Brevet FR2983949A1 — publié le 20130614

CAPTEUR AVEC DES MOYENS D'AUTO-TEST L'invention concerne les capteurs électroniques fournissant des mesures numériques précises de la valeur d'une grandeur physique avec une tolérance spécifiée. Plus précisément, l'invention concerne un dispositif d'auto-test du capteur, par des moyens embarqués dans le capteur, pour surveiller les pertes de précision du capteur, en informer l'utilisateur du capteur, et en tirer éventuellement des conséquences en termes de correction de la mesure fournie. En effet une perte de précision peut détériorer de manière inacceptable la mesure fournie à l'utilisateur par le capteur, surtout si l'utilisateur n'est pas informé de cette perte de précision. Selon les applications, la perte de précision et l'absence de connaissance de cette perte peuvent avoir des conséquences graves. Un exemple typique de capteur est un capteur fournissant une information permettant le calcul d'une altitude d'un avion par rapport au sol. Cette altitude peut être obtenue en partie à partir de capteurs de pression et l'information de pression doit être définie très précisément pour aboutir à une précision d'altitude suffisante. On comprend qu'une erreur sur l'altitude peut avoir des conséquences graves, notamment en phase d'atterrissage ou de survol à basse altitude. L'invention est particulièrement applicable dans le cas des micro- capteurs électro-mécaniques dits capteurs MEMS (de l'anglais Micro ElectroMechanical Systems) fabriqués selon les technologies d'usinage collectif de la microélectronique. Sont concernés notamment les capteurs de pression, accélération, rotation qui utilisent souvent des résonateurs micro-usinés. L'invention est applicable aussi à des capteurs d'autres grandeurs telles que le magnétisme. Il est important, dans les systèmes qui utilisent des capteurs de grande précision, que l'utilisateur connaisse la précision réelle du capteur et non pas une simple précision théorique vérifiée en usine et fournie par le fabricant. Si on dispose d'une référence de calibration, l'utilisateur peut re- calibrer le capteur quand il le souhaite et tenir compte des résultats de la calibration pour revenir à une précision donnée si le capteur s'en est écarté. Mais dans de nombreux cas on ne dispose pas de cette référence de calibration. Par exemple dans un système embarqué dans un véhicule, notamment dans un aéronef, on ne dispose pas de référence de calibration, extérieure au capteur et ayant une précision suffisante. Dans certains cas, le système dans lequel le capteur est incorporé peut détecter des erreurs sur la mesure fournie par le capteur. Par exemple, le système peut comporter deux capteurs identiques, et une divergence des mesures fournies est une indication d'un dysfonctionnement ; mais cette divergence ne dit pas toujours quel est le capteur défaillant et on peut être obligé d'éliminer les deux capteurs. Avec trois capteurs identiques, le système peut voter et déterminer quel est le capteur défaillant, à condition encore qu'il n'y ait pas de panne simultanée de deux capteurs. Dans un autre exemple, le système utilise d'autres sources d'information indépendantes et effectue une hybridation pour tenir compte des différentes sources pour avoir une mesure la plus vraisemblable ; c'est le cas par exemple pour une mesure d'altitude utilisant plusieurs capteurs tels que : un capteur de pression et/ou un radio-altimètre et/ou un GPS et/ou des capteurs inertiels. Dans tous ces exemples, c'est le système qui teste le capteur par des moyens extérieurs au capteur. Ces tests par le système se limitent souvent à une détection de pannes (fonction perdue ou fortement dégradée, fourniture de mesures aberrantes) ; ils ne prennent pas suffisamment en compte des défaillances plus subtiles portant seulement sur un écart par rapport à la précision de mesure spécifiée. On a déjà proposé des capteurs pourvus de moyens d'auto-test. Ils fonctionnent essentiellement sur le principe de la vérification de vraisemblance des mesures fournies. Par exemple, pour un capteur de pression devant fournir une valeur de pression PR, on vérifie que le résultat du calcul de PR est bien à l'intérieur de la plage de pressions envisagées en utilisation. Et si le calcul de PR utilise une température T mesurée par le capteur, on vérifie que la température fournie est bien dans une plage de valeurs qui a un sens par rapport aux conditions d'utilisation. On a proposé aussi de vérifier la vraisemblance de la consommation de puissance électrique du capteur et de considérer une consommation anormale comme un signe de panne du capteur. Ces dispositifs existants ne permettent que la détection de défaillances grossières aboutissant à des invraisemblances. Ils ne permettent pas de détecter un écart limité par rapport à la précision de mesure attendue, surtout pour des capteurs de précision fournissant des mesures dont la tolérance relative exigée est meilleure que 10-3 ou 10-4 ou1 0- 5 rapporté à l'étendue de mesure. Pour les capteurs de précision qui fournissent une mesure à basse fréquence, et c'est à ceux là qu'on s'intéresse principalement ici, il est important de vérifier les biais de mesure (ou "offsets") et les dérives de ces biais qui peuvent affecter beaucoup la précision des mesures, alors que les causes de ces dérives ne sont pas forcément bien connues ni contrôlables en temps réel. D'une manière générale, un capteur électronique fournit des mesures d'une grandeur physique (pression, accélération ou autre) par un calcul qui fait intervenir au moins deux paramètres numériques primaires et une fonction mathématique de base ou modèle de base faisant intervenir ces paramètres ; par exemple un capteur de pression peut calculer la pression à partir d'une fréquence directement influencée par la pression et d'une autre fréquence directement influencée par la température. L'un au moins des paramètres primaires est directement influencé par la grandeur à mesurer. Les autres sont influencés par d'autres facteurs (la température par exemple) et ils interviennent dans le calcul. Le calcul se fait à partir d'une fonction mathématique de base ou modèle de base. La mesure de l'ensemble des paramètres primaires, à l'intérieur du capteur, est nécessaire et suffisante pour calculer la valeur de la grandeur à mesurer avec la précision requise en partant du modèle de base. Les paramètres primaires sont des grandeurs mesurables par le capteur lui-même et manipulables, c'est-à-dire pouvant être traitées par le modèle de base. Mais on a déjà constaté que la précision de la mesure pouvait être affectée par d'autres paramètres qu'on appellera "paramètres secondaires". 35 Ils n'interviennent pas dans le calcul à partir du modèle de base parce qu'ils sont supposés être stables dans le temps. Si effectivement ils sont stables dans le temps ils n'influent alors pas sur la précision de la mesure. Mais s'ils évoluent, ils peuvent entraîner un risque de perte de précision. Pour un capteur de pression, on peut citer par exemple le coefficient de surtension de la résonance d'une poutre vibrante, ou la tension alternative d'excitation de la résonance de la poutre. Pour certains paramètres secondaires, on a déjà pu mesurer l'influence qu'ils ont sur la mesure : cette influence peut être définie par un modèle. Pour ces paramètres secondaires il est souhaitable de les contrôler et d'émettre une alerte en cas d'anomalie de valeur de ces paramètres secondaires. Mais de plus, l'invention part de l'hypothèse que certaines grandeurs internes au capteur, qui devraient être stables, peuvent dériver et avoir une influence, mais une influence non connue et non modélisable, sur la mesure. L'invention propose d'en tenir compte également pour augmenter la couverture des modes de défaillance du capteur. Ainsi, on définit deux types de paramètres secondaires : 1. les paramètres internes qui ont une influence sur la mesure principale en cas de dérive et dont on connaît un coefficient ou un modèle d'influence, 2. les paramètres internes sans influence connue ou d'influence non modélisable à l'avance. Un paramètre secondaire du premier type est un paramètre qui a une influence connue sur l'exactitude de la mesure ; ce paramètre est secondaire en ce sens qu'il ne nécessite pas d'être intégré dans le modèle de base en tant que paramètre primaire, parce qu'il ne fait pas partie des paramètres nécessaires et suffisants, à la mise en service du capteur, pour un calcul avec la précision requise. Mais une dérive anormale de ce paramètre est signe d'une anomalie. Le facteur de qualité de la résonance d'un capteur de pression résonant en est un exemple. Les paramètres primaires peuvent influer sur la valeur d'un paramètre secondaire. Un paramètre secondaire du second type est sans influence connue ou d'influence non modélisable à l'avance. Une dérive de ce paramètre peut être signe d'une anomalie. La consommation d'énergie électrique du capteur en est un exemple. Là encore, les paramètres primaires peuvent influer sur la valeur du paramètre secondaire. Selon l'invention, on propose un capteur électronique fournissant des mesures numériques précises de la valeur d'une grandeur physique avec une tolérance spécifiée, le capteur comportant des moyens pour établir une valeur numérique d'au moins deux paramètres primaires dont l'un au moins varie avec la grandeur physique et des moyens de calcul pour fournir une estimation numérique de la grandeur physique à partir des paramètres primaires en utilisant un modèle mathématique de base reliant la grandeur physique aux paramètres primaires, caractérisé en ce que le capteur comprend : - des moyens de mesure d'au moins un paramètre secondaire 15 d'un premier type ayant une influence connue et modélisable sur l'estimation de la grandeur physique, - des moyens de mesure d'au moins un paramètre secondaire d'un deuxième type n'ayant pas d'influence connue et modélisable sur l'estimation de la grandeur physique, 20 chacun des paramètres primaires et secondaires pouvant varier en fonction des autres paramètres primaires selon des fonctions d'estimation connues déterminées théoriquement et/ou expérimentalement à la fabrication du capteur, - des moyens de calcul d'une estimée de la valeur de la 25 grandeur physique en fonction du modèle de base, - des moyens de calcul de l'estimée de la valeur de chaque paramètre secondaire en fonction des valeurs mesurées par le capteur pour les paramètres primaires ; - des moyens de calcul de la différence entre la valeur mesurée 30 de chaque paramètre secondaire et les valeurs estimées correspondantes ; - des moyens de comparaison de chaque différence, avec un seuil respectif, le résultat combiné des différentes comparaisons représentant une information d'état de fonctionnement du capteur et éventuellement de localisation d'une panne ; - et, des moyens pour modifier automatiquement, en cas de dépassement d'un seuil pour une différence relative à un paramètre secondaire du premier type, le calcul de la valeur de la grandeur physique à partir d'un modèle mathématique plus complet faisant intervenir ce paramètre secondaire. De préférence, la modification automatique est effectuée en prenant en compte une valeur de sensibilité, déterminée à la fabrication du capteur, la sensibilité étant un taux de variation de la mesure fournie par le capteur pour une variation donnée du paramètre secondaire qui a donné lieu à un dépassement de seuil. Le moyen le plus simple de faire la modification automatique est d'ajouter à l'estimation de la grandeur physique, faite avec le modèle de base, un terme correctif qui est le produit de la sensibilité par l'écart entre la valeur mesurée et la valeur estimée pour le paramètre secondaire qui a donné lieu à un dépassement. Il y a de préférence au moins deux paramètres secondaires du premier type modélisés par des modèles secondaires qui permettent d'estimer leur valeur en fonction des paramètres secondaires. Ces modèles, comme le modèle de base, peuvent résulter de la théorie ou de l'expérience mais sont de toutes façons déterminés avant l'utilisation du capteur, lors des opérations de fabrication, calibration, test du capteur, c'est-à-dire des opérations en usine. En cas de dépassement d'un seuil pour certains paramètres 25 secondaires, le capteur effectuera de plus un calcul de prévision de perte de précision en fonction du temps, et fournira à l'utilisateur une date prévisible de descente de la précision au-dessous de la tolérance spécifiée pour la mesure de la grandeur physique. Il pourra aussi indiquer à l'utilisateur une date de prévision de cessation de fourniture d'une mesure significative de la 30 grandeur physique. L'invention est tout particulièrement applicable lorsque le capteur est un capteur de pression, ou d'accélération, ou de rotation. Il est applicable avantageusement aux capteurs utilisant la fréquence de résonance d'une poutre vibrante placée dans une cavité sous vide. Les paramètres primaires 35 sont alors de préférence la fréquence de résonance de la poutre et la température ou la fréquence d'un oscillateur contrôlé par un détecteur de température du capteur. Un paramètre secondaire du premier type peut être la tension continue de polarisation appliquée à l'électrode d'excitation de la vibration de la poutre résonante. Un paramètre du second type peut être la consommation énergétique globale du capteur (tension d'alimentation multipliée par un courant consommé). La consommation peut être modélisée par rapport à la température (représentée par exemple par une fréquence). D'autres paramètres secondaires du premier type peuvent être le facteur de surtension de la résonance de la poutre, l'amplitude de la tension alternative appliquée par une boucle d'asservissement à l'électrode d'excitation de la vibration, la phase du courant appliqué à l'électrode d'excitation de la boucle d'asservissement. D'autres paramètres secondaires du deuxième type peuvent être des paramètres purement électroniques donnant une indication sur 1"évolution des paramètres électroniques propres, par exemple une impédance complexe d'un bloc électronique qui peut varier ou non en fonction des paramètres primaires. Avec le dispositif selon l'invention, on pourra en particulier prendre en compte l'influence du temps sur la précision du capteur, sous forme d'une perte de précision due au vieillissement, sans préjuger de la loi de vieillissement. En effet, certains des paramètres secondaires qu'on peut utiliser peuvent dépendre directement du temps. On peut en donner un exemple dans le cas d'un capteur MEMS résonant; le résonateur interne au capteur dont on va mesurer la fréquence d'oscillation (grandeur primaire) comme paramètre primaire est dans une cavité micro-usinée placée sous vide poussé. Une fuite du scellement de la cavité, ou un dégazage interne à la cavité, peut conduire à une perte lente de la qualité du vide. Cette perte se traduit en particulier par une diminution du facteur de qualité ou coefficient de surtension du résonateur. Ce coefficient de surtension constituant un paramètre secondaire du premier type, n'est pas un paramètre du modèle de base qui sert au calcul de la pression. On peut montrer que toutes conditions étant égales par ailleurs, une détérioration du facteur de surtension induit une erreur sur la mesure de pression. En l'absence de toute dérive temporelle des caractéristiques du capteur, on montre par ailleurs que la valeur du coefficient de surtension dépend uniquement de paramètres primaires du modèle de base, en particulier la température (ou une fréquence représentant la température); il peut également dépendre aussi d'autres paramètres secondaires en cas de dérive de ces paramètres. Dans le cas d'une perte de qualité du vide, on estime que la perte est progressive selon une courbe d'évolution prévisible, non pas à la fabrication mais dès lors que l'on a trois valeurs de dates connues montrant une évolution, et un modèle adapté, par exemple exponentiel ou linéaire ou logarithmique ; dans ce type de situation avec dégradation temporelle progressive, on peut donc prévoir que le dispositif d'auto-test comprend aussi une estimation de ladite courbe en fonction de valeurs du coefficient de surtension correspondant à des dates différentes et un calcul d'échéance temporelle de perte de précision pour fournir à l'utilisateur une indication d'une date à laquelle la précision sera descendue au-dessous d'un seuil acceptable et d'une date à laquelle le capteur sera complètement inutilisable, ou encore d'une date de nécessité de maintenance. D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront 20 à la lecture de la description détaillée qui suit et qui est faite en référence aux dessins annexés dans lesquels : - la figure 1 représente un organigramme général des étapes de fonctionnement du dispositif d'auto-test selon l'invention ; - la figure 2 représente un schéma de structure générale d'un 25 transducteur de capteur de pression à poutre résonante, micro-usiné en silicium ; - la figure 3 représente un schéma électrique équivalent de la structure résonante excitée électriquement en vibration ; - la figure 4 représente un schéma électrique de la boucle 30 d'asservissement servant à entretenir une excitation électrique à la fréquence de résonance de la poutre vibrante ; - la figure 5 montre des courbes représentant l'influence, sur la phase de la boucle d'asservissement, d'un écart entre la fréquence d'excitation et la fréquence de résonance de la poutre vibrante ; - la figure 6 montre des courbes réciproques des courbes de la figure 5, représentant l'influence d'un écart de phase sur la fréquence d'excitation ; - la figure 7 représente des courbes de sensibilité montrant 5 l'impact d'un écart de phase de la boucle d'asservissement sur la mesure finale de pression ; - la figure 8 représente des courbes de la conductance de la partie résonante de la boucle d'asservissement, en fonction de l'écart entre la fréquence électrique et la fréquence de résonance de la poutre ; 10 - la figure 9 représente une courbe d'influence de la tension de polarisation de l'électrode d'excitation de la vibration sur la fréquence de résonance ; - la figure 10 représente une courbe d'influence de l'amplitude de la tension alternative d'excitation de la vibration sur la fréquence de 15 résonance de la poutre ; - la figure 11 représente une courbe d'influence de la température sur le coefficient de surtension de la résonance ; - la figure 12 représente une courbe d'influence de la perte de vide sur le coefficient de surtension ; 20 - la figure 13 représente une courbe d'influence de la perte de vide sur la fréquence de résonance ; - la figure 14 représente un exemple d'enregistrement en phase de test d'une mesure de la fréquence de résonance en fonction de la pression extérieure subie par le capteur pour diverses températures ; 25 - la figure 15 représente un exemple d'enregistrement en phase de test de mesures de la fréquence d'oscillation d'un oscillateur sensible à la température en fonction de la température et de la pression extérieure ; - la figure 16 représente un exemple d'enregistrement en phase de test du coefficient de surtension (mesuré par un gain de boucle de contre-30 réaction) lors du vieillissement du capteur sur 250 heures en présence d'une perte progressive de vide ; - la figure 17 représente un exemple de calcul de résidus d'estimation sur le coefficient de surtension, et plus précisément sur le gain de boucle qui permet de le mesurer) en fonction de la pression, pour 35 différentes températures, avant et après vieillissement avec perte de vide. Dans ce qui suit on considère que le capteur comporte au moins : - un transducteur qui convertit la grandeur physique à mesurer en un signal électrique exploitable, c'est-à-dire un signal électrique qui peut être 5 manipulé pour faire des calculs, - et des circuits de traitement pour échantillonner le signal, le numériser, faire des calculs, les corriger s'il y lieu, fournir enfin une information de sortie représentant la mesure désirée, et fournir aussi d'autres informations et en particulier des informations de résultat d'auto-test destinés 10 à l'utilisateur. L'ensemble de ces deux parties, transducteur et circuits de traitement, forme le capteur dans le vocabulaire utilisé ici, capable d'auto-test et incorporé en général à un système de mesure plus complexe pouvant comporter d'autres éléments, y compris d'autres capteurs. 15 Le transducteur convertit la grandeur physique à mesurer PR en une grandeur manipulable qu'on peut noter Xpl mais, en pratique Xpl ne dépend pas que de la valeur de PR ; Xpl peut dépendre d'autres grandeurs qu'on peut appeler grandeurs d'influence. Par exemple dans le cas des capteurs de pression de type résonant, la grandeur manipulable est d'abord 20 une fréquence sensible à la pression, mais la température intervient toujours aussi comme grandeur d'influence. Pour permettre un calcul de la grandeur physique on va donc élaborer dans le capteur une autre grandeur manipulable Xp2 qui est fonction de la température et qui sera utilisée comme la première Xpl dans le calcul. 25 En généralisant, on peut considérer que le capteur peut utiliser n grandeurs manipulables Xp1, Xp2, ....Xpi, Xpr, dépendant de grandeurs d'influence respectives. Ces grandeurs manipulables sont des grandeurs électriques telles qu'une fréquence, une tension, un courant, un gain de boucle, etc., qui peuvent être converties dans le capteur en valeurs 30 numériques pouvant intervenir dans des calculs. On appellera dans la suite "paramètres primaires" ces grandeurs manipulables. Ils sont primaires en ce sens qu'ils sont en nombre nécessaire et suffisant pour permettre un calcul de la grandeur physique PR à mesurer en fonction des grandeurs d'influence et avec la précision requise si le 35 capteur fonctionne normalement. On utilisera par ailleurs dans le capteur selon l'invention des paramètres qu'on appellera secondaires. Ce sont d'autres grandeurs internes au capteur, mesurables et manipulables qui ne sont pas utiles au calcul de base de la valeur de la grandeur physique, c'est à dire qui n'interviennent pas dans le modèle de base utilisé en fonctionnement nominal. On pourrait bien sûr utiliser par principe à la place du modèle principal un modèle plus complet faisant intervenir des paramètres secondaires mais cela introduirait du bruit supplémentaire sans accroissement de précision et c'est pourquoi on ne le fait pas. On doit distinguer deux parties dans l'explication du dispositif d'auto-test selon l'invention. La première partie concerne les activités de mise au point du capteur, avant utilisation. C'est une partie traitée en conception, en usine de fabrication, en test, en calibration, (toutes opérations qu'on peut globaliser sous l'appellation "opérations en usine"), c'est-à-dire avant l'utilisation par un utilisateur. La deuxième partie concerne l'auto-test proprement dit, mis en oeuvre dans le capteur en utilisation, par exemple mis en oeuvre dans un système aéronautique embarqué dans lequel il n'y a plus de possibilités de 20 faire des vérifications par rapport à des étalons de référence. Dans la première partie, on a accès à des mesures de référence de la grandeur physique à mesurer (ou "mesurande") et de toutes les grandeurs d'influence qui peuvent influencer le calcul de cette grandeur, par 25 des moyens de mesure étalons externes au capteur. On peut alors calibrer le capteur, déterminer sa précision individuelle effective à cet instant, établir un modèle de base de son fonctionnement, c'est-à-dire un modèle de base de calcul d'une valeur numérique représentant la grandeur physique PR à mesurer en fonction des paramètres primaires. Enfin, on peut établir un 30 modèle complet de calcul de la valeur numérique du mesurande PR à partir des paramètres primaires Xpi, i étant un indice variant de 1 à n s'il y a n paramètres primaires, et à partir de paramètres secondaires Xsi, j étant un indice variant de 1 à m s'il y a m paramètres secondaires. Le modèle de base est une fonction d'estimation qui permet d'estimer une valeur 35 numérique de la grandeur physique PR à partir des paramètres primaires seulement. Le symbole " placé devant le symbole d'une grandeur signifiera dans ce qui suit l'estimée de cette grandeur. Ainsi, APRb est une estimée de la valeur PR calculée par le modèle de base et on peut écrire : APRb = Fb(Xpi, Xp2, ---xpi, ---xpn) Fb étant la fonction "modèle de base". De même, APRc est une estimée de la valeur PR par le modèle plus complet et on peut écrire : APRc = Fc(Xpi, Xp2, ...Xp,, ...Xpn, Xs1, Xs2, ...Xsi, ...Xsm) Fc étant la fonction "modèle plus complet". Il existe des interdépendances entre paramètres primaires et secondaires internes au capteur ; ces interdépendance sont évaluées en usine, soit de manière théorique soit de manière individuelle par des mesures selon les paramètres ; si Xpi et Xsi sont des valeurs mesurées de ces paramètres (les moyens de mesure étant dans le capteur lui-même), on note AXpi et AXsi des valeurs estimées des mêmes paramètres. Et on peut écrire la dépendance des paramètres secondaires vis-à-vis des paramètres primaires sous la forme suivante : AXSi = fsi (Xp1, Xp2, ...Xpi, ...Xpn), fsi étant le modèle d'estimation du paramètre secondaire Xsi ; Les fonctions d'estimation peuvent être polynomiales ou plus complexes selon les cas. Une estimation par un réseau de neurones est 25 possible. On établit ces fonctions individuellement pour chaque capteur en usine en déterminant les valeurs de la grandeur physique à mesurer pour différentes valeurs des paramètres primaires et secondaires, et en calibrant ces valeurs par rapport à des mesures de référence qui ne seront plus 30 disponibles lorsque le capteur sera embarqué. Pour établir la fonction d'estimation d'un paramètre secondaire en fonction des paramètres primaires, on pourra utiliser un processus de calibration individuel, capteur par capteur, grâce au fait que pour chaque combinaison de paramètres primaires, le capteur mesure effectivement les 35 paramètres secondaires de manière autonome. En usine, un banc de test soumet le capteur à un ensemble de conditions physiques en faisant varier le mesurande et les paramètres primaires, en premier lieu la température. En chaque point de mesure utilisé pour élaborer le modèle en 5 usine, la référence du mesurande PR est générée et mesurée par le moyen étalon externe au capteur. Les paramètres primaires et secondaires sont mesurés par le capteur, et acquis par le moyen de traitement de la calibration. Le moyen de traitement de la calibration élabore les fonctions 10 d'estimations destinées à être incorporées individuellement aux programmes de calculs opérationnels du capteur : fonctions d'estimation de la grandeur physique et des paramètres secondaires notamment, établissement d'un modèle de base qui n'utilise que les paramètres primaires, et d'un modèle plus complet qui peut utiliser en outre un ou plusieurs paramètres 15 secondaires du premier type (avec influence modélisable). Une fois le capteur calibré en usine et prêt à l'utilisation, on est en fonctionnement opérationnel et le capteur doit délivrer une estimation "PR de la grandeur physique PR à mesurer, avec une tolérance spécifiée qu'il faut 20 surveiller pendant toute la durée de vie du capteur. Le fonctionnement du capteur comprend alors les étapes suivantes : 25 Etape 1 : mesure des paramètres, calculs des estimations, et calculs des résidus bruts Les paramètres primaires et secondaires sont mesurés par le capteur. Les paramètres secondaires sont par ailleurs estimés avec les 30 fonctions d'estimation élaborées en usine et incorporées aux programmes de calcul dans le capteur. On calcule des résidus d'estimation "Xsi - Xsi des paramètres secondaires ; chaque résidu est la différence entre l'estimation "Xsi (fonction des paramètres primaires mesurés) et la valeur mesurée du paramètre 35 secondaire. Les résidus d'estimation des paramètres secondaires vont servir à évaluer ce qu'on peut appeler un "état de santé" du capteur ; en effet, si les résidus sont trop importants, c'est parce que le capteur présente des dérives anormales de certains paramètres et peut donc être considéré comme ne remplissant plus idéalement ses fonctions. Etape 2 : Analyse de l'état de santé du capteur, diagnostic Dans l'étape précédente on remarque qu'en pratique on a fait la supposition que le capteur était conçu pour mesurer les paramètres eux-mêmes et pas seulement la grandeur physique. La différence fondamentale est que le capteur dispose d'une référence pour ces paramètres internes : ce sont leurs estimations réalisées grâce aux modèles additionnels, en référence elles-mêmes à la valeur de ces paramètres interne en usine, alors qu'il ne dispose pas d'une référence pour la grandeur à mesurer en situation opérationnelle. On compare maintenant les résidus calculés à des seuils respectifs. Le dépassement d'un seuil en valeur absolue (l'écart pouvant être dans un sens ou dans un autre) est l'indication d'une dérive du fonctionnement d'au moins un bloc fonctionnel, à laquelle il faut faire attention. A partir des résidus des paramètres primaires et secondaires, on identifie par un programme d'analyse logique embarqué dans le capteur quels sont les paramètres qui présentent une dérive par rapport au comportement du capteur en usine (dépassement d'un seuil pour le résidu) et on en tire des conclusions sur l'état du capteur. La pluralité de paramètres secondaires ainsi modélisés et traités permet un diagnostic plus précis et une meilleure localisation de la cause racine de la dérive, en fonction des blocs fonctionnels concernés directement 30 par chaque paramètre. Le programme d'analyse est établi en phase de conception ou de test du capteur, en fonction de la sensibilité du capteur aux dérives des paramètres secondaires. Par "sensibilité", on entend la variation de la valeur numérique PR fournie en sortie du capteur lorsqu'on fait varier le paramètre 35 secondaire d'une quantité déterminée sans faire varier la grandeur physique à mesurer, indépendamment des autres paramètres ; au premier ordre, c'est mathématiquement la dérivée partielle de PR par rapport audit paramètre en ce point de fonctionnement. Les sensibilités sont déterminées de manière théorique ou bien par caractérisation collective en usine ou enfin par test individuel en usine. Le diagnostic de la cause de l'écart constaté est plus ou moins précis selon les paramètres qui sont en cause. Par exemple, si le capteur comporte un moyen de mesure de sa propre consommation électrique, la consommation du capteur est un paramètre secondaire ; si on constate qu'elle est anormalement élevée compte-tenu de la valeur mesurée d'un autre paramètre "température", alors on conclut à un dysfonctionnement même si l'on ne peut pas affirmer que l'information de sortie ne conserve pas au moins momentanément sa précision, ni de combien elle est affectée si elle l'est. L'utilisation nouvelle du modèle par rapport aux paramètres primaire rend ce critère plusieurs ordres de grandeur plus précis qu'une comparaison brute de la consommation de manière connue par rapport à des bornes ne dépendant pas de la température. Dans un autre exemple, si le paramètre "coefficient de surtension" d'un résonateur placé dans une cavité sous vide présente une diminution importante par rapport à sa valeur initiale dans les mêmes conditions, on est à peu près sûr que la cause en est une perte de la qualité du vide, et on peut en tirer des conclusions pour le présent et pour le futur. Dans ce même exemple, la présence d'un troisième paramètre secondaire tel que l'impédance complexe du circuit d'asservissement de cette résonnance permet justement de lever l'ambiguïté et de proposer soit un arrêt d'utilisation immédiat dans le cas d'une dérive de l'électronique - car dans ce cas l'effet sur la mesure n'est pas connu - soit un pronostic et une prévision de sortie de tolérance du capteur en continuant à délivrer une mesure. Ainsi, des diagnostics de causes peuvent être tirés non seulement 30 d'un dépassement de seuil de l'écart entre estimation et mesure d'un paramètre, mais aussi de la combinaison de plusieurs dépassements de seuils correspondant à différents paramètres, donnant une indication sur tel ou tel mode de défaillance. 35 Etape 3 : Auto-ajustement Dans certains cas où la dérive constatée pour un paramètre n'est pas excessive mais a un impact sur la précision de la mesure, on peut décider d'effectuer un auto-ajustement de la mesure. Cet ajustement n'est fait que pour les paramètres secondaires du premier type. Il n'est pas fait pour les paramètres secondaires du deuxième type car par définition il n'y a pas de modèle possible pour un ajustement. L'ajustement se fait en prenant en compte la connaissance de la sensibilité de l'information de sortie du capteur (appelée sensibilité modale) 10 par rapport au paramètre qui présente une dérive. De manière la plus simple, l'ajustement se fait directement sur l'information de sortie, c'est-à-dire que dans le cas le plus simple, on rajoute à l'estimation APRb une quantité qui est le produit de la sensibilité par l'écart constaté entre l'estimation et la valeur mesurée du paramètre qui a donné 15 lieu à un dépassement de seuil d'écart. L'estimation auto-ajustée de l'information de sortie est alors : AIDRa = APRb + Si.(^Xsi - Xsi), où Si est la sensibilité du capteur aux variations du paramètre Xsi. 20 On comprendra que l'auto-ajustement peut également être plus complexe qu'une simple addition d'un produit Si.("Xsi - Xsi) à la valeur calculée de la grandeur physique. D'une manière avantageuse, l'auto-ajustement consiste alors à utiliser directement le modèle complet utilisant les paramètres mesurés, 25 primaires et secondaires du deuxième type, y compris le paramètre en dérive, et à faire une estimation APRa fondée sur ce modèle, soit en lieu et place du modèle de base en permanence. L'ajustement est fait si la dérive du paramètre secondaire considéré dépasse un seuil. Ce seuil sera avantageusement placé juste au-dessus de l'incertitude de mesure sur ledit 30 paramètre, c'est à dire, juste au-dessus des résidus initiaux du modèle le définissant en usine. Les limites de l'auto-ajustement sont déterminés a priori par les programmes d'auto-ajustement élaborés en usine. L'auto-ajustement n'est acceptable que si le mode de défaillance correspondant est identifié et 35 localisé précisément, et que ces conséquences sont bornées de manière connue. La composante dynamique de la correction peut être limitée elle aussi ; par exemple, on doit être très prudent sur l'amplitude des corrections acceptables sur l'information de sortie dans le cas où l'information de sortie subit ultérieurement une fonction d'intégration mathématique. En effet, la composante de correction va être intégrée elle aussi et il faut faire attention que la correction n'aboutisse pas à un artefact sur l'utilisation de la mesure. La fonction d'auto-ajustement ne permet pas forcément de compenser définitivement le défaut détecté, mais elle peut permettre par exemple de continuer à fonctionner avec une précision dans les tolérances spécifiées, ou bien de recentrer la mesure au mieux à l'intérieur desdites tolérances jusqu'à remplacement du capteur lors d'une opération de maintenance du système. De manière générale, le dépassement d'un seuil par le résidu correspondant à un paramètre peut être soit directement un signe de sortie de la tolérance spécifiée, soit un signe qu'on risque une telle sortie, soit encore un signe qu'il faut procéder automatiquement à un auto-ajustement. Dans chaque cas, le capteur devra fournir à l'utilisateur une information sur la situation détectée. Etape 4 : pronostic Pour certains paramètres, la dérive est mathématique continue et monotone en fonction du temps ; elle peut donc être modélisée par rapport 25 au paramètre temps, que l'on appellera date dans la suite pour marquer l'application préférentielle au long terme. Le capteur selon l'invention utilise avantageusement une entrée d'information temps, ou date actuelle, provenant du système. Il comporte également et de manière connue, des moyens de mémorisation de 30 paramètres à chaque mise sous tension. Les moyens de traitement internes au capteur suffisent alors à établir l'évolution dans le temps des paramètres secondaires. Si on constate une variation croissante de l'écart par rapport à la normale, on sait que cette variation va continuer d'après le modèle de dérive identifié et donc connu. La fonction de pronostic consiste à prévoir le 35 moment où la mesure du capteur ne sera plus fiable pour cause de trop grande perte de précision ; ou même ne sera plus opérationnel pour perte complète d'information de sortie. Le dispositif d'auto-test prévoit dans ce cas une information de pronostic à destination de l'utilisateur ; la première étape d'information donnée peut être par exemple que la précision reste actuellement dans les tolérances spécifiées (avec ou sans auto-ajustement) mais qu'elle en sortira à telle date ; une autre information peut être que la précision n'est plus dans les tolérances spécifiées et que le capteur ne sera plus opérationnel à telle date. L'exemple typique est la perte de précision due à la perte de vide dans la cavité sous vide contenant un résonateur : cette perte est progressive et ses effets dans le temps peuvent être prédits au moins de manière à donner une limite basse du temps restant à la fiabilité de la mesure. L'information de date de sortie de tolérance ou de date de panne définitive sera de préférence accompagnée d'un intervalle de confiance sur 15 la date pronostiquée. La figure 1 représente en résumé les différentes étapes du de fonctionnement du dispositif d'auto-test, la première étape (calcul des résidus) et la seconde étape (comparaisons en vue d'un diagnostic) étant les 20 plus importantes, les autres (auto-ajustement et pronostic) étant facultatives et ne concernant pas forcément tous les paramètres, en particulier l'étape de pronostic qui ne s'applique qu'à des cas particuliers. Sur la figure 1, les opérations faites en usine sont distinguées des opérations faites par le capteur en utilisation. 25 Opérations en usine : enregistrement des valeurs des paramètres primaires et secondaires pour diverses valeurs de la grandeur physique à mesurer, par référence à des étalons de mesure disponibles en usine ; mesures ou calculs de sensibilité de la mesure aux différents paramètres ; établissement du modèle de base en fonction des paramètres primaires, 30 établissement du modèle plus complet en fonction des paramètres primaires et secondaires du premier type, établissement des modèles d'estimation des paramètres secondaires par rapport aux paramètres primaires ; définition de la tolérance acceptable ; établissement des seuils de résidus pour les différents paramètres secondaires ; établissement du programme d'analyse ; programmation du capteur avec toutes ces données pour qu'il puisse ensuite exécuter les procédures d'auto-test. Procédure d'auto-test en utilisation : - étape 1, calcul d'estimées, mesures de paramètres, et calcul de 5 résidus - étape 2 : comparaisons des résidus avec les seuils et diagnostic : détection d'une sortie de la tolérance autorisée, constatation d'une possibilité ou impossibilité (paramètres secondaires du deuxième type) d'ajustement, message à l'utilisateur ; un message peut-être "problème de 10 santé diagnostiqué, ajustement impossible, précision non garantie" ; - étape 3 : auto-ajustement, dans le cas où il a été diagnostiqué qu'il est possible (dérive d'un paramètre secondaire du deuxième type) ; recalcul d'une estimée "Pa de la grandeur physique en tenant compte de la valeur anormale du paramètre en défaut ; message à l'utilisateur qui peut 15 être : "problème de santé diagnostiqué, auto-ajustement déclenché, précision maintenue" - étape 4, pour certains paramètres : pronostic et notamment pronostic de durée de conservation de la précision ou de durée de fonctionnement encore possible du capteur ; message à l'utilisateur qui peut 20 être dans un premier temps : "problème de santé diagnostiqué, pas d'impact sur la précision, sortie de tolérance prévisible dans X jours, avec un indice de confiance de Y" ; dans un deuxième temps : "sortie de tolérance, précision non garantie, fonctionnalité perdue dans X jours avec un indice de confiance de Y". 25 CAS ILLUSTRATIF D'UN CAPTEUR DE PRESSION On va décrire le dispositif d'auto-test à propos d'un capteur de pression MEMS dont le transducteur est micro-usiné à partir de plaques de 30 silicium. Par simplicité, on choisit l'exemple d'un capteur de type résonant. Ce cas est facilement transposable à un capteur d'accélération ou de rotation puisque les structures micro-usinées de ces capteurs sont très similaires. Le capteur de pression illustratif de l'invention est un capteur à résonateur à poutre vibrante. C'est une poutre placée dans une cavité sous 35 vide fermée par une membrane fine qui subit la pression atmosphérique extérieure, laquelle constitue la grandeur physique PR à mesurer. La poutre est reliée d'un côté à la membrane et est de ce fait soumise à une tension longitudinale du fait de la déformation de la membrane en présence d'une pression. La tension de la poutre dépend donc de la pression à mesurer. La fréquence de résonance dépend de la tension mécanique axiale - autrement dit la force ou contrainte selon l'axe - de la poutre. Si on appelle a la contrainte axiale exercée sur la poutre, Fro la fréquence de résonance au repos, et 6c la contrainte critique de flambage de la poutre, on peut considérer que la fréquence de résonance Fr en présence de la contrainte axiale s est donnée par la relation : Fr = Fro(1+6i6c)1 /2 On va mesurer la fréquence de résonance Fr et la théorie permet de remonter à la contrainte axiale a et par suite à la pression atmosphérique PR qui engendre cette contrainte. Un tel capteur, ou plus exactement la partie "transducteur" de ce capteur, est schématisé sur la figure 2. Le reste du capteur, c'est-à-dire l'électronique qui excite l'oscillation de la poutre vibrante et qui traite les signaux de sortie du transducteur, est formé sur une carte électronique sur laquelle le transducteur est reporté, le plus souvent sous forme d'une cellule, c'est à dire d'un boitier de petites dimensions qui contient le transducteur. On appelle également « élément sensible » ou « détecteur » le transducteur en silicium micro-usiné. Cette carte n'est pas représentée. La figure 3 représente un schéma équivalent électrique du transducteur mécanique mis en oscillation par une excitation électrique. On peut considérer le transducteur comme un circuit résonant série. V est la tension d'excitation qui est la somme d'une composante 30 continue de polarisation VO et d'une tension alternative d'amplitude Ve asservie à la fréquence de résonance Fr (pulsation cor) de la poutre. V = VO + Ve.cos(cor.t) Le circuit résonant comporte alors une inductance équivalente Lm, une résistance série Rm et une capacité Cm. Le tout est en parallèle sur la capacité Co existant entre la poutre vibrante et l'électrode d'excitation, et une capacité parasite Cp résultant du reste de la structure. En pratique, la vibration de la poutre est entretenue par des forces 5 électrostatiques produites par un signal électrique oscillant dont la fréquence s'asservit automatiquement à la fréquence de résonance de la poutre, et on mesure cette fréquence d'oscillation électrique. Une boucle d'asservissement représentée à la figure 4 permet d'entretenir la vibration à cette fréquence. Cette boucle comprend l'application d'une tension de polarisation continue 10 VO à une électrode d'excitation en couplage capacitif avec la poutre ; à cette tension VO vient se superposer la tension alternative d'amplitude Ve à la fréquence de résonance. C'est de cette boucle qu'on sort la mesure de fréquence de résonance qui va servir au calcul de la pression. 15 La situation serait la même avec un capteur d'accélération dont la structure résonante est soumise à un contrainte par une masse sismique soumise à une accélération dans un axe sensible déterminé qui transmet mécaniquement la contrainte induite à la structure vibrante. On peut alors remonter à l'accélération si on mesure la fréquence de résonance. 20 Les équations qui régissent la relation entre la pression PR et la fréquence de résonance du capteur de pression font en pratique intervenir aussi un paramètre important qui est la température puisque la température induit des dilatations longitudinales de la poutre, modifiant la tension donc la 25 fréquence de résonance. C'est aussi vrai pour tous les autres types de capteurs, même purement statiques comme les capteurs à jauges résistives ou à variation capacitives. Le modèle de base qui permet d'établir le calcul de la pression est établi à partir des deux grandeurs d'influence que sont la pression et la 30 température, ce qui se traduit par le fait que le modèle de base utilise deux paramètres primaires qui sont la fréquence de résonance Fr et un signal représentant la température. Par simplicité d'écriture, on prend l'exemple où le deuxième paramètre primaire est une fréquence Ft d'un oscillateur sensible à la température. Cet oscillateur peut comporter comme élément sensible un élément (diode, etc.) porté par le transducteur pour mesurer au plus près la température de la structure mécanique résonante. Le modèle de base de calcul de la pression PR peut être un modèle polynomial à deux variables Fr et Ft. Le polynôme est une somme de 5 produits de puissances entières des fréquences Fr et Ft. Les puissances entières peuvent être des puissances de 0 à 5 pour la fréquence Fr et des puissances de 0 à 5 pour la fréquence Ft ; en pratique il n'est pas nécessaire d'aller au-delà de la puissance 5, et les produits de deux fréquences élevées à une puissance peuvent rester tels que la somme des puissances utilisées 10 reste inférieure ou égale à 5. Autrement dit, on utilise les puissances Fr°, Fr', Fr2, jusqu'à Fr5, et de même pour Ft ; on pourra multiplier Fr5 par Ft° mais pas par les puissances supérieures de Ft ; on pourra multiplier Fr4 par Ft° ou Ft' mais pas au-delà ; on pourra multiplier Fra par Ft°, Ft', ou Ft2, mais pas au-delà, etc. 15 On peut schématiser le polynôme sous la forme : PR = Eji Aii FrI.Fti où i et j sont les puissances respectives de Fr et Ft, avec 0= Phase de l'électronique d'asservissement La phase de l'électronique d'asservissement est le déphasage entre la tension alternative d'excitation et le courant alternatif qui parcourt la partie série (Rm, Lm, Cm) du circuit résonant ; la phase a une influence sur le calcul, car elle agit sur la fréquence de résonance elle-même ; la relation entre la phase et la fréquence fait intervenir aussi le coefficient de surtension et peut être modélisée sous la forme : Fr(4,Q0) := Fro f(r1),Q0)] Fr((j)) est la fréquence de résonance lorsque la phase est (1). Fr(0) est la fréquence théorique pour une phase nulle. Cette équation peut s'écrire de manière simplifiée, pour des coefficients de surtension élevés (supérieurs à 10 000) et une phase 4 qui n'est pas trop proche de 90° : Fr(4), Qo) = Fr(o).[ 1+ (tan(e2Qo] La relation inverse donne : (1)(Fr,Q0) = g(Fr/Fr(0),C)o) De ces équations, on peut tirer plusieurs équations d'interdépendance mutuelles de paramètres secondaires et tracer des 10 courbes théoriques ou expérimentales telles que celles de - la figure 5 : phase 4 en fonction d'un écart de fréquences de résonance Fr-Fr(0) entre la fréquence de résonance en présence d'un déphasage non nul et la fréquence de résonance en présence d'un déphasage nul pour diverses valeurs de Qo ; 15 - la figure 6 : réciproque de la figure 5 : écart de fréquences de résonance en fonction de la phase pour diverses valeurs de Qo ; - la figure 7 : erreur de mesure de pression PR (ou biais de pression) proportionnel à l'écart de fréquence (Fr-Fr(0)) en fonction de la phase pour diverses valeurs de Qo. 20 D'autres courbes théoriques ou expérimentales peuvent également être tracées, telles que la conductance G du circuit résonant série en fonction de l'écart de la fréquence de résonance Fr par rapport à la valeur qu'elle devrait avoir Fr(o) compte-tenu de la pression à mesurer (figure 8). 25 De toutes ces courbes parfois mesurées expérimentalement, parfois déduites de la théorie lorsque les mesures expérimentales sont difficiles ou impossibles à obtenir, on tire notamment des informations de sensibilité de la mesure de pression aux différents paramètres. Ainsi, on peut par exemple déterminer une sensibilité de la 30 pression à la phase de l'asservissement par l'intermédiaire de la sensibilité de la fréquence de résonance à la phase, et ceci pour différentes valeurs du coefficient de surtension. Le tableau ci-après, tiré de ces courbes, montre une telle sensibilité de la fréquence de résonance en fonction de la phase autour de 35 0°, en hertz par degré, ainsi que la sensibilité de l'erreur de pression en fonction de la phase, en pascals par degré de phase, ceci pour trois valeurs différentes du coefficient de surtension Q0. Q0 Sensibilité de la fréquence Sensibilité du biais de pression 20 000 0.025 Hz/degré 0.30 Pa/degré 30 000 0.016 Hz/degré 0.20 Pa/degré 15 000 0.030 Hz/degré 0.4 Pa/degré Une dérive anormale du paramètre secondaire "phase (1) de l'asservissement électronique" conduit donc à une erreur de plusieurs dixièmes de pascals par degré de phase sur le calcul de la pression PR. Tensions d'excitation de la poutre vibrante De la même manière, on peut examiner la sensibilité du calcul de pression à une dérive de la tension V appliquée à l'électrode d'excitation de la vibration. Cette tension a une composante de polarisation continue VO et une composante alternative Ve asservie à la fréquence de résonance. L'impact d'une dérive de la tension de polarisation VO provient du 15 phénomène de raideur électrostatique (négative) de la poutre, qui varie avec cette tension. On peut établir la formule suivante montrant l'évolution de la fréquence de résonance Fr en fonction de VO et Ve par rapport à la valeur Fr(0) qu'elle devrait avoir pour une tension VO nulle et une tension nominale 20 Ve : Fr = Fr(0).[11C0/2d02 ].[(V02 + Ve2/1/41/2 km est la raideur mécanique effective ; do est la largeur de 25 l'intervalle entre l'électrode d'excitation et la poutre au repos, Co est la capacité entre la poutre vibrante et l'électrode d'excitation, au repos. La figure 9 représente l'évolution de la fréquence de résonance avec la polarisation VO, en hertz, la référence de fréquence Fr(0) étant pour VO = O. La tension de polarisation nominale est d'environ 14 volts. 30 La figure 10 représente l'évolution de la fréquence de résonance avec l'amplitude de la tension alternative Ve, en microhertz car l'impact des variations de Ve est extrêmement faible. La référence Fr(0) est ici pour une tension nominale Ve de 14 mV. De ces courbes on tire une sensibilité de la fréquence de résonance à la tension VO, de l'ordre de 5,5Hertz par volt autour de la tension nominale de 14 volts, et une sensibilité quasi-nulle de cette fréquence par rapport à l'amplitude de la tension alternative Ve. Cette sensibilité de 5,5 Hz par volt de la fréquence de résonance (paramètre primaire) se traduit par une sensibilité de la mesure de pression PR d'environ -73 pascals/volt. De plus, on voit que la tension continue de 14 volts induit un biais de fréquence de résonance d'environ 38 Hz par rapport à la fréquence de résonance mécanique naturelle de la poutre non polarisée par VO. Cependant, si la sensibilité brute à la tension Ve est négligeable sous cet aspect de raideur électrostatique, il y a un autre aspect pour lequel elle est moins négligeable : il s'agit de la prise en compte des non linéarités du mouvement de la poutre, qui sont à la fois une non-linéarité mécanique intrinsèque et à un moindre degré une non-linéarité électrostatique. Un facteur correctif doit être appliqué au calcul de la fréquence de résonance donc de la pression. Sans entrer dans le détail, on peut montrer que l'écart de fréquence du à ces non-linéarités est proportionnel à VO2 et à Ve2. Il en résulte que la sensibilité de la fréquence par rapport à Ve est proportionnelle à Ve.V02 et la sensibilité par rapport à VO est proportionnelle avec le même coefficient de proportionnalité à VO.Ve2. Dans notre exemple de capteur de pression résonant, comme VO est beaucoup plus élevé que Ve (1000 fois plus), la sensibilité à Ve est mille fois plus élevée que la sensibilité à VO et on peut négliger cette dernière. La sensibilité aux variations de Ve en raison des non-linéarités de 30 mouvement de la poutre peut être de 3 pascal/millivolt. Une dérive anormale de Ve conduit donc à une erreur sur la précision de mesure de pression de plusieurs Pa par millivolt de dérive. Sensibilité aux capacités parasites CE La capacité parasite Cp se traduit par un retard de phase qui induit donc une erreur de calcul. On a trouvé, dans l'exemple du capteur de pression analysé une sensibilité de 2 pascals par picofarad de capacité parasite pour un coefficient de surtension Qo de 20 000. Qo Sensibilité à la capacité parasite 20 000 2.0 Pa/pF 30 000 0.9 Pa/pF 15 000 3.6 Pa/pF Sensibilité au coefficient de surtension du résonateur Le coefficient de surtension Qo varie fortement avec la température dans une large plage de température du fait des propriétés 10 thermomécaniques du silicium, et il varie en fonction de la pression mesurée elle-même qui tend à déformer la géométrie des éléments mécaniques. La figure 11 représente une courbe de variation théorique de Qo en fonction de la température T. De plus, le coefficient de surtension varie en fonction de la qualité 15 du vide de la cavité. Le coefficient est maximal pour un vide maximal. Une pénétration d'air ou un dégazage interne du silicium de la structure détériore la qualité du vide et abaisse la valeur du coefficient de surtension, tout simplement parce que le gaz présent dans la cavité joue un rôle d'amortisseur des mouvements de la poutre. 20 La figure 12 représente une courbe théorique d'évolution du coefficient de surtension en fonction de la pression dans la cavité. Des mesures expérimentales ont montré que cette évolution suit très bien la courbe théorique. Le coefficient de surtension normalisé (coefficient égal à 1 dans les conditions de vide idéal) est divisé par deux lorsque la pression 25 atteint 0,064 millibars. Il est à noter que la fréquence de résonance de la poutre évolue elle-même en fonction de la perte de vide (environ 10 Hz par millibar). La figure 13 représente cette évolution avec en ordonnée l'écart de la fréquence par rapport à la fréquence pour un vide parfait 30 En d'autres termes, une dérive anormale du paramètre secondaire "facteur de surtension Q0" conduit à une erreur sur la précision de sortie, et ce paramètre secondaire dépend lui-même d'un paramètre primaire (température) et d'un paramètre non mesurable directement qui est la qualité du vide de la cavité. Une dérive du vide est un signe de mauvais état de santé du 5 capteur, qui conduit à une dérive de précision non détectée et même un risque d'arrêt de fonctionnement car l'oscillateur qui entretient la vibration de la poutre peut décrocher si la surtension devient trop faible. Consommation électrique du capteur 10 La consommation de puissance électrique est simplement le produit de la tension d'alimentation, mesurable par le capteur, et du courant d'alimentation, également facilement mesurable. Elle dépend en particulier de la température, mais elle dépend peu de la pression. On ne peut pas modéliser l'influence de la consommation sur la mesure ; autrement dit, une 15 variation de la consommation électrique peut avoir une influence dans un sens ou dans un autre sur la valeur numérique calculée pour la pression, ou même ne pas avoir d'influence, mais dans tous les cas on ne sait pas établir une représentation de cette influence. La consommation électrique est donc un paramètre secondaire du deuxième type. 20 Une dérive de la consommation par rapport à sa valeur nominale pour un capteur en parfait état peut être un signe d'un défaut de fonctionnement et donc d'une fiabilité douteuse de la précision de la mesure, mais la mesure n'est pas corrigeable. Il est donc utile de la prendre en compte pour le diagnostic du 25 capteur. Pour cela, on fait comme pour les autres paramètres secondaires dont l'influence est modélisable, mais bien évidemment on ne procède pas à une correction automatique en cas de dérive au-delà d'un seuil. On note le défaut. Associé à d'autres dérives constatées pour les autres paramètres secondaires du premier ou du deuxième type, on peut déterminer la nature 30 du défaut. Mise en oeuvre de l'invention dans le cas de ce capteur Le tableau ci-dessous est construit à partir de trois types de 35 paramètres qui s'influencent mutuellement, et il montre ces influences. - deux paramètres externes d'influence agissant directement sur la mesure : pression extérieure PR dont on veut déterminer une mesure, et température extérieure T ; - deux paramètres primaires, qui sont des grandeurs manipulables qu'on peut convertir en numérique et qui servent à calculer une estimée de la mesure de pression à l'aide d'un modèle de base qui ne fait intervenir que ces paramètres : Fr fréquence d'oscillation du circuit d'excitation de la vibration de la poutre, Ft fréquence d'un oscillateur sensible à la température, - quatre paramètres secondaires du premier type, manipulables, mesurables par le capteur, qui peuvent influer sur la mesure et qui peuvent donc entraîner une perte de précision : Qo facteur de qualité, appelé aussi coefficient de surtension, de la résonance de la poutre, VO tension de polarisation de l'excitation de la vibration, Ve tension alternative d'excitation, et phase du courant circulant dans le circuit résonant ; le coefficient de surtension pourra être mesuré en pratique par une mesure de gain de contre-réaction dans la boucle d'asservissement, - un paramètre secondaire du deuxième type, manipulable, mesurable par le capteur, pouvant influer mais sans qu'on sache prédire comment sur la mesure : la consommation électrique WO. La dépendance d'un paramètre par rapport à un autre est signalée par un + (dépendance forte ou assez forte), un - (dépendance faible), un 0 (quasi-absence de dépendance), ou encore un NA (non applicable). Le paramètre qui influence est indiqué dans la première ligne horizontale du tableau ; le paramètre influencé est indiqué dans la deuxième colonne verticale du tableau. Les dépendances non applicables sont : dépendance d'un paramètre par rapport à lui-même, ou dépendance des paramètres externes pression et température l'un par rapport à l'autre, ou dépendance d'un paramètre externe par rapport aux paramètres primaires et secondaires internes au capteur. Type P T Fr Ft Qo VO Ve e Externe P NA NA NA NA NA NA NA NA Externe T NA NA NA NA NA NA NA NA Primaire Fr + + NA + - - - - Primaire Ft - + - NA 0 0 0 0 Secondaire-1 Q0 + + + + NA 0 0 0 Secondaire-1 VO 0 0 0 0 0 NA 0 0 Secondaire-1 Ve + + + + + 0 NA + Secondaire-1 4) 0 0 0 0 0 0 0 NA Secondaire-2 WO - + 0 0 - - 0 0 Les sensibilités aux dérives des paramètres secondaires du premier type sont déterminées en usine. On applique les principes de base de l'auto-test selon l'invention : - établissement d'un modèle de base : ^PRb = Fb(Fr, Ft) - établissement d'un modèle plus complet ^PRc = Fc(Fr, Ft, QO, VO, Ve, 4)) ; - estimation des paramètres secondaires (on ne fait pas d'estimation des paramètres primaires puisqu'ici ils dépendent tous des 10 paramètres externes qu'on cherche justement à mesurer) ; - estimation de "Q0, fonction de Fr et Ft, - estimation de "VO (a priori l'estimation est une valeur constante, par exemple la tension nominale de 14 volts), - estimation de ^Ve en fonction de Fr, Ft, et Q0, 15 - estimation de la phase Aq) (valeur constante au départ) - estimation de la consommation "WO - mesures de Q0, VO, Ve, 4, WP; le coefficient de surtension peut être mesuré indirectement en observant le gain de contre-réaction de la boucle d'asservissement du circuit oscillant ; 20 - calcul des résidus entre mesures et estimations de Q0, Vo, Ve, 4, WO - comparaison des résidus des paramètres secondaires, chacun avec un seuil respectif correspondant à un risque de perte de précision - dans le cas d'un dépassement du seuil pour le résidu ^VO-VO, 25 déclenchement d'un auto-ajustement par ajout à ^PR d'un correctif qui est l'écart ^VO-VO multiplié par la sensibilité de PR à VO ; - dans le cas d'un dépassement du seuil pour le résidu "(I) - 4, déclenchement d'un auto-ajustement par ajout à PR d'un correctif qui est le produit de ce résidu par la sensibilité de PR à 4 ; - dans le cas d'un dépassement de seuil du résidu "Ve-Ve, on 5 peut aussi déclencher un auto-ajustement en raison de la dérive provenant des non-linéarités, avec une sensibilité de la mesure sur Ve évaluée à 3Pa/mV ; on peut aussi vérifier que ce dépassement est cohérent avec un dépassement du seuil pour le résidu AQ0 - Qo ou pour le résidu de la phase; en effet c'est principalement le coefficient de surtension qui va avoir un effet 10 sur Ve ; - dans le cas d'un dépassement d'un seuil du résidu AQ0 - Q0, si on ne détecte pas par ailleurs un écart trop important du résidu sur la pression, APRb - APRc, ce dépassement est sans doute causé par une perte de vide de la cavité ; un auto-ajustement est déclenché par application d'un 15 correctif à la fréquence de résonance, donc à l'estimation de pression, en fonction d'une sensibilité de la fréquence de résonance aux variations de Qo ; on peut ensuite prédire une date à partir de laquelle la précision du capteur sera perdue sans ajustement possible et même une date d'arrêt de fonctionnement du capteur ; 20 - pas d'ajustement en cas de dépassement d'un seuil de dérive de WO. Les figures qui suivent représentent des enregistrements réels des paramètres primaires sur un capteur de pression, enregistrements qui 25 servent à élaborer les modèles, les sensibilités, et les seuils utiles à l'auto-test. Figure 14 : enregistrement de la fréquence de résonance Fr en fonction de la pression PR à mesurer, pour différentes températures. Les courbes sont très linéaires, presque superposées compte-tenu de l'échelle 30 de la figure, mais elles sont différentes les unes des autres quand on considère la précision demandée et c'est pourquoi on fait intervenir la température dans le calcul. Figure 15 : enregistrement de la fréquence de l'oscillateur sensible à la température, relié au détecteur de température placé sur le transducteur 35 micro-usiné. Les courbes sont tracées en fonction de la pression pour différentes températures ; on aurait pu tracer des courbes en fonction de la température pour différentes pressions. Figure 16 : variation du coefficient de surtension d'un capteur soumis pendant une durée de 250 heures à une détérioration progressive du 5 vide de la cavité ; la surtension est divisée par 5 à la fin de l'opération ; c'est le gain de contre-réaction de la boucle d'asservissement qui est mesuré et qui représente une image assez fidèle du coefficient de surtension. Ce dernier est représenté en ordonnée avec une échelle normalisée à 100% correspondant à l'état du capteur au départ. Deux courbes sont tracées, 10 correspondant à deux capteurs. Dans un exemple d'expérimentation destiné à la détermination des seuils, on a tracé des courbes représentant les résidus sur le gain de contre-réaction, c'est-à-dire les écarts entre les estimations de gain et le gain 15 mesuré, ceci en fonction de la pression à mesurer, et pour une douzaine de températures échelonnées entre -20°C et +70°C pour un capteur sain. On a tracé les mêmes courbes pour ce capteur auquel on a fait subir une perte de vide aboutissant à une erreur de mesure d'environ 0,25 hectopascal. Ces courbes sont représentées sur la figure 17. Bien que les gains 20 soient très différents selon la température, les résidus (différence entre estimation et mesure du gain) ne dépendent pas beaucoup de la température et c'est pourquoi les courbes sont très regroupées. Elles sont en fait divisées en deux groupes. En bas, ce sont les courbes du capteur sain. En haut ce sont les courbes pour le capteur ayant subi une dégradation, notamment une 25 perte de vide ayant engendré une erreur de mesure de 0,25 hectopascals. On voit qu'on peut facilement établir un seuil de résidu de gain (entre les deux groupes de courbes) au-delà duquel on sait que le capteur a un problème de santé. Ce seuil porte ici sur le résidu du gain mais on aura compris que c'est l'équivalent d'un seuil sur le coefficient de surtension. 30 REVENDICATIONS1. Capteur électronique fournissant des mesures numériques précises de la valeur d'une grandeur physique (PR) avec une tolérance spécifiée, le capteur comportant des moyens pour établir une valeur numérique d'au moins deux paramètres primaires (Fr, Ft) dont l'un au moins (Fr) varie avec la grandeur physique et des moyens de calcul pour fournir une estimation numérique de la grandeur physique à partir des paramètres primaires en utilisant un modèle mathématique de base (Fb[Fr,Ft]) reliant la grandeur physique aux paramètres primaires, caractérisé en ce que le capteur comprend - des moyens de mesure d'au moins un paramètre secondaire d'un premier type (Q0, VO, Ve, 4) ayant une influence connue et modélisable sur l'estimation de la grandeur physique, - des moyens de mesure d'au moins un paramètre secondaire d'un deuxième type (WO) n'ayant pas d'influence connue et modélisable sur l'estimation de la grandeur physique, chacun des paramètres primaires et secondaires pouvant varier en fonction des autres paramètres primaires selon des fonctions d'estimation connues déterminées théoriquement et/ou expérimentalement à la fabrication du capteur, - des moyens de calcul d'une estimée (^PRb) de la valeur de la grandeur physique en fonction du modèle de base, - des moyens de calcul de l'estimée (^VO) de la valeur de chaque paramètre secondaire ( VO) en fonction des valeurs mesurées par le capteur pour les paramètres primaires ; - des moyens de calcul de la différence (V0-^VO) entre la valeur mesurée de chaque paramètre secondaire et les valeurs estimées correspondantes ; - des moyens de comparaison de chaque différence, avec un seuil respectif, le résultat combiné des différentes comparaisons 30 représentant une information d'état de fonctionnement du capteur et éventuellement de localisation d'une panne ;- et, des moyens pour modifier automatiquement, en cas de dépassement d'un seuil pour une différence relative à un paramètre secondaire du premier type, le calcul de la valeur de la grandeur physique à partir d'un modèle mathématique plus complet (Fc[Fr,Ft, Qo,VO, Ve, 4) faisant intervenir ce paramètre secondaire. 2. Capteur selon la revendication 1, caractérisé en ce que la modification automatique est effectuée en prenant en compte une valeur de sensibilité, déterminée à la fabrication du capteur, la sensibilité étant un taux de variation de la mesure fournie par le capteur pour une variation donnée du paramètre secondaire qui a donné lieu à un dépassement de seuil. 3. Capteur selon la revendication 2, caractérisé en ce que la modification automatique comprend l'ajout à l'estimation de la grandeur physique faite avec le modèle de base un terme correctif qui est le produit de la sensibilité par l'écart entre la valeur mesurée et la valeur estimée pour le paramètre secondaire qui a donné lieu à un dépassement. 4. Capteur selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que, en cas de dépassement d'un seuil pour certains paramètres secondaires, le capteur effectue un calcul de prévision de perte de précision en fonction du temps, et fournit à l'utilisateur une date prévisible de descente de la précision au-dessous de la tolérance spécifiée pour la mesure de la grandeur physique. 5. Capteur selon la revendication 4, caractérisé en ce que le capteur fournit également à l'utilisateur une date de prévision de cessation de fourniture d'une mesure significative de la grandeur physique. 6. Capteur selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le capteur est un capteur de pression, ou d'accélération, ou de rotation, utilisant le calcul de la fréquence de résonance (Fr) d'une poutre vibrante placée dans une cavité sous vide. 7. Capteur selon la revendication 6, caractérisé en ce que les paramètres primaires sont la fréquence de résonance de la poutre et la température (T) du capteur ou une fréquence (Ft) d'un oscillateur contrôlé par un détecteur de température du capteur. 8. Capteur selon la revendication 7, caractérisé en ce que les paramètres secondaires du premier type comprennent au moins l'un des paramètres de la liste suivante : le facteur de surtension (Qo) de la résonance de la poutre, la tension de polarisation (VO) appliquée à une électrode d'excitation de la vibration de la poutre, l'amplitude Ne) de la tension alternative appliquée par une boucle d'asservissement à la l'électrode d'excitation de la vibration, la phase (0) du courant appliqué à l'électrode d'excitation de la boucle d'asservissement. 9. Capteur selon la revendication 8, caractérisé en ce que les paramètres secondaires du deuxième type comprennent au moins la consommation électrique.