Brevet FR3004918A1 — publié le 20141031

-1- La présente invention concerne un boitier diviseur, caractérisé en ce qu'il permet de minimiser l'exposition d'un patient aux rayons X lors d'examens d'imageries médicales dits « stitching » en divisant le champ ouvert des rayons x en trois fenêtres distinctes, ceci afin de répondre aux normes de radio protection humaine. Les examens dits « stitching » sont spécifiques au rachis et membres inférieurs, avec les anciennes technologies ont utilisait des films de radiologie 30 x 120 cm, la technique consistait à ouvrir au maximum le champ des rayons x afin de couvrir toute la surface de la colonne vertébrale, puis ensuite de faire un cliché de celle-ci. Aujourd'hui, avec la nouvelle génération d'imagerie médicale on utilise des capteurs plans numériques d'une dimension de 43 x 43 cm, nous sommes donc obligé de faire l'examen en prenant 3 radiographies qui sont ensuite reconstruites à l'aide d'un logiciel spécifique. Selon les normes de radio protection humaine, nous n'avons pas le droit de surexposer un patient aux rayons x, donc, nous ne pouvons pas faire trois clichés pleins corps. Pour ce faire, les radiologues sont obligés de limiter l'ouverture des rayons x à une fenêtre de 50 x 50 cm, puis de faire trois clichés en déplaçant entre chaque clichés le tube à rayons x, le problème est que le patient ne peux pas rester sans bouger durant une longue période et que cette façon de faire n'est pas précise et très longue ! Selon une première caractéristique, la présente invention est caractérisée en ce que le boitier diviseur permet de scinder la surface de radiographie à prendre en trois sans avoir à toucher le tube à rayons x. Selon une deuxième caractéristique, le boiter diviseur est synchronisé avec un Potter (machine verticale ou se trouve le capteur plan), à chaque position de celui-ci, haute, milieu et basse, le boitier diviseur ouvrira la fenêtre correspondante par l'intermédiaire de deux volets plombés, eux-mêmes pilotés par un signal infra-rouge reçu du Potter. REVENDICATIONS1) Le boitier diviseur (1), est caractérisé selon la revendication 1, en ce qu'il est constitué de deux volets plombés (A, B) ceci afin de pouvoir prendre une radiographies du rachis en entier en trois clichés. 2) Le boitier diviseur (1), est caractérisé selon la revendication 1, en ce que les deux volets plombés permettent d'ouvrir trois fenêtres (2) distinctes et synchronisé avec un Potter vertical. 3) Le boitier diviseur (1), est caractérisé selon la revendication 1, en ce qu'il permet de scinder la surface de radiographie à prendre en trois partie à l'aide des volets (A,B) permettant par la même occasion de minimiser l'exposition d'un patient aux rayons X.