Brevet FR2964752A1 — publié le 20120316

Domaine de l'invention L'invention concerne le domaine de la détection de rayonnements radioactifs. Plus particulièrement, l'invention concerne la détection de rayonnement R- pur sur des surfaces solides. Les émetteurs R- pur sont des radionucléides dont le rayonnement R- n'est pas accompagné de rayonnement X ou y. Arrière plan technologique II est important de pouvoir détecter les rayonnements radioactifs sur un site nucléaire, notamment avant son démantèlement, afin de connaître les risques que les personnes présentes sur le site encourent et de leur fournir les protections adéquates. Certains rayonnements sont plus faciles à détecter que d'autres. Pour ces rayonnements, tels que les types 'y(gamma) et X, on dispose aujourd'hui d'outils adéquats pour connaître l'intensité de ces rayonnements de manière localisée. Cependant, d'autres rayonnements sont plus difficiles à détecter parce que ceux-ci sont trop faibles, tels que ceux du type [3,-. Les rayonnements R- sont émis par les noyaux d'atome, comprenant des neutrons et protons, présentant un excès de neutrons. À pression constante, un neutron du noyau peut se transformer en proton. Ceci s'accompagne de l'émission d'un électron, qui est une particule R-, et d'un antineutrino. Les rayonnements R- sont qualifiés de moyennement pénétrant ; une feuille d'aluminium de quelques millimètres d'épaisseur suffit à arrêter les rayonnements R-, contrairement aux rayonnements y et X qui sont qualifiés de très pénétrants. Dans les sites nucléaires, les rayonnements R- sont dus principalement au tritium 3H, isotope radioactif de l'hydrogène 1H. Avant de procéder au démantèlement du site, on souhaite identifier les zones émettant des rayonnements R-, ce qui révèle la présence de tritium 3H qu'il faut dépolluer. Aujourd'hui, afin de détecter les rayonnements R- dus au tritium 3H sur une surface solide, on réalise des prélèvements, ce qui détruit la surface solide étudiée. Par exemple, dans le document « Calculs et mesures de l'activation induite dans les bétons de protection d'un accélérateur d'ions de haute énergie », in Radioprotection 2000, vol. 35, n°3, pages 311 à 334, est décrit le démantèlement du synchrotron Saturne II, en fonctionnement de 1979 à 1997 à Saclay, France. Préalablement à la mesure, un carottage est réalisé dans le béton de la structure du synchrotron, puis la carotte prélevée est échantillonnée au diamant. Le tritium 3H est ensuite mesuré sur ces carottes par comptage grâce à un scintillateur liquide. La méthode de préparation des échantillons n'est pas connue de ce document. Un inconvénient du procédé utilisé dans cet article est la nécessité de détruire la surface solide sur laquelle on souhaite effectuer des mesures de tritium 3H. Un autre inconvénient est la mesure très localisée du tritium 3H, et si une mesure sur un autre endroit est souhaitée, un autre carottage est nécessaire. Un dispositif et un procédé pour la mesure du tritium 3H de manière non destructrice sont décrits dans le document JP 3-041 386. Le dispositif comprend une tête de connexion composée d'une extrémité d'un tuyau d'aspiration, d'éléments de chauffe et de ventouses de fixation pour la fixation à une surface solide. Le tuyau d'aspiration est connecté à un piège à froid, lui-même connecté à une pompe d'aspiration dotée d'un débitmètre. Le procédé mis en oeuvre est le suivant : la tête de connexion est placée sur la surface solide, dans ce cas en béton. Les ventouses de fixation permettent de maintenir la tête de connexion en place. Les éléments chauffant chauffent à 2000 le béton sur I a partie couverte par la tête de connexion faisant ainsi s'évaporer l'eau présente dans le béton. La pompe permet d'aspirer la vapeur d'eau s'échappant du béton. Lorsque la vapeur d'eau atteint le piège à froid, celle-ci se refroidit jusqu'à se condenser en eau liquide qui sera utilisée par la suite pour la mesure du tritium 3H contenu dans cette eau. Un inconvénient du dispositif et du procédé de ce document est de permettre de discrétiser la surface solide seulement en fractions de la taille de la tête de connexion. Or, la taille de la tête de connexion doit être suffisamment grande pour permettre d'aspirer une quantité suffisante d'eau sous forme vapeur surtout que le béton n'en contient pas énormément. Cette technique suppose aussi que le tritium 3H est labile alors qu'il peut très bien être lié fortement au béton. Un autre inconvénient est la nécessité de transporter des échantillons liquides potentiellement radioactifs. Encore un inconvénient est la difficulté à robotiser la pose de la tête de connexion qui possède une forme spécifique. Présentation Un objectif de l'invention est de palier au moins un inconvénient de l'état de la technique décrit ci-dessus à titre d'exemples. Pour cela, l'invention propose un kit de détection de rayonnements [3-sur une surface solide de manière non destructrice pour la surface solide, comprenant au moins deux films sensibles à au moins deux types de rayonnements distincts dont le type R-. Un avantage de ce kit est la simplicité de son utilisation. En outre, l'utilisation de simples films permet une pose robotisée ce qui évite qu'une personne pénètre dans l'enceinte à démanteler pour réaliser des opérations de prélèvement d'échantillons. Un autre avantage est la possibilité d'avoir une détection en deux dimensions de la surface solide. D'autres caractéristiques optionnelles et non limitatives sont : - le kit comprend en outre une protection pour protéger les films des rayonnements environnant la surface solide ; - la protection est une feuille de film polymère ; - la protection est un tissu noir ; - la protection est un couvercle en un matériau non pénétrable par les rayonnements auxquelles sont sensibles les films ; - le couvercle est en plomb ; - une échelle étalonnée pour la quantification des rayonnements (3-. L'invention propose également un procédé d'utilisation du kit décrit ci-dessus comprenant les étapes suivantes : - disposer sur la surface solide un premier film ; - disposer sur le premier film un deuxième film. D'autres caractéristiques optionnelles et non limitatives du procédé sont : - il comprend en outre l'étape consistant à recouvrir les deux films de la protection ; - il comprend en outre l'étape consistant à révéler les films au laser à l'aide d'appareils adaptés. Présentation des dessins D'autres objectifs, caractéristiques et avantages apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui suit, en référence aux dessins donnés à titre illustratif et non limitatif, parmi lesquels : - la figure 1 représente de manière schématisé un kit pour la détection de rayonnement R- en place sur une surface solide ; - la figure 2a illustre les étapes du procédé d'utilisation du kit de la figure 1 lorsqu'une gamme d'étalonnage est utilisée ; - la figure 2b illustre les étapes du procédé d'utilisation du kit de la figure 1 lorsqu'un séparateur est utilisé ; - la figure 3a est une reproduction d'un premier film révélé au laser après exposition aux rayonnements de la surface solide, le film étant celui le plus proche de la surface solide ; - la figure 3b est une reproduction d'un deuxième film révélé au laser après exposition aux rayonnements de la surface solide, le film étant celui le plus éloigné de la surface solide ; - la figure 4a illustre le marquage sur un film dû à une gamme d'étalonnage permettant la quantification des rayonnements p- et donc de tritium 3H obtenue sur un film de même matériau que le premier film de la figure 1 ; - la figure 4b est une reproduction d'un film révélé qui a été placé au dessus du film portant le marquage de la gamme d'étalonnage de la figure 4a. Description détaillée Kit de détection de rayonnements ,6- En référence à la figure 1, un kit de détection de rayonnements P-est décrit ci-après. Ce kit K permet la détection, voire la mesure, des rayonnements p- de manière non destructrice pour la surface solide S. Le kit K comprend au moins deux films 1, 2 sensibles à au moins deux types de rayonnements distincts dont le type p-. Par exemple, les deux films 1, 2 peuvent être identiques et sensibles aux rayonnements R-, y, X voire également a. Autre exemple, les deux films 1, 2 sont différents, l'un est sensible aux rayonnements R- et l'autre aux rayonnements y, voire également 5 X mais pas aux rayonnements R-. Le nombre de films du kit K varie selon le type de rayonnements que l'on souhaite détecter et/ou mesurer. Les films 1, 2 sont avantageusement en polymère recouvert d'une couche de phosphore. Ces films ont typiquement une épaisseur de 1 10 mm. Ces films 1, 2, une fois exposés aux rayonnements R-, y, X, ou a peuvent facilement être réutilisés en les exposant à une lumière blanche homogène intense mais sans UV. Le kit K peut comprendre en outre une protection 3 pour protéger les films 1, 2 des autres rayonnements environnant la surface solide 15 S et notamment au rayonnement de la lumière du jour qui pourrait effacer les films. La protection 3 peut être une feuille de Polymère fine d'environ 450 pg/cm2, un tissu noir ou encore un couvercle en un matériau non pénétrable par les rayonnements auxquelles sont sensibles les films 1, 2. Dans le cas où la protection 3 est un 20 couvercle, celui-ci peut être en plomb. Les rayonnements R- sont émis par les noyaux de divers atomes par exemple du tritium 3H et du carbone 14 14C. Dans le cas où l'on s'intéresse uniquement au tritium 3H, il convient de ne détecter que les rayonnements R- du tritium 3H. Les rayonnements R- émis par le 25 carbone 14 (14C) sont plus pénétrants que les rayonnements R- émis par le tritium 3H. Mais les rayonnements R- du carbone 14 14C peuvent être séparés des rayonnements R- du tritium 3H en utilisant un séparateur 4 constitué, par exemple, d'une feuille de papier entre la surface solide S et le premier film 1. Dans ce cas on ne voit que le carbone 14 14C sur la révélation du film. Le tritium 3H s'observe alors par différence entre deux enregistrements, l'un avec le séparateur et l'autre sans le séparateur. Le kit K peut encore comprendre une gamme 5 d'étalonnage pour la quantification du tritium 3H. La gamme d'étalonnage 5 permet une quantification des rayonnements R- et donc une quantification du tritium 3H. La gamme d'étalonnage 5 est une série de matrices diverses (par exemple polymère, béton, métaux, ...) comprenant du tritium 3H dans des concentrations différentes, par exemple de 1 kBq/g à la dizaine de kBq/g, formant ainsi un ensemble d'étalons. La gamme d'étalonnage 5 est à poser sur la surface solide S et sous les films 1, 2. Les matrices sont choisies pour obtenir un bon contraste sur le film 1 (la taille de la matrice sur l'exemple de la figure 4a correspond à un cylindre de diamètre d'environ 1 cm et d'épaisseur d'environ 1 mm). La gamme d'étalonnage impressionne les films 1, 2 de façon différente en fonction du temps d'exposition. Dans le cas d'une analyse quantitative, il faut que les films 1, 2 soient exposés pendant la même durée sur la gamme et les matériaux à analyser. Procédé d'utilisation du kit En référence aux figures 2a et 2b est décrit ci-après un procédé d'utilisation du kit K décrit ci-dessus. Tout d'abord, un premier film 1 est posé E2, E2' sur la surface solide S directement à son contact. Ce premier film 1 va être marqué par les rayonnements R-, 7, X et oc et arrêter certains d'entre eux. Ensuite, un deuxième film 2 est posé E3, E3' sur le premier film 1 directement à son contact. Certains rayonnements ont été arrêtés par le premier film 1, donc le deuxième film 2 ne sera marqué que par les rayonnements qui ont traversé le premier film 1 et donc qui sont pénétrants. D'autres films peuvent encore être posés à chaque fois par empilement sur la pile précédente et à son contact. Le nombre de films à utiliser dépend des rayonnements R- que l'on souhaite détecter et/ou mesurer. En effet, tous les rayonnements R- ne pénètrent pas à l'intérieur d'un matériau de la même manière et sur la même distance. Les rayonnements R- ne sont pas très pénétrants, dans la majorité des cas, ils sont arrêtés par le premier film 1 et ne marquent donc que celui-ci. Cependant, dans certains cas, les rayonnements R- peuvent être plus pénétrants. II faut alors utiliser au moins un film supplémentaire. Les rayonnements plus pénétrants comme y ou X marquent tous les films. On peut vérifier si les rayonnements détectés sur le deuxième film 2 ou si plusieurs films sont utilisés, le dernier sur le haut de la pile, sont des rayonnements autres que R- en utilisant un détecteur électronique adéquat. Si le détecteur indique que les rayonnements qui ont marqué le deuxième film 2, ou dans le cas où plusieurs films ont été utilisés le dernier film sur le haut de la pile, sont des rayonnements ou X par exemple, alors il n'y a pas besoin d'ajouter un autre film. Dans le cas contraire, si le détecteur indique qu'il existe un endroit sur le deuxième film 2, ou le cas échéant le dernier film sur le haut de la pile, qui ne soit pas marqué par des rayonnements y ou X, par exemple, alors il faudra ajouter un film supplémentaire car la marque laissée est vraisemblablement due à des rayonnements [3-plus pénétrants. Afin d'éviter au maximum l'impression et/ou l'effacement des films par de la lumière parasite provenant de l'environnement autour de la surface solide S, on peut recouvrir E4, E4' les deux films 1, 2 ou la pile de films d'une protection 3, par exemple un couvercle. Les films 1, 2 sont laissés exposés aux rayonnements de la surface solide S pendant un temps déterminé, par exemple une à deux semaines dans le cas de contamination faible au tritium 3H. Le temps est déterminé expérimentalement pour optimiser le rapport signal sur fond et obtenir le meilleur contraste sur le film. Au bout du temps d'exposition, les films 1, 2 sont collectés et révélé au laser à l'aide d'appareils adaptés. Lors de la collecte des films 1, 2 et éventuellement leur transport, il faut prendre soin de ne pas les exposer à la lumière parasite ambiante pour éviter l'effacement de données enregistrées par les films 1, 2. Dans le cas où un séparateur 4 est utilisé figure 2b, celui-ci est placé El' avant le premier film 1 directement en contact avec la surface solide S. Dans ce cas, le premier film 1 est alors en contact avec le séparateur 4. Si une gamme d'étalonnage 5 sous forme d'une série de matrices est utilisée (figure 2a) comprenant du tritium 3H dans des concentrations différentes, celle-ci doit être placée El sous le premier film 1, ou le cas échéant sous le séparateur 4. Un avantage de ce procédé est la simplicité des opérations 30 successives à mettre en place et qui se résument à la superposition de films 1, 2 et éventuellement de séparateur 4, de protection 3 et de gamme d'échantillonnage 5. Par conséquence, la robotisation de ces opérations est simplifiée et le robot à développer n'est pas d'une grande complexité. Résultats obtenus avec le kit Les figures 3a et 3b reproduisent les marquages des premier 10 (figure 3a) et deuxième (figure 3b) film 1 et 2 laissés par les rayonnements R- et émis par une surface solide qui a été au contact avec du tritium 3H. Sur la figure 3a, on remarque qu'il y a 8 zones marquées et référencées B1 à B3 et G1 à G5 sur le premier film 1. 15 Sur la figure 3b, on remarque qu'il y a 5 zones marquées référencées r1 à r5 sur le deuxième film 2. En comparant les deux films 1 et 2, on remarque que les zones G1 à G5 du premier film 1 correspondent aux zones r1 à r5 du deuxième film 2. Ces cinq zones ont donc été marquées par des 20 rayonnements -y plus pénétrant que les rayonnements R- qui eux n'ont marqué que les zones BI à B3 du premier film 1. C'est l'absence de marquage des zones correspondantes du deuxième film 2 qui renseigne sur le type R- de ces rayonnements. Les zones de la surface solide correspondant aux zones B1 à B3 25 ont alors été contaminées par du tritium 3H. Cela démontre que la détection des rayonnements R- (et indirectement des noyaux d'atomes responsables de ces rayonnements) est simplifié. De plus, cette détection donne des informations sur la contamination au tritium 3H en deux dimensions.5 Afin de pouvoir mesurer quantitativement les rayonnements R- (et par là le tritium 3H), une gamme d'étalonnage 5 est utilisée tel qu'illustré sur la figure 4a. On remarque que le marquage laissé par la gamme d'échantillonnage 5 est une succession de cercles plus ou moins intensément marqués (foncés). Plus le cercle se rapproche de la couleur du reste du film et plus la concentration en tritium 3H est faible. En comparant le résultat obtenu pour le premier film 1 à cette gamme 5, il est possible de quantifier le tritium 3H. La figure 4b montre un film posé en contact du film de la figure 4a. Ce film n'est pas marqué. Ce qui montre bien que les rayonnements R- peuvent être caractérisés par l'empilement des deux films et sont présents à un endroit à la double condition que le premier film 1 soit marqué et que le deuxième film 2 ne soit pas marqué.15 REVENDICATIONS1. Kit (K) de détection de rayonnements R- sur une surface solide (S) de manière non destructrice pour la surface solide (S), comprenant au moins deux films (1, 2) sensibles à au moins deux types de rayonnements distincts dont le type R-. 2. Kit (K) selon la revendication 1, comprenant en plus une protection (3) pour protéger les films (1, 2) des rayonnements environnant la surface solide (S). 3. Kit (K) selon la revendication 2, dans lequel la protection (3) est une feuille de film polymère. 4. Kit (K) selon la revendication 2, dans lequel la protection (3) est un tissu noir. 5. Kit (K) selon la revendication 2, dans lequel la protection (3) est un couvercle en un matériau non pénétrable par les rayonnements auxquelles sont sensibles les films. 6. Kit (K) selon la revendication 5, dans lequel le couvercle (3) est en plomb. 7. Kit (K) selon l'une des revendications 1 à 6, comprenant en outre une échelle (5) étalonnée pour la quantification des rayonnements (3-. 8. Procédé d'utilisation du kit (K) selon l'une des revendications 1 à 7, comprenant les étapes suivantes :- disposer (E2, E2') sur la surface solide un premier film (1) ; - disposer (E3, E3') sur le premier film un deuxième film (2). 9. Procédé selon la revendication 8, comprenant en outre l'étape suivante : - recouvrir (E4, E4') les deux films (1,2) de la protection (3). 10. Procédé selon les revendications 8 ou 9, comprenant en outre l'étape suivante : - révéler les films (1,2) au laser à l'aide d'appareils adaptés.