Brevet FR2942140A1 — publié le 20100820

AVERTISSEMENT Je vous soumets la description de l'ensemble d'un système permettant la transfusion d'un produit ou d'une substance à l'état liquide ou pâteux suivant les cas ; dans le cadre d'accidents divers, de maladies lourdes et graves, ou de transfusions passives. Ce système permet l'aisance de la transfusion et laisse relativement libre le patient dans ses mouvements et ses évolutions. La transfusion peut se faire par voie cutanée/sous cutanée ou par io voie buccale suivant le cas à traiter. Je vous soumets la description de l'ensemble du système pour faire l'objet d'une instruction dans le cas d'une demande de brevet. Dans cette demande de brevet, les revendications portent tant is sur le contenu du dossier que sur les méthodes, les techniques, les éléments très spécifiques au niveau technique et intellectuel. Pour une meilleure compréhension, les descriptions précises sont intégrées au niveau de chaque chapitre. En ce qui concerne les dessins et modèles, ceux-ci font aussi l'objet 20 de la présente demande de brevet. Ce système s'adresse à toutes personnes valides ou non, prenant en compte un confort, une indépendance relative au niveau du traitement et parfois suivant certains cas, un esthétisme à ne pas négliger... 25 En outre, l'ensemble d'un élément dénommé � le contenant perfuseur ( et /ou transfuseur) extensible universel � et le regroupement avec ses éléments annexes, sont à considérer comme un élément indépendant ou à part entière brevetable. PREAMBULE Face aux maladies, accidents divers et variés, contaminations, etc... un certain nombre de solutions peuvent être apportés par moyens physiques et ponctuels afin de soulager, prévenir et guérir un individu frappé dans l'une ou l'autre des situations ; et soutenu ainsi dans le domaine de la biotechnologie et de la technologie médicale. C'est pourquoi, dans un contexte précis et large, lors de traitements spécifiques et recommandés ; traitement nécessitant certains moyens physiques de fonctionnement au travers d'un objet à une distribution très particulière au niveau de l'administration du traitement. Cet objet constitue précisément l'élément concerné permettant d'administrer les divers traitements possibles et adapté à chaque cas de figure... Cet élément brevetable est appelé : le contenant perfuseur (et/ou transfuseur) universel extensible ou pas, dans tout les cas de figure et des éléments annexes. - Le contenant transfuseur universel extensible Le contenant perfuseur (et/ou transfuseur) universel extensible ou non extensible, a la particularité d'être extensible dans pratiquement tout les sens et de doubler son volume initial ( ou davantage) en se déformant de façon homogène et continue. La masse de volume ainsi supportée ne crée pas de déséquilibre physique au niveau du centre de gravité. Les zones de déformations au niveau du contenant extensible, sont linéaires, ce qui garantit l'élasticité du contenant sans subir de déformations notoires rebelles et flasques ; lui permettant ainsi sa stabilité. - Principe de fonctionnement : Le principe de fonctionnement, suivant le cas du patient à traiter, est tout d'abord le remplissage du contenant de façon normale ou sous pression relative par l'intermédiaire de l'orifice adapté à cet effet ; permettant ainsi l'augmentation de la capacité de volume du produit à injecter, sois par voies cutanées ou sous cutanées, ou par voie buccale ou autre, suivant la possibilité et adapté aux besoins du patient. Le présent contenant peut permettre alors d'éviter, dans certains cas, l'emploi de pompes de débit. L'élasticité des parois du contenant extensible permet alors la distribution du liquide ou substance sous pression relative ; une fois que le seuil d'élasticité du contenant est atteint (seuil et limite d'élasticité spécifique a son fonctionnement en pression), la distribution continue de se faire par gravitation naturelle (apesanteur) et l'écoulement du produit reste opérationnel. - Caractères d'utilisation : Les caractères d'utilisation du contenant du transfuseur universel extensible Io peuvent être employées de façons diverses et universelles, adaptées à chaque cas très spécifique ; à savoir : • Le sida • Le cancer ••• Le diabète •'• Les accidentés ••• Les brûlés • Les traitements lourds dermatologiques (lèpre et lèpre sèche, autres) • Les traitements spécifiques ponctuels d'exception liés aux PMR • Les traitements médicamenteux spécifiques • Les traitements et maladies spécifiques autres... Objet de l'utilisation : 25 Le contenant universel extensible est préconisé dans certains types de perfusions sanguines (sang, plasma...) ou dans d'autres perfusions spécifiques. Le contenant universel extensible peut être employé en gériatrie (personnes âgées déshydratées), ou en pédiatrie, ou suivant les cas... 30 - Mode de positionnement et de fixation du contenant transfuseur : Le mode de positionnement et de fixation du transfuseur est variable : il dépend du 15 20 besoin immédiat du patient et de son état physique et mental. C'est pourquoi le contenant transfuseur peut être muni de différents support de maintien suivant le cas, ou il peut être alors positionné en évitant l'effet de garrot ; par exemple si cela concerne la tête, des sangles � capillaires � maintiennent le contenant transfuseur et une sangle (jugulaire) maintient le contenant lors de mouvement de la tête, évitant ainsi au contenant de tomber. Le contenant transfuseur peut être positionné sur certaines parties du corps, à savoir : - sur la tête (ou en périphérie de la tête) - au niveau du bras ou de l'avant bras - au niveau de la cuisse - au niveau du mollet - au niveau de la cheville - autres niveaux du corps le permettant... Ainsi, le perfuseur peut être de différents diamètres, de différentes formes et dimensions afin d'être adapté au contexte et à la morphologie du patient. Le contenant transfuseur peut être utilisé debout, allongé, assis, à l'état statique ou en mouvement physique du patient, et également positionnable. confort du patient face à l'utilisation du contenant transfuseur universel extensible Le contenant transfuseur est préconisé de façon plus aisée face aux patients circulants dans les couloirs d'hôpitaux, évitant ainsi la sustentation de ce dernier au niveau du support déambulateur, encombrant les circulations et constituant un obstacle fixe ou mobile pour le patient lui-même, pour les autres patients, les visiteurs occasionnels et le personnel hospitalier. Par ailleurs, le contenant transfuseur peut être utilisé par des patients ayant perdu un ou plusieurs membre supérieurs, ce qui permet d'assurer le traitement en mouvement (patient se déplaçant lui-même sur ses membres inférieurs).30 - Données techniques paramédicales : Etant donné l'utilisation du contenant transfuseur extensible, le ou les matériaux employés, sont des matériaux supportant tous les phénomènes d'hygiène, d'aseptise et résistant aux températures extrêmes (au dessous de ûX0° ; au dessus de +X0°), ceci afin de maintenir et de garantir le produit ou substance à administrer au patient. Le contenant transfuseur extensible peut être congelé ou porté à une température au dessus de 0° nécessitant la bonne température d'utilisation du produit concerné à administrer au patient lors de l'intervention (et/ou) du traitement et n'altérant en aucune façon ses qualités et son efficacité. Le contenant transfuseur peut être ainsi transporté à souhaits, dans toutes les conditions possibles et suivant la demande et l'urgence du contexte. - Esthétisme du contenant transfuseur extensible : Le contenant transfuseur extensible doit aussi avoir un équilibre esthétique, car il doit pouvoir s'intégrer dans le contexte général d'un milieu ambiant. C'est pourquoi, suivant le cas de figure, (milieu hospitalier lourd) concernant le cancer (gérontologie) par exemple, le patient ayant perdu ses cheveux dans bien des cas, et ayant un teint négligé ; on peut alors envisager de prévoir une ou plusieurs enveloppes de couleurs adaptées à la personnalité du patient ; embellissant ainsi son visage et sa tête � resculptée �. Des enveloppes en tissus ou en matériaux peuvent éventuellement enfermer le contenant transfuseur extensible. Une violette arrière fixée sur le contenant, permettrait de cacher la nuque et de redonner du volume (semblant de fausse chevelure, de même une violette avant peut cacher le visage du patient dans certains cas). Observations : Etant donné le système proposé (le contenant transfuseur extensible universel), le côté pratique, rapide, souple et esthétique, permettrait d'offrir au patient un certain � réconfort � et une aisance particulière pour se mouvoir sans arrière pensée quant à sa maladie et face à la peur d'une image qui n'est plus la sienne... C'est pourquoi, dans certain nombre de contextes très différents, on peut traiter le patient atteint d'une maladie interne ou externe avec des éléments annexes physiques, fonctionnels et appropriés ( ex : support d'habits, etc...) tout en assurant la fonctionnalité et l'efficacité du contenant transfuseur/perfuseur extensible universel. Le système est équipé, selon les cas : - d'un contenant perfuseur maintenu par un support spécifique - d'une pompe assurant la fonction complémentaire du transfuseur - d'un système d'alarme visuelle et sonore à détection par sonde - d'un support cache nuque et/ou cache visage - d'un système de signalisation visuelle réfléchissant (balisage du patient) 10 - et d'autres dispositifs suivant descriptifs ci-après 15 20 25 30 35 40 DESCRIPTIF EQUIPEMENTS ANNEXES (obligations, options, et/ou variantes) 1) Plaquette du système de détection et d'alarme visuelle et sonore (Planche 4 - Fig : 9-10 ) Une plaquette ( 1 ) sur la partie latérale, ou frontale, ou dans l'axe de la nuque, comprend un système composé d'un ensemble de détection visuel et sonore qui peut être mis en place en partie concernée du contenant perfuseur et/ou transfuseur) universel extensible ou pas. Cet ensemble de détection et d'alarme est maintenu par une fixation spécifique sur la paroi du contenant perfuseur (et/ou transfuseur); ainsi cet ensemble peut être mis en place ou supprimé, de façon simple, selon... Le système de détection permettra alors de contrôler et d'avertir en premier ressort le patient lui-même, ainsi que l'infirmière de veille chargée de prendre soin du patient dans un contexte bien déterminé. L'action de détection et d'alarme s'effectuera dans le cas où la baisse du produit transfusé ou à transfuser (ou autre) deviendrait trop importante. La sonde de capacité spécifique (S) placée à la base de la génératrice intérieure inférieure ou de la génératrice intérieure centrale du tore perfuseur (et/ou transfuseur) du tuyau d'alimentation en sortie extérieure du contenant perfuseur (et/ou transfuseur) détectera l'absence de produit à transfuser, ce qui donnera alors l'information et déclenchera l'alarme visuelle et sonore. En sortie extérieure du contenant perfuseur (et/ou transfuseur) un certain nombre de sondes (Sl-S2-S3 )sont placées judicieusement sur le système indépendant et complémentaire du contenant. Les sondes sont reliées à la plaquette d'alarme par l'intermédiaire de multi-conducteurs. Par mesure de sécurité et de sûreté, les circuits d'alarme sont indépendants les uns des autres. Chaque circuit est alimenté par une pile batterie indépendante couplée à une batterie solaire. Des leds de contrôle sont adaptés à chaque circuit et spécificité. La balise transmetteur permettra la localisation du patient dans l'établissement. 2) Pompe hélicoïdale spécifique (Planche 6 - Fig : 16-17 ) Afin d'augmenter ou de réduire avec aisance le débit de transfusion ou autre opération (accélérer, ralentir, beaucoup accélérer, beaucoup ralentir) dans un contexte spécifique, une pompe hélicoïdale (8) pourrait être placée à la place du régulateur statique de débit (compte goutte), ou couplé avec ce dernier, suivant les cas à traiter. Cette pompe (8) est installée suivant le besoin sur le système indépendant et complémentaire du contenant perfuseur (et/ou transfuseur). 3) Mode et système de transmission, de détection d'alerte spécifique (manque de produit) Pas de planche : principe explicite descriptif. Dans le cas où un patient ou un certain nombre de patients, est équipé du contenant perfuseur (et/ou transfuseur) extensible comprenant les options telles que 15 définies ci avant, notamment la sonde indiquant l'absence ou la fin du produit, un transmetteur/balise multi-fréquences (17) permettra d'informer sur un synoptique général spécifique de contrôle placé au niveau du P.C. hospitalier de veille, l'infirmière de garde sur le type de patient et sur sa localisation. Dans le cas complémentaires, un signal �bip� la préviendrait sur place quant à son obligation d'intervention. Dans le cas où aucun des signaux n'a été perçu par l'intervenant, une alarme sonore se fera entendre au niveau du secteur et du département hospitalier concerné. 4) Habit spécifique et complémentaire pour le traitement de grands brûlés et de maladies de peau lourdes ou autres cas le nécessitant. (Planche 13 - Fig.35) Dans le cas où le patient doit être transfusé mais avec possibilité de déplacement cinématique, dans un cas spécifique, notamment en position debout, un support spécifique fixé en périphérie du contenant transfuseur et supporté par ce dernier, permet de supporter un habit spécial (2) en matériau léger et traité, adapté au contexte, avec également des traitements anti-bactériens et anti- microbiens. Le support de cet � habit � est étudié afin d'éviter tout contact avec la peau (grand brûlé en semi-convalescence) évitant ainsi tout frottement direct, cause de démangeaisons (maladies de peau lourdes). De ce fait, le patient pourra se déplacer avec un confort relatif cachant ainsi sa totale nudité sous cet habit, ( 2 ) en permettant au corps tout entier de respirer pleinement tout en recevant des soins spécifiques, assurant ainsi la guérison accélérée, suivant l'état, la pathologie et le cas du patient. Cet habit enveloppera le corps du patient de la tête aux pieds sans qu'il soit en quelconque contact notoire avec la peau. La base supérieure de cet habit sera tombante au niveau de la tête avec un angle spécifique suivant la structure du patient et évasé (pied d'éléphant) au niveau des épaules et maintenu au niveau de la tête par le support fixé sur le contenant transfuseur, reposant sur la tête elle-même. La fermeture et l'ouverture de cet habit reste facile et simple (lacets spécifiques ou autre type de fermeture.) L'ouverture ou la fermeture de cet habit s'effectue soit latéralement, soit de face, soit en plan arrière du corps. Des ouvertures seront présentes ou pas (suivant le degré du cas du patient à traiter), afin de permettre le passage des mains (et/ou) des bras à l'extérieur de cet habit. La tension verticale de cet habit s'effectue par auto-gravitation. 5) Pompe débrayable permettant la perfusion ou la transfusion. Planches l.Fig 1-2-3. Planche 2.Fig.4-5-6. Planche 4. Fig.11. Planche 5 20 .fig.12-13-14 Le contenant perfuseur (et/ou transfuseur) universel extensible (1) peut aussi permettre de prélever du sang ou autre substance le permettant, au niveau d'un patient afin de stocker (et/ou) de transfuser un autre patient à des fins spécifiques. 25 Cette opération s'effectue, suivant le souhait, par une pompe spécifique (2) connectable et déconnectable logée dans la cavité prévue afin de loger la pompe. Cette cavité (18) est moulée dans la masse du contenant transfuseur/perfuseur lors de sa fabrication, ou rapportée. Une pièce rapportée, (19) avec joint d'étanchéité peut être une solution afin de loger la pompe débrayable (2) mue par un moteur 30 extérieur (M). Ainsi, le liquide contenu dans le contenant perfuseur (et/ou transfuseur) et s'écoulant par l'orifice d'écoulement est débité plus rapidement avec régulation de débit à vitesse variable suivant les besoins recherchés. Cette pompe est très facile à actionner car elle est mise en fonctionnement par un doigt en embrayant et par deux doigts en débrayant (pouce-index). L'embrayage et le débrayage s'effectuent par l'axe longitudinal de l'arbre moteur (12) faisant tourner la pompe de débit. 6) Balisage signalétique de position du patient (Planche 2 . fig : 6 ) Le contenant perfuseur (et/ou transfuseur) extensible (1) est équipé de pastilles (8) fluorescentes et réfléchissantes implantées sur la périphérie extérieure io du contenant et dans son axe longitudinal. Ce balisage permet au patient d'être vu dans la quasi-obscurité par un autre patient ou par un membre du corps médical. (patient se trouvant à l'état de stationnement ou à l'état de mouvement). Le contenant lui-même peut être constitué en réflexion totale de balisage sur 15 sa 15 partie périphérique 7) Contenant perfuseur (et/ou transfuseur) extensible universel sans pompe intégrée (Planche 1 Fig : 1-2-3 . Planche 2. Fig 4-5-6 ) Le contenant perfuseur (et/ou transfuseur) est constitué par une figure de révolution qui est préconisée par un tore en matériau léger et résistant au contexte, 20 à certaines températures et contraintes mécaniques. Ce tore est en élastomère, ou autre matériau adapté, traité et stérilisé, et peut supporter des températures extrêmes permettant la conservation du contenu. Le contenant perfuseur (et/ou transfuseur) extensible a la possibilité de doubler quasiment son volume de base en se déformant de façon homogène et continue par 25 extension et redistribution par compression du matériau le constituant, ce qui permet la perfusion par gravité par auto-compression relative, et ensuite par gravité naturelle. En outre, la simplicité du système permet de réaliser un coût de production moindre, en diminuant la fabrication d'un contenant classique, et d'éviter ainsi les manipulations supplémentaires pouvant faire l'objet de certaines 30 contaminations au niveau du patient malgré les précautions d'usage. Le présent contenant perfuseur (et/ou transfuseur) peut aussi être réutilisé une fois stérilisé, ou alors recyclé. Une vanne de remplissage (2) permet de le remplir de façon normale ou sous pression relative. Une autre vanne (3) permet l'écoulement du produit ou substance à transfuser. Dans certains contextes, une vanne unique (même vanne) permet le remplissage et l'écoulement du produit à transfuser. En périphérie supérieure du contenant perfuseur (et/ou transfuseur) (1), des � appendices � (4) munis de trous permettent la fixation des éléments annexes, en obligations, en option ou en variante, notamment le support du cache-visage, le support du cache-nuque, le support d'habit .Une sonde (5) indiquant le niveau du contenant est implantée à l'intérieur du contenant perfuseur (et/ou transfuseur) afin de prévenir, en cas de quasi-absence de produit à perfuser ou à transfuser. Au niveau de l'orifice de débit (6) en sortie du contenant perfuseur (et/ou transfuseur), est raccordé un conduit spécifique (3) dans lequel se trouve un clapet de sûreté étanche permettant de retenir le produit en cas d'ouverture du bouchon (7) placé sur le conduit spécifique et évitant toute fuite lors du branchement du système indépendant et complémentaire du contenant perfuseur (et/ou transfuseur). Le contenant est, s'il se trouve sur la tête du patient, maintenu par une sangle jugulaire. La plaquette du système d'alarme visuel et sonore est fixée sur l'une des parties périphériques du tore. Des pastilles fluorescentes (8) et réfléchissantes sont positionnées sur le tore. 8) Le contenant perfuseur ( et/ou transfuseur) universel extensible avec pompe intégrée (Planche 4 . fig 11 . Planche 5. Fig.12-13-14) Outre les descriptions ci-dessus en paragraphe 7, une pompe débrayable intégrée (2) au niveau du contenant perfuseur (et/ou transfuseur) permet d'augmenter le débit du produit à perfuser ou à transfuser. Une pression longitudinale effectuée par un doigt (pouce) dans l'axe de la pompe, permet de placer celle-ci en face de l'orifice intérieur d'écoulement (23) situé sur la paroi de révolution extérieur du tore. A contrario, une traction longitudinale effectuée par le pouce et l'index sur l'axe longitudinal de la pompe, permet de déplacer la pompe à côté de l'orifice d'écoulement (23) ; ainsi, la pompe, libérant cet orifice, n'est plus en fonctionnement. 9) Support asti-mouvements/positionnement et fixation du contenant (Planche. 3 Fig 7-8 ) Le maintien du contenant perfuseur (et/ou transfuseur) (1) extensible au niveau de la tête se fait par l'intermédiaire d'un système comprenant des sangles capillaires (2) ou lanières (ou autre) en matériaux adaptés à ce type de besoin. Une sangle de liaison et de maintien (4) réglable passe sous le menton et lie les deux extrémités de révolution du contenant perfuseur (et/ou transfuseur) ; cela permet un complément de stabilité de l'ensemble en cas de mouvement brusque inattendu, évitant ainsi la chute du contenant perfuseur extensible. 10) Cache-nuque/cache-visage (à recouvrement postérieur et/ou latéral) (Planche.12 Fig. 31-32-33-34 ) Au niveau des � appendices � situés en partie supérieure du contenant transfuseur, l'on peut fixer une voilette et/ou un cache visage (3) adapté au souhait du patient, dans certains cas. La voilette du cache-visage est en matériau léger évitant les allergies diverses. Elle peut être transparente ou opaque suivant les besoins du patient (état des yeux, de la peau, etc.). La voilette du cache-nuque (2) couvre la nuque et/ou les parties latérales de la tête jusqu'aux oreilles. 11)Support de cache-nuque/cache-visage (Planche 8- Fig.24-25) Le support du cache-nuque (2) est constitué par des bras multiples à géométrie variable implantés au niveau des trous des appendices du contenant perfuseur (et/ou transfuseur). Ces bras (2) sont en matériau léger rigide, et adaptés au supportage du cache-nuque et à son positionnement dans l'espace. Ainsi, le support du cache-nuque permet de supporter le cache-nuque sans qu'il touche la peau du patient et il maintient un espace constant (x) entre le cache-nuque et le derme et/ou l'épiderme du patient .Le support du cache-visage (3) est constitué par des bras multiples à géométrie variable implantés au niveau des trous des appendices du contenant perfuseur (et/ou transfuseur). Ces bras sont en matériau rigide, et adaptés au supportage du cache-visage et à son positionnement dans l'espace, sans qu'il touche la peau du patient et il maintient un espace constant (x) entre le cache-visage et le derme et/ou l'épiderme du patient. 12) Support d'habit spécifique. (Planche 9 - fig.26. Planche 10. Fig.27. Planche 13. Fig.35) Un support spécifique, (2) fixé au niveau des � appendices � situés en partie supérieure ou en partie inférieure du contenant perfuseur (et/ou transfuseur) permet de supporter un vêtement spécifique retombant au-dessus des épaules (en sustentation) sans toucher ces dernières, ce qui permet ainsi d'envelopper le corps tout entier, de la tête aux pieds, ceci afin de ne pas mettre le vêtement en contact avec la peau, et de ventiler également le corps au maximum, dans une nudité totale ou quasi-totale, et afin d'administrer aussi le traitement spécifique adapté et préconisé par l'intervenant médical et suivant le cas. Le support d'habit semble une carapace et est constitué d'éléments légers (3), souples et rigides à la fois, assemblés de façon individuelle en ayant la possibilité, par ces systèmes d'assemblage, d'assurer toutes les tailles possibles au niveau des morphologies des patients. Le support peut être aussi fabriqué industriellement par collage ou soudages (spécifiques) par élément. 13) Système indépendant et complémentaire du contenant . (Planche 6..Fig 15-16-17-18 ) Un système indépendant et complémentaire du contenant perfuseur (et/ou transfuseur) est nécessaire et peut regrouper plus ou moins un certain nombre d'éléments au système. Afin de répondre aux besoins du patient, un système adapté à la perfusion ou à la transfusion, est mis en place. Il comprend un certain nombre d'éléments, notamment -le tube de pénétration (1) permettant le raccordement du perfuseur (et/ou transfuseur). -la vanne (2) porte-sonde de sécurité permettant l'ouverture de l'écoulement du produit, la régulation du débit, -les conduits de circulation (3) -le réservoir de compression ou/et le goutte à goutte (4) -le réservoir de compression/décompression avec régulation de débit par la vis moletée (5) - la présence ou l'absence de la pompe hélicoïdale spécifique (8) -le conduit injecteur de produit (7) - seringue ou pipette suivant le cas.(6) Cet ensemble complet représente un système indépendant et complémentaire du contenant perfuseur (et/ou transfuseur). Celui-ci a l'avantage d'être mobile. Un ensemble de sondes ( SI-S2-S3) est placé judicieusement pour permettre de contrôler en permanence du produit dans le circuit ; à défaut, étant relié au circuit d'alarme visuel et sonore, il sera activé au niveau de la plaquette électronique située sur le contenant perfuseur (et/ou transfuseur). 14) Support spécifique tronqué du contenant perfuseur (et/ou transfuseur) (Planche 7 Fig 22-23 ) Le support spécifique du contenant est constitué par une surface et par un volume de révolution en matériau adapté au confort de la tête. Le support du contenant perfuseur (et/ou transfuseur) est un tore tronqué en partie oblique latérale permettant de recevoir et de loger le contenant. Des sanglettes de maintien et de sûreté (3) permettent la stabilité du contenant sur son support. Des appendices perforés (5) situés en périphérie du tore permettent de fixer la jugulaire (9), les sanglettes et permet aussi une autre option de fixation de la jugulaire. Un coussinet circulaire de confort d'assise en matériau souple et délicat permet une aisance de supportage du contenant perfuseur (et/ou transfuseur) par le patient au niveau de la tête. Des ergots (6) fixés sur la périphérie et perpendiculaires au contenant, permettent une autre option de fixation de la jugulaire. Le matériau employé est léger, souple et résistant. Un cabochon central (I O) permet la sustentation et l'accrochage des sangles de maintien sur la tête. 15)Conduit spécifique avec clapet de sûreté (Planche 6 .fig 19-20-21. Détail A ) Etant donné que le contenant perfuseur (et/ou transfuseur) peut être déplacé, 30 transporté et manipulé de diverses façons (transport roulant, congélation, etc.), avant sa mise en service et son remplissage, un support spécifique à clapet de sûreté est mis en place au niveau dudit contenant ou, suivant le cas, en sortie et sur la carapace de la pompe débrayable. De cette façon, lors du retrait du bouchon de protection( 4 ), situé sur le conduit spécifique, le produit à l'intérieur du contenant perfuseur (et/ou transfuseur)(1) ne s'écoule pas à l'extérieur de celui-ci, même s'il se trouve à la verticale. Ainsi le contenant perfuseur (et/ou transfuseur) peut être retourné à 360° dans tous les sens, sans aucun risque de fuite ou de perte de produit. Si l'on souhaite procéder à une perfusion ou à une transfusion, la mise en fonctionnement de l'alimentation du produit se trouvant dans le perfuseur (et/ou transfuseur) se fait par la pénétration du tube de pénétration (16) qui est vissé ou emmanché de force, suivant son procédé de fabrication. II assure ainsi la totale étanchéité. Le tube de pénétration pousse le clapet de sûreté (15) et, en fin de course, le clapet est ouvert à plus de 90°, ce qui permet l'écoulement du liquide dans l'orifice du tube de pénétration, et alimenter ainsi le circuit du système indépendant et complémentaire du contenant perfuseur (et/ou transfuseur), et par conséquent, d'assurer les besoins relatifs au patient. Une fois l'opération terminée, et si elle nécessite le retrait du système indépendant au contenant, on retire le tube de pénétration ; de ce fait, le clapet de sûreté retombe dans son logement et assure l'étanchéité du conduit spécifique. Le bouchon de sûreté peut être alors remis en place sur le conduit spécifique d'alimentation. Celui-ci peut être incorporé dans la masse du contenant perfuseur (et/ou transfuseur) lors de sa fabrication (moulage, soudage spécifique), ou être rapporté et indépendant en élément séparé (conduit vissé ou emmanché de force). Le conduit spécifique avec clapet est fixé sur la génératrice inférieure ou supérieure du contenant. 16.l Système complet de fonctionnement comprenant le contenant perfuseur (et/ou transfuseur) extensible universel, et ses éléments annexes. L'ensemble complet du système peut être employé simultanément dans un contexte particulier et nécessitant les éléments suivants dans leur totalité : En effet, dans un cas relativement grave, le patient peut nécessiter par obligation tout le complexe des systèmes énoncés ci-dessous, ou partiellement, à 5 Io 15 savoir : - le contenant perfuseur/transfuseur (Planches 1, 2 et 4) (avec ou sans pompe intégrée) et son support. - la pompe spécifique hélicoïdale (Planche 6), - la pompe débrayable (Planches 1,2,4,5 ), permettant la perfusion ou transfusion, - la plaquette d'alarme visuelle et sonore (Planche 4) - l'habit spécifique et son support d'habit (Planches 9,10,13 ) - le cache-nuque et cache-visage (Planche 12) avec ou sans leur support spécifique, (Planches 8 et 12) - le système de balisage signalétique de position (Planches 1,2,3 ) - le système complet de perfusion comprenant le compte-goutte, la pipette, et différents systèmes de tuyaux spécifiques, annexe au contenant perfuseur/transfuseur (Planche 6) - le conduit spécifique avec clapet de sûreté ( Planche 6/détail A ) - le mode et le système de transmission, de détection d'alarme et d'alerte spécifiques (report d'alarme au PC médical). Caractères d'utilisation : 20 Le contenant transfuseur/perfuseur et ses éléments annexes, est adapté à des besoins d'urgence, permettant de sauver l'individu en cas d'extrême urgence, ou de mener à bien des traitements spécifiques. Le contenant transfuseur et/ou son dispositif, peut donc être, suivant le contexte, à caractère multiple et varié, exploité de façons différentes suivant des 25 critères de sélection adaptés au choix de type d'exploitation souligné par le corps médical, directement ou indirectement. A titre d'exemples : - Hôpitaux, cliniques - Blocs opératoires 30 - Véhicules d'intervention spécifiques - Etablissements de court,moyens ou longs séjours 16 10 15 - Maisons de retraite médicalisées ou non - Etablissements pour personnes à mobilité réduite (PMR) - Etablissements pour mal voyants et mal entendants - Hébergements de S.D.F. - Hôpitaux spécialisés - Hôpitaux de campagne -Etablissements de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie - Etablissements de prévention (protection civile) - Refuges (montagne, parties géographiques isolées) - Armée (hôpitaux des armées et terrains d'intervention physique) -Le particulier (cas d'exception sur ordonnance et autorisation soumise à conditions) - Centres d'incarcération - Autres d'une manière plus particulière, les différents éléments constitutifs de l'ensemble perfuseur et/ou transfuseur universel selon l'invention sont décrits de manière 20 détaillée comme suit. • Contenant perfuseur (et/ou transfuseur) universel extensible sans pompe intégrée (planche 1-figl,2 et 3) Ce qui caractérise le système de fonctionnement du contenant perfuseur (et/ou transfuseur) extensible est : 25 Le contenant (1) est constitué par un tore en matériau léger résistant à certaines températures et contraintes physiques. Pour répondre aux souhaits et aux besoins recherchés, le contenant est doté d'une vanne de remplissage (2) et d'une vanne d'écoulement (3) permettant la perfusion ou la transfusion. 30 Le contenant (1) a la possibilité de doubler son volume initial (volume de base) en se déformant de façon homogène et continue, le matériau le permettant (planche 2 - fig. 4, 5 et 6). En périphérie supérieure (et/ou inférieure) des génératrices du tore (1), des appendices (4) percés en leur centre, permettent la fixation du support du cache-visage (fig.24-25.32.34), du cache-nuque (fig.24-25.31.33), du support d'habit spécifique (fig.26-27-35). Une sonde spécifique à minima (5) est implantée sur l'une des génératrices du tore. L'orifice (6) du conduit d'écoulement (3) reçoit un conduit spécifique (fig.19-20-21) sur lequel se trouve un clapet de sûreté retenant le liquide s'il n'est pas employé dans le tore (1) ou permettant la connexion ou la déconnexion sans fuite du système indépendant et complémentaire du contenant perfuseur (et/ou transfuseur) par l'intermédiaire de la pénétration de la tête de connection (16) (fig.20-21) dans la pénétration du conduit spécifique (3). Le conduit spécifique (3) est obturé par un bouchon (7) lorsque le contenant est transporté. Un ensemble de maintien (fig 7-8) du tore sur la tête ou en partie supérieure de la tête, ainsi qu'une jugulaire (fig.7-22), permettent de maintenir le contenant perfuseur (et/ou transfuseur) (1). La plaquette d'alarme du système d'alerte visuelle et sonore est placée sur l'une des parties périphériques du tore (fig.9-10-11). Une pastille (8) fluorescente et auto-réfléchissante est positionnée sur les quatre côtés de la génératrice latérale du tore (1). Sous la pression de remplissage, le tore (1) devient extensible (planche 2. Fig 4-5-6). • 2) Contenant perfuseur (et/ou transfuseur) universel extensible avec pompe intégrée.(planche 4 - fig. 11- Planche 5. Fig.12-13-14 ) Ce qui caractérise le système de fonctionnement du contenant perfuseur (et/ou transfuseur) extensible avec pompe intégrée est : Le contenant (1) est constitué par un tore en matériau léger résistant à certaines températures et contraintes physiques. Pour répondre aux souhaits et aux besoins recherchés, le contenant est doté d'une vanne de remplissage (2) et d'une vanne d'écoulement (3) permettant la 30 perfusion ou la transfusion. Le contenant (1) a la possibilité té de doubler son volume initial (volume de base) en se déformant de façon homogène et continue, le matériau le permettant (planche 2 - fig. 4, 5 et 6). Une pompe spécifique débrayable (fig.11-12-13-14) assure la transfusion et la régulation. En périphérie supérieure (et/ou inférieure) des génératrices du tore (1), des appendices (4) percés en leur centre, permettent la fixation du support du cache-visage (fig.24-25.32.34), du cache-nuque (fig.24-25.31.33), du support d'habit spécifique (fig.26-27-35). Une sonde spécifique à minima (5) est implantée sur l'une des génératrices du tore. L'orifice (6) du conduit d'écoulement (3) reçoit un conduit spécifique (fig.19-20-21) sur lequel se trouve un clapet de sûreté retenant le liquide s'il n'est pas employé dans le tore (1) ou permettant la connexion ou la déconnexion sans fuite du système indépendant et complémentaire du contenant perfuseur (et/ou transfuseur) par l'intermédiaire de la pénétration de la tête de connection (16) (fig.20-21) dans la pénétration du conduit spécifique (3). Le conduit spécifique (3) est obturé par un bouchon (7) lorsque le contenant est transporté. Un ensemble de maintien (fig 7-8) du tore sur la tête ou en partie supérieure de la tête, ainsi qu'une jugulaire (fig.7-22), permettent de maintenir le contenant perfuseur (et/ou transfuseur) (1). La plaquette d'alarme du système d'alerte visuelle et sonore est placée sur l'une des parties périphériques du tore (fig.9-10-11). Une pastille (8) fluorescente et auto- réfléchissante est positionnée sur les quatre côtés de la génératrice latérale du tore (1). Sous la pression de remplissage, le tore (1) devient extensible (planche 2. Fig 4-5-6). La pompe débrayable intégrée spécifique (fig.l 1-12.13-1.4) est logée dans la cavité du contenant perfuseur (et/ou transfuseur). • 3) Pompe débrayable incorporée dans la masse du matériau du contenant perfuseur permettant aussi la transfusion.(planche6-fig 16) Ce qui caractérise la pompe débrayable incorporée est : Cette pompe fixée sur le contenant perfuseur (et/ou transfuseur) permet de prélever du sang ou autre substance sur un patient afin d'assurer la transfusion et le stockage du produit. (connexion ou déconnexion de la pompe marche/arrêt). Cette pompe (2) est logée dans la cavité (18) moulée sur le contenant extensible (1). Cette pompe (2) spécifique fonctionne par pression du doigt humain par translation de l'axe longitudinal de la pompe : marche pression sur la gauche, arrêt pression sur la droite. Si la pompe (2) n'est pas activée, elle permet la perfusion. Si elle est activée elle permet la transfusion. Le mouvement de la pompe (2) peut être dans un sens de rotation et dans un sens inverse. La pompe débrayable (planche 5. Fig 12.13) est mue par un moteur (3) fixé au contenant perfuseur (et/ou transfuseur) par une sang lette collier (4) et/ou un cache- moteur (5) avec butée de calage (6) située à la partie spécifique du contenant (1). La pompe débrayable (2) est constituée d'ailettes sur sa partie to périphérique. Elle est fixée à une seule partie de l'arbre de transmission (7) par une vis masselotte (8) permettant son inertie. L'arbre de transmission est pénétré partiellement dans son axe par l'arbre moteur complémentaire à épaulement (9). Sur une partie de l'extrémité de l'axe moteur, côté moteur, un cylindre cannelé (10) est fixé par une vis (11) à inertie. Ainsi, lorsque la pompe débrayable (2) est 15 embrayée, l'arbre engrené (10) reliant aussi l'arbre du moteur (12), est en prise dans la partie de l'arbre cannelé (9) de l'arbre de transmission (7) supportant la pompe (2). Un jeu spécifique de fonctionnement entre les axes longitudinaux est impératif. (jf). A l'extrémité droite de l'axe longitudinal de l'axe de transmission (7), une tige cylindrique (13) est fixée dans son axe longitudinal dans l'arbre de 20 transmission (7). Cette tige cylindrique comporte une boule (14) permettant de pousser dans son axe cette même tige à le d'un doigt afin d'embrayer la pompe (2) ou de tirer cette même tige (13), afin de débrayer la pompe (2). L'arbre (7) et la tige (13) reposent à leur extrémité et en opposition sur des mini-paliers spécifiques et étanches (15) permettant la rotation des axes sans échauffement. Des butées 25 d'extrémité (16) à billes spécifiques favorisent une translation relative des axes transversaux pouvant se déplacer. Ces butées (16) évitent aussi l'échauffement, les à-coups, voire le blocage de l'ensemble des organes tournants (2.8.7.9.10.12.13) et le blocage du moteur. En outre, une lèvre périphérique spécifique (17) placée dans le logement 30 (18) favorise l'écoulement du produit à perfuser ou à transfuser. Dans le cas où la carcasse (19) est rapportée à la place d'être dans la masse, une plaquette joint (20) et un joint (21) de la même forme, sont maintenus par des vis de fixation et de pression (22), assurant le maintien et l'étanchéité. • - Plaquette de détection et d'alarme visuelle et sonore.(Planche4-fig.9 10) Ce qui caractérise le système de détection et d'alarme visuelle et sonore est : La plaquette (1) est constituée d'une alarme visuelle à double sécurité et munie de six leds ( 2-3-4-5-6-7) assurant une double fonctionnalité en cas de défaillance de l'une d'elles et alimentées par six piles spécifiques (8-9-10-11-12-13 ) et d'une pile solaire générale (14) à cristaux assurant une double sécurité également en cas de défaillance de l'une d'elles. La plaque (1) est munie d'une mini sirène (15) permettant l'alarme sonore en cas de fonctionnement anormal de l'une des fonctions spécifiques. Une sonde de capacité (SC. Fig 21-17) contrôle le niveau du produit à l'intérieur du contenant perfuseur (et/ou transfuseur). Elle est alimentée par la pile (8), par l'intermédiaire du conducteur spécifique. Les sondes indépendantes (Sl-S2-S3) sont alimentées par les piles indépendantes (9-10-11). Le moteur de la pompe est alimenté par la pile (12) et par son conducteur spécifique. Le cache-fil (16) maintient les conducteurs d'alimentation en sortie de la plaquette (1). La balise/transmetteur (17) est alimentée en énergie par un circuit intégré au système interne de la plaquette. Un mini-permutateur (18) permet l'ouverture ou la fermeture du système de fonctionnement en service/hors service de la plaquette (1). La pile (13) reste en réserve. • 5) Positionnement et fixation du contenant perfuseur/ transfuseur /support anti mouvements (planche 3 - fig. 7 et 8) Ce qui caractérise le positionnement et la fixation du contenant est : Un système de sangles � capillaires � (2) reliées à un point central ( 3), et faisant partie intégrante du système de fixation et de positionnement du contenant, permet de maintenir le contenant sur la tête (1). La sangle (4) assure la stabilité du contenant /perfuseur (1), évitant sa chute. • Habit spécifique complémentaire. (Planche 13- fig. 35) Ce qui caractérise l'habit complémentaire dans le contexte du contenant perfuseur/transfuseur extensible est : Un habit spécifique ( 2 ) est porté par des patients atteints de maladies graves de la peau, des grands brûlés en cours de traitement et nécessitant à la fois une perfusion et/ou une transfusion. Cet habit (2) repose sur un support d'habit spécifique (3) qui repose lui-même sur la périphérie du contenant perfuseur (1). Le support d'habit (3) permet d'envelopper le corps tout entier, de la tête aux pieds. La fermeture s'effectue de façon spécifique et adaptée. Un jeu adapté (X) est to nécessaire entre le corps et l'habit. • Support d'habit spécifique(Planche 9 - fig. 26- Planche 10. Fig 27- 20 Planche 13 - fig 35) Ce qui caractérise le support d'habit est : 15 Le support d'habit (2) est constitué d'éléments (3) pouvant être assemblés entre eux et permettant d'obtenir les tailles adaptées aux différents patients. Des vis spécifiques (4) permettent l'assemblage entre les éléments (3-2) dans le cas où le support d'habit (2) est constitué et assemblé ponctuellement. Le support d'habit (2) peut être fabriqué aussi de façon industrielle par collage ou soudage spécifique en 20 remplacement des vis d'assemblage (4). Ainsi, l'habit (5) repose sur le support d'habit (2). Le support d'habit (2) repose, par l'intermédiaire des éléments (3) sur le contenant perfuseur (et/ou transfuseur) extensible (1) qui est pourvu d'appendices perforés (6). L'habit est suspendu par des crochets (7) positionnés sur le porte habit (2). L'élément porte-habit (2) a des dimensions variables ainsi que 25 les éléments de constitution (3). • Support de cache nuque/cache visage (Planche 8 - fig. 24-25, planche 12. Fig 33-34) Ce qui caractérise le support de cache nuque/cache visage est : 30 Le support du cache-nuque, du cache-nuque (2) est constitué par des bras multiples (3) fixés au niveau des appendices (4) du contenant perfuseur (et/ou transfuseur (1), et qui supportent le cache-nuque. (2) Le support du cache-visage, du cache-visage (3) ou voilette est constitué par des bras multiples (3) fixés au niveau des appendices (4).du contenant perfuseur (et/ou transfuseur extensible (1), et qui supportent le cache-visage (3). Les supports cache-nuque/cache-visage (2.3), en matériau léger et rigide, permettent le supportage en simultané de la voilette cache-nuque et celle du cache-visage. • Balisage signalétique de position extensible (Planche 1.fig 1. Planche 2. Fig.6) Ce qui caractérise le balisage signalétique de position extensible est : La pastille en élastomère (ou rectangle) auto-réfléchissante et fluorescente (8) est positionnée sur les 4 côtés du tore du contenant perfuseur (1). Elle est extensible lorsque le perfuseur se dilate. • Système complet de fonctionnement comprenant le contenant perfuseur (et/ou transfuseur) extensible universel, et ses éléments annexes. Ce qui caractérise le système complet de fonctionnement comprenant le contenant perfuseur/transfuseur extensible universel,et ses éléments annexes 20 est: L'ensemble de fonctionnement comprend : - le contenant perfuseur (Planche 1,2,4), le contenant perfuseur/transfuseur, (avec ou sans pompe intégrée) et son support (Planche 7) - la pompe spécifique hélicoïdale (Planche 6), - la pompe débrayable (Planche 1,2,4,5), permettant la perfusion ou transfusion, - la plaquette d'alarme visuelle et sonore (Planche 4 ) - l'habit spécifique et sonsupport d'habit (Planches 9,10,13 ) - le cache-nuque et cache-visage (Planche 12 ) avec ou sans leur support spécifique, (Planches 8,12) 25 30 - le système de balisage signalétique de position (Planches 1,2,3) - le système complet de perfusion comprenant le compte-goutte, la pipette, et différents systèmes de tuyaux spécifiques, annexe au contenant perfuseur/transfuseur (Planche 6 ) - le conduit spécifique avec clapet de sûreté ( Planche 6/Détail A ) - le mode et le système de transmission, de détection d'alarme et d'alerte spécifiques (report d'alarme au PC médical). • Cache-nuque et/ou cache-visage (Planche 12. Fig 31-32-33-34) lo Ce qui caractérise le cache-nuque (2)et/ou cache-visage (3) se situe au niveau des � appendices � situés en partie supérieure du contenant perfuseur (et/ou transfuseur)(1). On peut fixer une voilette et/ou un cache visage adapté au souhait du patient, dans certains cas. Le cache-nuque et le çache-visage sont constitués de voilages en matériau léger et anti-allergique, transparent ou opaque t 5 suivant les besoins. • Support spécifique tronqué du contenant perfuseur (et/ou transfuseur) Planche 7. Fig 22-23) Ce qui caractérise le support spécifique tronqué du contenant est un support 20 (2) constitué par une surface et par un volume de révolution en matériau adapté au confort de la tête. Le support du contenant perfuseur (et/ou transfuseur) (1) est un tore (2) tronqué en partie oblique latérale permettant de recevoir et de loger le contenant. Des sanglettes de maintien et de sûreté (3) permettent la stabilité du contenant sur son support. Des appendices perforés et/ou un disque perforé (5) 25 situés en périphérie du tore permettent de fixer la jugulaire (7), les sanglettes (3) et permet aussi une autre option de fixation de la jugulaire sur les ergots (6). Un coussinet circulaire de confort d'assise (7) en matériau souple et délicat permet une aisance de supportage du contenant perfuseur (et/ou transfuseur) par le patient. 30 • Pompe hélicoïdale spécifique. (Planche 6- fig.16-17) Ce qui caractérise la pompe hélicoïdale spécifique est l'augmentation ou la réduction facile du débit de perfusion ou de transfusion, ou autre opération (accélérer, ralentir, beaucoup accélérer, beaucoup ralentir) dans un contexte spécifique ; la pompe hélicoïdale (8) peut être placée à la place du régulateur statique de débit (compte goutte), ou couplé avec ce dernier, suivant les cas à traiter. Cette pompe (8) est placée entre les conduits (2) du système indépendant et complémentaire du contenant perfuseur (et/ou transfuseur). Cette pompe hélicoïdale a la possibilité d'avoir des sens de rotation inversés (aspiration/poussée). • Mode et système de transmission, de détection d'alerte spécifique (manque de produit) Pas de planche ni figure : c'est un principe. Ce qui caractérise le mode et le système de transmission, de détection et d'alerte spécifique, est la solution du cas où un patient ou un certain nombre de patients, est équipé du contenant transfuseur extensible comprenant les options telles que définies ci-avant, notamment la sonde indiquant l'absence ou la fin du produit, une balise/transmetteur multi-fréquences permettra d'informer sur un synoptique général spécifique de contrôle placé au niveau du P.C. hospitalier de veille, l'infirmière de garde sur le type de patient et sur sa localisation. Dans le cas où cette infirmière se trouverait dans d'autres locaux, affectée à des tâches complémentaires, un signal � bip � la préviendrait sur place quant à son obligation d'intervention. Dans le cas où aucun des signaux n'a été perçu par l'intervenant, une alarme sonore se fera entendre au niveau du secteur et du département hospitalier concerné. • Système indépendant et complémentaire du contenant . (Planche 6. Fig.15-16-17-18) Ce qui caractérise le système indépendant et complémentaire du contenant perfuseur (et/ou transfuseur) est le système nécessaire qui peut regrouper plus ou moins un certain nombre d'éléments au système. Ce système indépendant et complémentaire. Le système comprend le tube de pénétration (1) permettant le raccordement sur le perfuseur (et/ou transfuseur). La vanne porte-sonde de sécurité (2) permet la circulation du produit dans la canalisation (3), le réservoir de compression (4), le réservoir de décompression (5), avec régulation de débit par une vis moletée (9), le conduit injecteur de produit (7), l'injecteur de produit (6). On peut insérer ou non la pompe hélicoïdale spécifique (8). Les sondes (Sl-S2-S3) sont connectées sur la plaquette d'alarme visuelle et sonore de sécurité située sur le contenant perfuseur (et/ou transfuseur) et reliées par l'intermédiaire des conducteurs spécifiques. Cet ensemble a l'avantage d'être fixe et/ou mobile, composable à souhaits, et interchangeable. to • Conduit spécifique avec clapet de sûreté (Planche 6- fig. 19-20-21) Ce qui caractérise le conduit spécifique avec clapet de sûreté est : Le clapet de sûreté (13) : - A l'état de repos (fig.19) et avant mise en service : 15 Avant mise en service le bouchon moleté (4) fileté ou simple, est fixé sur le conduit spécifique (3) qui est fixé et vissé sur la bague filetée (2), sertie par l'élément (8) sur la paroi du contenant perfuseur (et/ou transfuseur) (1). Un joint torique spécifique (10) assure l'étanchéité entre les éléments (8 et 3). Le support de clapet (15) comporte un joint spécifique (6) et est logé dans la gorge (5). Une 20 articulation (12) permet la position horizontale ou à plus de 90° . Une mini-bille masselotte (11) permet toujours le retour du porte-clapet et du clapet (13) en position horizontale. Un joint spécifique (9) assure l'étanchéité complémentaire du bouchon (4) lors du transport géographique. - A l'état transitoire d'avant la mise en service (fig.20) 25 A l'état de mise en service, outre la description ci-dessus à l'état de repos, une fois le bouchon (4) ouvert et retiré du conduit spécifique (3), le produit contenu dans le contenant perfuseur (et/ou transfuseur) (1) ne s'écoule pas car le clapet (13) est étanche par auto-masse résultant de la propre masse du produit. - A l'état de mise en service (fig.21) 30 A l'état de mise en service, on introduit le tube de pénétration (16) qui actionne et pousse le clapet (13) vers le haut et verticalement. Le mouvement du clapet est rendu par l'intermédiaire de l'articulation spécifique (12) ; ainsi le liquide contenu dans le perfuseur (et/ou transfuseur) s'écoule et alimente en besoins nécessaires le système indépendant et complémentaire du contenant. En cas de retrait du tube de pénétration (16), la bille masselotte (11) faisant contre-poids, permet au support de clapet (et par conséquent au clapet 13) de reprendre la position initiale et d'assurer ainsi l'étanchéité par le joint torique spécifique (6). On repositionne alors le bouchon (4) et son joint spécifique (9), assurant ainsi la mise hors service physique. 15 20 25 30 35 REVENDICATIONS1) Contenant perfuseur et/ou transfuseur universel extensible (1) caractérisé en ce qu'il est constitué, d'un tore réalisé en matériau léger, tel qu'en élastomère, résistant à certaines température et contraintes physiques, et ayant la possibilité de doubler son volume initial en se déformant de façon homogène et continue, et de redistribuer son contenu par compression du dit matériau ; ce qui permet la perfusion par auto compression le dit contenant (1) étant pourvu : - d'une vanne de remplissage (2) et d'une vanne d'écoulement (3) obturées par 1 o des bouchons (7) - l'orifice (6) du conduit d'écoulement (3) recevant un conduit spécifique (fig.19-20-21) qui est équipé d'un clapet de sûreté retenant le liquide à perfuser/transfuser dans le tore (1) si le contenant n'est pas employé, ou permettant en cas d'utilisation du contenant, la connexion ou la déconnexion 15 sans fuite d'un système indépendant et complémentaire de perfusion/transfusion (fig.15-16-17-18) - une sonde de minima (5, fig.2 ;17 fig.21) implantée sur l'une des génératrices du tore (1) servant à contrôler le niveau de produit à l'intérieur du contenant perfuseur/transfuseur 20 - une plaquette d'alarme d'un système de détection et d'alerte visuelle et sonore placée sur l'une des parties périphériques du tore (1) (fig.9-10-11). 2) Contenant perfuseur et/ou transfuseur universel extensible (1) selon la revendication 1 caractérisé en ce que la plaquette du système de détection et 25 d'alarme visuelle et sonore (fig.9-10) est constituée d'une alarme visuelle à double sécurité et munie de six leds (2-3-4-5-6-7) assurant une double fonctionnalité en cas de défaillance de l'une d'elles, alimentées par six piles spécifiques (8-9-10-11-12-13) et d'une pile solaire générale (14) à cristaux assurant une double sécurité également en cas de défaillance de l'une d'elles. La plaque (1) est munie d'une 30 mini sirène (15) permettant l'alarme sonore en cas de fonctionnement anormal de l'une des fonctions spécifiques. Elle est reliée à la sonde de capacité (SC. Fig 21-17) qui contrôle le niveau du produit à l'intérieur du contenant perfuseur (et/ou transfuseur) et qui est alimentée par la pile (8), par l'intermédiaire du conducteur spécifique. Les sondes indépendantes (S1-S2-S3) sont alimentées par les piles indépendantes (9-10-11). Une balise/transmetteur (17) est alimentée en énergie par un circuit intégré au système interne de la plaquette. Un mini-permutateur (18) permet l'ouverture ou la fermeture du système de fonctionnement en service/hors service de la plaquette (1). 3) Contenant perfuseur et/ou transfuseur universel extensible (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend un système de maintien (fig.7-8) du tore sur la tête, constitué d'un système de sangles capillaires (2) reliées en un point central (3), ainsi qu'une jugulaire ( fig.7-22). 4) Contenant perfuseur et/ou transfuseur universel extensible (1) selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il comprend un support spécifique tronqué (fig.22-23) qui est constitué par une surface et par un volume de révolution en matériau adapté au confort de la tête. Le support du contenant perfuseur (et/ou transfuseur) (1) est un tore (2) tronqué en partie oblique latérale permettant de recevoir et de loger le contenant. Des sanglettes de maintien et de sûreté (3) permettent la stabilité du contenant sur son support. Des appendices perforés et/ou un disque perforé (5) situés en périphérie du tore permettent de fixer la jugulaire (7), les sanglettes (3) et permet aussi une autre option de fixation de la jugulaire sur les ergots (6). Un coussinet circulaire de confort d'assise (7) en matériau souple et délicat permet une aisance de supportage du contenant perfuseur (et/ou transfuseur) par le patient. 5) Contenant perfuseur et/ou transfuseur universel extensible (1) selon l'une des revencications précédentes caractérisé en ce qu'il comporte des pastilles (8) fluorescentes et auto réfléchissantes positionnées sur quatre côtés de la génératrice latérale du tore (1), ce qui constitue un système de balisage signalétique de position (fig.6). 6) Contenant perfuseur et/ou transfuseur universel extensible (1) selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il comporte, en périphérie supérieur et/ou inférieure des génératrices du tore (1), des appendices (4) percés en leur centre et destinés à la fixation d'accessoires tels un support pour cache-visage (fig.24-25-32-34), cache-nuque (fig.24-25-31-33) ou habit spécifique (fig.26-27-35). 7) Ensemble de perfusion et/ou transfusion comportant un contenant perfuseur universel extensible (1) selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce Io qu'il comprend un système indépendant et complémentaire de perfusion/transfusion (fig.15-16-17-18) comportant : un tube de pénétration (1) de raccordement au contenant perfuseur et/ou transfuseur, une vanne porte sonde (2) permettant la circulation du produit dans la canalisation (3), un réservoir de compression (4) avec régulation du débit par une vis moletée (9), un conduit 15 injecteur (7) de produit, un injecteur (6) de produit, et éventuellement une pompe hélicoïdale (8). 8) Ensemble de perfusion et/ou transfusion selon la revendication 7, caractérisé en ce qu'il comprend, en outre, une pompe débrayable fixée sur le contenant 20 perfuseur/transfuseur qui permet de prélever du sang ou autre substance sur un patient afin d'assurer la transfusion et le stockage du produit. Cette pompe (2) est logée dans la cavité (18) moulée sur le contenant extensible (1). Cette pompe (2) spécifique fonctionne par pression du doigt humain par translation de l'axe longitudinal de la pompe marche pression sur la gauche, arrêt pression sur la 25 droite. Si la pompe (2) n'est pas activée, elle permet la perfusion. Si elle est activée elle permet la transfusion. Le mouvement de la pompe (2) peut être dans un sens de rotation et dans un sens inverse. 9) Ensemble de perfusion et/ou transfusion selon la revendication 7 et 8, caractérisé 30 en ce qu'il comprend des accessoires choisis parmi : - un cache nuque et/ou cache visage (fig.31-32-33-34) constitués de voilettes en matériau léger et antiallergique - un support pour cache nuque ou cache visage (fig.24-25-33-34) - un habit spécifique complémentaire (fig.35) susceptible d'être porté par des patients atteints de maladies graves de la peau ou de grands brûlés. - un support pour habit spécifique complémentaire (fig.26-27-35). 15 20 25 30 35