Essai 4 2.154 Staphylococcus Aureus Essai 1 1.993 Essai 2 2.023 Essai 3 1.237 Essai 4 1.921 Les résultats obtenus sont donc globalement satisfaisants pour de très fortes concentrations bactériennes (>107/ml, sans incubation). 2) Toutefois, comme décrit aux exemples 7 et 8 ci-après, pour des concentrations inférieures et/ou pour certaines bactéries, le score d'identification de BIOTYPER® n'est pas satisfaisant, car l'adjonction des pics spécifiques des composants provenant des plaquettes peut l'induire en erreur de sorte que le logiciel rend alors des résultats faussement négatifs (score trop bas) ou il se trompe dans l'identification proposée voire dans la détection de bactérie. Ainsi, comme rapporté à l'exemple 7, pour Kiebsiella Pneumoniae l'identification par BIOTYPER® n'a pas été possible à partir d'extrait protéiques provenant d'échantillon de CP infectés par la dite bactérie quelques soit la concentration en bactérie et ce même après 16h d'incubation. Il reste que la contamination des CP induit une modification des spectres de sorte que l'observation des spectres est suffisante lorsque l'on ne vise pas l'identification de la bactérie contaminante mais que l'on vise essentiellement la détection d'une contamination par une bactérie quelconque. Dans ce cas, la simple présence de pics additionnels par rapport au spectre caractéristiques de CP non infecté (figure 1, tableau 1) est considérée comme anormal et conduit au retrait de la poche de CP analysée comme pouvant être contaminée. Il convient alors dans un second temps d'identifier si oui ou non il y a vraiment une bactérie mais cette démarche secondaire a un intérêt rétrospectif et épidémiologique, et peut se faire via des techniques classiques: culture sur gélose, analyse de spectre de masse MALDI-TOF classique après isolement de la bactérie. C'est devant les insuffisances du logiciel BIOTYPER qu'il a été décidé de développer et d'utiliser une nouvelle méthode de suivi de la pousse bactérienne résultant de l'incubation des échantillons infectés en présence milieu de culture et une nouvelle méthode d'analyse comparative des spectres tel que décrit à l'exemple 9 ci- après Cette nouvelle méthode d'analyse spectrale ne vise pas ici l'identification mais vise essentiellement la détection d'une contamination par une bactérie par suivi de l'évolution des spectres résultant de la pousse bactérienne dans l'échantillon testé décrit à l'exemple 9 ci-après. Exemple 7 : Identification bactérienne après inoculation de concentrations décroissantes de solutions bactériennes et analyse en cinétique du suivi de la pousse bactérienne sans ajout de milieu de culture. Des solutions de concentrations décroissantes de bactéries ont été inoculées aux CP. L'analyse a été pratiquée sur le logiciel BIOTYPER® selon une cinétique allant de t=0 à t=24h.Les échantillons ont été préparés selon le protocole décrit à l'exemple 3 ci-dessus. Les résultats présentés ici ont été obtenus avec E. coli, E. faeca/is et K Pneumoniae. Le tableau 3 mentionne les valeurs du score d'identification de BIOTYPER de spectres obtenus à partir d'extraits protéiques d'échantillons de CP contenant des concentrations initiales croissantes d'Escherichia Coli de 102 à 107 ufc/ml sur une période de 24 heures. Tableau 3 : 102 103 104 105 106 107 témoin négatif tO 1.2 1.2 1.2 1.2 2.0 2.2 1.2 t=2h 1.2 1.2 1.2 1.8 2.2 2.2 1.2 t=4h 1.0 1.2 2.2 2.3 2.2 2.1 1.2 t=6h 1.9 2.3 2.3 2.3 2.2 1.9 1.2 t=24h Comme le montre le tableau 3, une identification avec un score supérieur à 2 de la bactérie a été obtenue par le logiciel BIOTYPER® en 6 heures suite à une contamination du concentré plaquettaire par 1 ml d'une solution bactérienne de concentration 102 ufc/mL. Dans ces conditions expérimentales, c'est-à-dire en absence d'ajout de milieu de culture, une identification d'espèce est donc obtenue pour E Coli après 6 heures d'incubation pour une concentration de 102 ufc/ml. Le spectre 5a de la figure 5 montre les pics spécifiques de CP contaminé mais avant incubation et le spectre 5b de la figure 5 correspond à un extrait obtenu à partir d'un échantillon contenant initialement 103/ml de bactérie E. cosi après incubation 6h. Le spectre 5b illustre que les pics spécifiques de CP (non contaminés) n'occultent pas la mise en évidence de pics bactériens de CP contaminés. Les encadrements de pics montrent les pics bactériens supplémentaires dans le spectre 5b provenant d'échantillons de CP infectés qui correspondent à la présence de protéines bactériennes supplémentaires. Des expériences similaires ont été réalisées avec d'autres souches bactériennes. Les résultats obtenus avec Klebsiella Pneumoniae, quelques soit la concentration initiale de l'échantillon de 102 à 107 ufc/ml , quelques soit le temps d'incubation de 0 à 16 heures à 37°C, étaient négatifs avec le logiciel BIOTYPER® il n'y a pas de variation significative des spectres représentant une prolifération bactérienne le score d'identification par BIOTYPER® étant toujours inférieur à 1.2. Les scores d'identification obtenus par le logiciel BIOTYPER® ne permettent donc pas d'identifier la présence de la bactérie dans l'échantillon. Des résultats négatifs similaires ont été obtenus avec d'autres souches bactériennes (résultats non présentés) à des concentrations inférieures à 107 ufc/ml pour les espèces bactériennes de la liste de l'EFS (Etablissement public Français du Sang) mentionnée précédemment. Au regard de ces résultats, les inventeurs ont décidé d'incuber les préparations de CP infectés dans un milieu de culture selon le protocole décrit à l'exemple 2 et ont obtenu les résultats décrits aux exemples 8 et 9 ci-après. Exemple 8 : Analyse des CP après contamination bactérienne et ajout d'un milieu de culture et suivi de la pousse bactérienne avec le score d'identification du logiciel BIOTYPER®. Pour favoriser et accélérer la pousse bactérienne et ainsi gagner en sensibilité et en rapidité, l'ajout de milieu de culture a été testé. Les 3 milieux décrits à l'exemple 3 ont été testés. Les échantillons ont été préparés selon le protocole décrit à l'exemple 3 ci-dessus. Les résultats présentés ici ont été obtenus avec E. coli, E. faeca/is et K Pneumoniae. Le milieu Coeur-Cervelle n'a pas pu s'intégrer dans le protocole. En effet, l'ajout d'acide formique et d'acétonitrile entrainait une gélification de la solution et empêchait ainsi l'obtention de dépôt de qualité sur la cible.Les essais réalisés avec les milieux thiosulfate de sodium et trypticase de soja ont permis d'obtenir des spectres exploitables de qualité. Des concentrations croissantes de bactéries ont été ajoutées aux CP et incubées selon une cinétique allant de 0 à 16 heures en présence ou non de milieu Thiosulfate de sodium et en présence ou non de milieu trypticase de soja. Le spectre 6a de la figure 6 montre Les pics spécifiques de CP contaminé mais avant incubation et le spectre 6b de la figure 6 correspond à un extrait obtenu à partir d'un échantillon contenant initialement 103/ml de bactérie Enterococcus Faeca/is après culture de 6h. Le spectre 6b illustre que les pics spécifiques de CP non contaminé n'occultent pas la mise en évidence de pics bactériens. Les encadrements de pics montrent la présence de pics supplémentaires dans le spectre 6b provenant d'échantillons de CP infectés qui correspondent à la présence de protéines bactériennes supplémentaires. Les résultats obtenus avec le logiciel BIOTYPER sont le plus souvent faussement négatifs. Les scores d'identification obtenus avec le logiciel BIOTYPER® avec inoculation de concentrations croissantes de K Pneumoniae de 102 à 107 ufc/ml en présence des deux milieux de culture Thiosulfate de Sodium ou trypticase de soja sont inférieurs à 1.2 et ne permettent pas une identification. Même, après 6 heures de culture pour une concentration initiale à 107 ufc/mL, le logiciel Biotyper® propose une identification incorrecte. En effet, il semble que, dans ce milieu complexe, l'association du spectre plaquettaire au spectre de la bactérie perturbe l'identification de germe par homologie spectrale. En revanche, les analyses de spectre selon la nouvelle méthode exécutée par le logiciel dénommé logiciel IHU selon la présente invention, permet de détecter une pousse bactérienne en présence d'incubation de l'échantillon infecté avec ou sans milieu de culture comme rapporté à l'exemple 9 ci-après. Exemple 9 : Analyse des CP après contamination bactérienne et ajout d'un milieu de culture et suivi de la pousse bactérienne avec le score d'identification du logiciel IHU. On a appliqué la méthode d'analyse comparative de spectres décrite à l'exemple 4. A chaque fois les 2 spectres soustraits sont un spectre n°1 à t0=o (avec ajout de milieu et sans ajout de milieu) et un spectre n°2 après incubation de t= 2h ou t=6h ou t=16h (avec ajout de milieu et respectivement sans ajout de milieu) 1) Milieu thiosulfate de sodium Le tableau 5 ci-après rapporte les valeurs de «score différentiel normalisé » ou « score IHU » obtenues avec le logiciel IHU pour des spectres d'extrait obtenu à partir d'échantillons infectés avec inoculation de concentrations croissantes de K Pneumoniae de 102 à 107 ufc/ml après 0 à 16h d'incubation à 37°C en absence de milieu de culture Thiosulfate de Sodium. Tableau 5 : 107 104 103 102 TO T2 0,02 0,01 0,026 0,103 T6 0,005 0,081 0,06 0,04 T16 0,082 0,076 0,102 0,115 Le tableau 6 ci-après rapporte les valeurs de score différentiel normalisé ou « score IHU » obtenues avec le logiciel IHU pour des spectres d'extrait obtenu à partir d'échantillons infectés avec inoculation de concentrations croissantes de K Pneumoniae de 102 à 107 ufc/ml après 0 à 16h d'incubation à 37°C en présence de milieu de culture Thiosulfate de Sodium. Tableau 6 107 104 103 102 TO T2 0,013 0,037 0,021 0,033 T6 0,095 0,055 0,057 0,067 T16 0,148 0,164 0,14 0,121 On obtient donc une augmentation du score IHU entre les extrait obtenus à partir d'échantillons ayant subi de 0 et 16 heures d'incubation à 37°C voire seulement 6h, et ce avec et sans milieu thiosulfate de sodium, pour des concentrations initiales de 102 à 107 ufc/mL. La figure 7 montre que l'augmentation du score 12 (score différentiel normalisé ) pour une concentration initiale de 107 ufc/ml bactéries K.pneumoniae entre 6h et 16h est plus importante en présence de milieu de culture thiosulfate de sodium (figure 8A) que sans milieu de culture (figure 8B). Des résultats positifs similaires d'augmentation du score IHU entre les extrait obtenus à partir d'échantillons ayant subi de 0 et 16 heures d'incubation à 37°C voire seulement 6h, et ce avec et sans milieu thiosulfate de sodium, pour des concentrations initiales de 102 à 107 ufc/ml, ont été obtenus pour toutes les bactéries testées , à savoir : Enterococcus faeca/is, Providencia stuare, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, K/ebsiella oxytoca et Enterobacter cloacae. Le milieu thiosulfate de sodium permet quelques soit la concentration initiale de la bactérie d'obtenir à T16 une variation significative du score IHU. Cette augmentation du score IHU est le reflet des variations du spectre observées après incubation de l'échantillon en présence de milieu thiosulfate de sodium favorisant la prolifération des bactéries listées. 2) Milieu trypticase de soja D'autres essais réalisés avec un autre milieu polyvalent de culture bactérienne, le milieu trypticase Soja montrent que le milieu n'est pas un facteur limitant sous réserve que milieu ne contiennent pas de composants gélifiant. La figure 7A montre les spectres obtenus pour une concentration initiale à 102 ufc/ml avant incubation (spectre 7a-1), après 16 heures d'incubation en absence de milieu (spectre 7a-2) ou en présence de milieu trypticase de soja (spectre 7a-3). La figure 7B montre les spectres obtenus pour une concentration initiale à 107 ufc/ml avant incubation (spectre 7b-1), après 16 heures d'incubation en absence de milieu (spectre 7b-2) ou en présence de milieu trypticase de soja (spectre 7b-3). Sur les spectres obtenus 7a-3 et 7b-3 des figures 7A et respectivement 7B après 16 heures d'incubation en présence de milieu trypticase de soja on a identifié par des flèches les pics supplémentaires signant la croissance bactérienne détectable. Le tableau 7 ci-après rapporte les valeurs de score différentiel normalisé ou « score IHU » obtenues avec le logiciel IHU pour des spectres d'extrait obtenu à partir d'échantillons infectés avec inoculation de concentrations croissantes de K Pneurnonlae de 102 à 107 ufc/ml après 0 à 16h d'incubation à 37°C en présence de milieu de culture trypticase de soja. Tableau 7 : 107 104 103 102 TO T2 0,03 0,023 0,004 0,516 T4 0,063 0,077 0,01 0,121 T6 0,008 0,04 0,068 1,64 T16 0,429 0,473 0,67 1,58 L'évolution du score IHU après 0 à 16 heures d'incubation à 37°C avec et sans bouillon triptycase soja permet de détecter une pousse bactérienne pour des concentrations initiales de 102 ufc/ml à 107 ufc/ml. L'analyse des spectres obtenus avec le logiciel IHU montre une augmentation significative du score IHU reflétant la contamination du CP par la bactérie Klebsiella Pneumoniae. Les figures 8A et 8B montrent une augmentation importante de 1'12 (score IHU normalisé) entre 6h et 16h pour des concentrations de 107 ufc/ml (figure 8A) et respectivement 102ufc/m1 (figure 8B) de K.pneurnoniae avec milieu trypticase de soja. Les figures 9A et 9B représentent des courbes d'évolution du score 12 (score IHU non normalisé) pour E.coll à 103 ufc/ml, de 0 à 6h sans milieu de culture (figure 9A) et 0 à 16 h avec milieu trypticase de soja (figure 9B). Dans les deux cas on observe une augmentation significative du score IHU à partir de 4h d'incubation sans milieu de culture et à partir de 6h de culture avec milieu trypticase de culture. Des résultats positifs similaires d'augmentation du score IHU entre les extrait obtenus à partir d'échantillons ayant subi de 0 et 16 heures d'incubation à 37°C voire seulement 6h, et ce avec et sans milieu tripticase de soja ; pour des concentrations initiales de 102 à 107 UFC/ml, ont été obtenus pour toutes les bactéries testées , à savoir : Enterococcus faeca/is, Providencia stuartii, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudornonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca et Enterobacter cloacae. Le milieu trypticase soja a montré un intérêt pour favoriser la prolifération bactérienne dans les CP. En effet, même si l'identification de la bactérie mise en cause 25 n'est pas possible par le logiciel BIOTYPER®, l'ajout du milieu favorise le développement de la bactérie et donc l'apparition de nouveau pics sur le spectre d'analyse. Ces pics supplémentaires signent la contamination du CP. Le bouillon trypticase soja permet en outre quelques soit la concentration initiale de la bactérie d'obtenir après 16 heures d'incubation à 37°C une variation significative du score IHU. Cette augmentation du score IHU est le reflet des variations du spectre observées après incubation de l'échantillon en présence de trypticase soja favorisant la prolifération de la bactérie. Les différents essais permettent de conclure qu'on peut paramétrer la méthode pour déterminer la présence d'une contamination de l'échantillon de concentré de plaquettes si le ratio St/So entre : - le score différentiel normalisé (St), calculé sur un échantillon incubé pendant un temps t entre 0 et 24H par rapport à un échantillon de référence de concentré de plaquettes contaminé par la même bactérie à t=0 ou par rapport à un échantillon de de concentré de plaquettes non contaminé, et - le score différentiel calculé à t=0 (So) par rapport à un échantillon de même nature non contaminé dépasse un seuil N2, N2 étant de préférence d'au moins 1.5. REVENDICATIONS1. Méthode de détection de la contamination par un microbe d'un échantillon à analyser comprenant un milieu complexe liquide ou solide dans lequel un dit microbe peut proliférer, ledit microbe étant de préférence une bactérie ou une levure, comprenant les étapes suivantes dans lesquelles : a) on réalise un traitement de lyse d'au moins le ou les dits microbes pouvant être contenus dans ledit échantillon à analyser après un temps t d'incubation, b) on réalise un spectre par spectrométrie de masse de préférence du type MALDI-TOF dudit échantillon ou d'un extrait protéique dudit échantillon ainsi lysé à un temps t, et c) on détermine si ledit échantillon à analyser est contaminé par comparaison du spectre obtenu avec au moins un spectre de spectrométrie de masse du type MALDI-TOF choisi parmi les spectres suivants: c.1) au moins un spectre de référence choisi parmi : c.1.1 - au moins un spectre d'un dit échantillon standard ou respectivement d'un dit extrait protéique dudit échantillon standard, ledit échantillon standard ou respectivement le dit extrait de dit échantillon standard étant un échantillon de même nature que ledit échantillon à analyser, mais non contaminé, et c.1.2- des spectres de dits échantillons standards ou d'extraits 20 protéiques d'échantillons standards de même nature contaminés chacun par respectivement un microbe connu différent, les dits échantillons _standards ou dits extraits ayant subis le même traitement de lyse, et c.2) au moins un spectre d'un dit échantillon d'origine ou dit extrait dudit échantillon d'origine ayant subi le même traitement de lyse avant incubation ou après 25 un temps t' d'incubation différent de t. 2. Méthode de détection de la contamination par un microbe, de préférence une bactérie, d'un échantillon à analyser constitué d'un milieu contenantdes protéines et des cellules eucaryotes, selon la revendication 1 par suivi de la croissance dudit microbe comprenant les étapes successives suivantes dans lesquelles: a.1) on réalise une culture dudit microbe en ajoutant un milieu de culture dudit microbe dans dudit échantillon, pendant un temps t de préférence compris entre 6 et 24 heures, et a.2) on réalise une lyse cellulaire des microbes et autres cellules dudit échantillon, puis a.3) on réalise une extraction des protéines à partir d'un lysat dudit échantillon après culture, de l'étape a.2), et b) on réalise un spectre par spectrométrie de masse du type MALDI-TOF dudit extrait protéique obtenu à l'étape a.3), et c) on détermine si ledit échantillon est contaminé par comparaison du spectre obtenu à l'étape b) avec au moins un spectre de spectrométrie de masse du type MALDI-TOF choisi parmi les spectres suivants: c.1) au moins un spectre de référence choisi parmi : -c.1.1) un spectre d'un extrait protéique de référence d'un échantillon standard de même nature mais non contaminé, ayant subi le même traitement de lyse et extraction des étapes a.2) et a.3), et -c.12) des spectres de référence d'extraits protéiques d'échantillons standards de même nature contaminés par microbes connus, ayant subis le même traitement au moins des étapes a.1) et a.2), de préférence ayant subis le même traitement au moins des a.1 à a.3), et c.2) au moins un spectre d'un extrait protéique obtenu par extraction des protéines à partir d'un traitement de lyse et extraction dudit échantillon d'origine selon les étapes a.2) et a.3) avant ou après culture de l'étape a.1) pendant un temps t' inférieur à t. 3. Méthode selon la revendication 1 ou 2 caractérisée en ce que le dit échantillon d'origine testé est un échantillon biologique contenant des différents typesde protéines et/ou différents types de cellules autres que celles de dits microbes, de préférence des cellules eucaryotes, de préférence un échantillon de fluide biologique humain ou animal contenant des cellules et des macromolécules biologiques de préférence un échantillon comprenant des urines ou tout ou partie du sang. 4. Méthode selon l'une des revendications 1 à 3 caractérisée en ce que le dit échantillon est un liquide concentré de plaquettes. 5. Méthode selon la revendication 4 caractérisé en ce qu'à l'étape c), on réalise l'étape c.1) en comparant le spectre de l'extrait protéique de lysat de concentré de plaquettes à analyser avec un spectre de référence qui est un spectre d'un extrait 10 protéique de concentré plaquettaire standard non contaminé et on détecte une contamination si on retrouve dans le spectre de l'échantillon analysé au moins les pics spécifiques de plus grandes intensités du spectre de référence. 6. Méthode selon l'une des revendications 1 à 5 caractérisé en ce qu'à l'étape a), ledit extrait protéique est obtenu en effectuant les étapes successives 15 suivantes : 1) on élimine le liquide du dit échantillon à analyser, et on récupère un premier résidu solide, et 2) de préférence, on ajoute une solution de détergent au dit premier résidu solide, et 20 3) on élimine le liquide à nouveau et on récupère un deuxième résidu solide, et 4) on réalise une lyse des cellules présente dans ledit deuxtèMt résidu solide, de préférence une lyse chimique, et 5) on solubilise les protéines présentes dans le dit deuxième résidu solide, de préférence avec une solution de solvant, et 25 6) on élimine les substances non solubilisées, pour récupérer une solution essentiellement constituée de protéines entières. 7. méthode selon la revendication 6 caractérisé en ce que pour traiter un échantillon de concentré de plaquettes, ledit extrait protéique est réalisé en effectuant au moins les étapes successives suivantes : 1) on élimine le liquide du dit échantillon à analyser, en réalisant une première centrifugation et éliminant le surnageant de centrifugation, et en récupérant un premier résidu solide qui est le culot de première centrifugation, et 2) on ajoute une solution de détergent au dit premier résidu solide, de préférence une solution de saponine, et 3) on récupère un deuxième résidu solide par une deuxième centrifugation et 10 en éliminant le surnageant et en récupérant un deuxième résidu solide qui est le culot de deuxième centrifugation, et 4) on réalise une lyse chimique des cellules présente dans ledit deuxième résidu solide, de préférence on réalise un traitement chimique avec une solution acide d'acide formique, et 15 5) on solubilise les protéines présentes dans le dit deuxième résidu solide de lysat cellulaire, de préférence avec une solution d'acide formique et acétonitrile, et 6) on élimine les substances non solubilisées, par une troisième centrifugation et en éliminant le culot et récupérant le surnageant de troisième centrifugation, pour récupérer une solution essentiellement constituée de protéines entières. 20 8. Méthode selon l'une des revendications 4 à 7 caractérisé en ce que ledit spectre de référence spécifique de dit extrait de concentré de plaquettes sanguines non contaminé comprend au moins les pics caractéristiques de plus grande intensités, dans le tableau 1 suivant dans lequel les différents pics caractéristiques sont caractérisés par leurs coordonnées en abscisse m/z (Da) et leurs coordonnées en 25 ordonnée d'intensité relative exprimées en S/N ( intensité du pic/intensité du bruit de fond) les valeurs des masses moléculaires m/z pouvant varier jusqu'à ±1 Da de la valeur moyenne mentionnée dans le tableau 1, et les valeurs d'intensité relative pouvant varier jusqu'à ±20% de la valeur moyenne d'intensité relative mentionnée :Tableau 1 : Index m/z Intensité Index m/z Intensité (S/N) (S/N) 2 2039,33 0,82 45 5941,47 12,96 3 2053,09 0,96 46 6123,11 4,61 4 2172,47 2,81 47 6195,2 4,99 2188,26 2,08 48 6253,84 12,31 6 2206,14 1,49 49 6329,64 34,15 7 2335,49 0,81 50 6399,07 4,69 8 2587,08 9,77 51 6437,89 19,1 9 2677,66 6,53 52 6636,41 10,92 2824,37 44,11 53 6667,28 30,17 11 3124,2 2,88 54 6725,81 41,44 12 3170,04 2,43 55 7193,2 13,26 13 3332,51 4,02 56 7307,12 1,57 14 3372,52 27,37 57 7355,33 2,03 3443,5 48,02 58 7437,27 19,85 16 3487,23 15,79 59 7567,73 42,56 17 3717,3 2,85 60 7642,27 28,22 18 3783,47 6,75 61 7768,13 745,58 19 3820,02 5,97 62 7839,16 152,91 3883,82 343,89 63 7924,93 114,32 21 3920,17 34,15 64 8022,69 21,31 22 3963,03 32,32 65 8144,94 177,92 23 4049,38 1,6 66 8211,76 12,77 24 4072,05 48,19 67 8584,21 37,68 4292,54 15,29 68 8652,46 28,04 26 4326,29 5,36 69 8719,83 16,44 27 4481,88 47,61 70 8963,52 106,86 28 4568,92 4,21 71 9039,83 6,86 29 4623,37 14,23 72 9136449 7,45 , 4646,43 14,15 73 9249,43 26,67 31 4688,05 31,78 74 9291,19 35,04 32 4732,37 17,33 75 9375,12 58,79 33 4760,03 62,14 76 9464,76 35,82 34 4813,43 38,33 77 9519,48 89,66 4896,95 40,58 78 9621,13 71,71 36 4966,02 17,88 79 10102,91 69,65 37 5052,1 44,86 80 10189,05 -0,33 38 5137,16 4,66 81 10262,85 2,29 39 5268,85 46,78 82 10617,08 29,7 5310,04 31,23 83 10701,45 1,97 41 5360,04 138,98 84 10843,44 40,5842 5422,73 19,14 85 12392,91 2,15 43 5652,14 229,61 86 12503,41 9,72 44 5698,21 13,9 87 13441.97 3.28 9. Méthode selon l'une des revendications 1 à 8 caractérisé en ce qu'à l'étape c), on réalise la comparaison de 2 spectres essentiellement en calculant la soustraction entre les aires totales respectives des 2 spectres, de préférence 2 spectres d'extraits protéiques du même échantillon d'origine après 2 temps d'incubation ou culture différents. 10. Méthode selon la revendication 9 caractérisé en ce qu'à l'étape c), on réalise au moins les étapes successives suivantes : i.1) on relève les intensités yi de respectivement chacun des points d'abscisse xi correspondant aux valeurs de rapport massique m/z de chaque spectre, et i.2) pour chaque valeur de xi on calcule une intensité résultante yi3 par soustraction des intensités yi1 et yi2 respectives dudit spectre à analyser (yi1) et respectivement dudit spectre de référence (yi2) :yi3=yi2-yi1, et i.3) on calcule la somme des intensités résultantes yi3 pour toutes les valeurs xi pour obtenir un score de caractérisation dénommé score différentie1=En Iyi31- 11. Méthode selon la revendication 10 caractérisé en ce qu'à l'étape c), on réalise au moins les étapes suivantes : i.1) on normalise les intensités yi de respectivement chacun des points d'abscisse xi correspondant aux valeurs de rapport massique m/z de chaque Spectre en divisant les intensités yi de chaque point d'abscisse xi ( m/z) par l'intensité du pic de plus grande intensité, et i.2) pour chaque valeur de xi on calcule une intensité résultante normalisée y13 par soustraction des intensités normalisées respectives de deux spectres yi1 et yi2 :yi3=yi2-yi1, et i.3) on calcule la somme des intensités résultantes normalisées yi3 pour toutes 25 les valeurs xi pour obtenir un score de caractérisation dénommé score différentiel=eol 'yin et de préférence on la normalise en la divisant par la sommedes intensités pour toutes les valeurs xi de l'un des spectres, de préférence le spectre de plus petite somme des intensités pour toutes les valeurs xi, pour obtenir un score différentiel normalisé = Ellrot lyi3I /e70' yip avec p=1 ou 2. 12. Méthode selon la revendication 11 caractérisé en ce qu'à l'étape i.3), on réalise les étapes i.3a) et i.3b) de filtrage préalables avant l'étape 3c) suivantes : i.3a) pour chaque valeur de xi, on enlève le bruit de fond en donnant la valeur d'intensité résultante normalisée yi3=0 si yi3 est inférieur à un seuil Sy1, Sy1 étant inférieur à 10% de la valeur yi max du pic de plus grande intensité, de préférence Sy1= 5 % de la valeur yi max du pic de plus grande intensité, et 10 i.3b) on réalise un filtrage en donnant la valeur yi3=0 pour les valeurs de xi pour lesquels à xi' avec xi'-xi inférieur à un seuil Sx, de préférence Sx étant inférieur ou égal à 10Da, l'intensité résultante normalisée yi3' est de signe opposée à yi3 et de valeur absolue d'au moins une valeur seuil relative de Sy2% de celle de yi3, Sy2 étant de préférence d'au moins 70% de celle de yi3, et 15 i.3c) on calcule la somme des intensités restantes après filtrage yi3 pour toutes les valeurs xi pour obtenir un score de caractérisation dénommé score différentiel=e01 lyi31, et de préférence on la normalise en la divisant par la somme des intensités pour toutes les valeurs xi de l'un des spectres, de préférence le spectre de plus petite somme des intensités pour toutes les valeurs xi, pour obtenir un score 20 différentiel normalisé =Eroilyi31/ eolyip avec p = 1 ou 2. 13. Méthode selon l'une des revendications 1 à 12 caractérisé en ce qu'on cherche à détecter la présence d'une bactéfre-thoisie au moins parmi les bactéries suivantes :-Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Providencia stuattii, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas 25 aeruginosa, Klebsiella oxytoca et Enterobacter cloacae. 14. Méthode selon l'une des revendications 2 à 13 caractérisé en ce qu'à l'étape b) on réalise une culture avec un milieu de culture polyvalent de bactérie. 15. Méthode selon l'une des revendications 4 à 14 caractérisé en ce qu'on détermine si l'échantillon de concentré de plaquettes à analyser est infecté par unebactérie, de préférence à une concentration d'au moins 10 bactéries/ml, si ledit score différentiel calculé à partir des 2 spectres varie, de préférence augmente, entre: -une première valeur de score de comparaison entre un premier spectre d'un dit extrait protéique dudit échantillon testé avant culture ou après culture au temps tO et un deuxième spectre d'un dit extrait protéique dudit échantillon testé respectivement après culture à t1, t1 étant supérieur à tO, de préférence to étant de 0 à 6h et t1 étant de 2 à 24h, de préférence encore to étant de 0 à 2h et t1 étant de 2 à 6h, et -au moins une seconde valeur de score de comparaison entre un premier spectre d'undit extrait protéique dudit échantillon testé avant culture ou après culture au temps tO et un deuxième spectre d'undit extrait protéique dudit échantillon testé respectivement après culture à t2, t2 étant supérieur à t1, de préférence to étant de 0 à 2h , t1 étant de 2 à 6h et t2 étant de 4 à 16h.