Brevet FR2939027A1 — publié le 20100604

Description Le dispositif se ratache au secteur techniques de la science médicale et en particulier aux moyens d'aides aux malades,pour accomplir seul et en sécurité des mouvements tel que :lever du lit,s'assoir sur une chaise à pot, L sur fauteuil roulant ou bien encore se coucher, sans aide et en sécurité. Mon dispositif se démarque du dispositif existant, qui est surtout destiné à traiter des handicapés moteurs ,privés de la fontion de certains de leur menbres,ceux-ci ont très peu de moyen pour se mouvoir, les soins à leur apporter sont très iourds,il est utilisé aussi pour le déplacement de ces 1 handicapés ,son fonctionnement est très différent du mien et son emplois nécéssite au moins deux personnes. Mon dispositif est un appareillage qui est mit à disposition d'un malade, il sera fixé au bas du cadre de son lit,il vient en aide à celui-ci pour qu'il puisse se lever,tourner sur lui même,atteindre une chaise à pot,(celle-ci 4 5.étant solidement fixée au plancher 2),tout en se maintenant au cadre de marche qui suivra son mouvement, lui donnant un sentiment de sécurité,le fait de se mouvoir sans aide et de son propre chef, le malade se sent moins dépendant et cela est aussi un atout favorable pour sa rééducassion. Mon dispositif convient à des patients qui ont subit un coma,une ou 2O,plusieurs interventions chirurgicales, ces interventions les laissent en plus d'un état affaiblie,avec des séquelles en équilibre,leur état nécéssite un accompagnement suivi de tous leurs mouvements et de tous les instants. Mon dispositif s'accomode trés bien au suivi de certaines personnes agées, chez qui ces symthomes sont très souvents présents,la nuit il apporte une 25.certaine tranquilité aux personnels chargés de leur surveillance,car ces patients se lèvent souvent la nuit et pour ceux-ci la chute est catastrophique. Mon dispositif est relativement trés simple (voir schéma 1),il se compose d'un cadre de marche solidaire d'une couronne cylindrique en acier 3,cette 3ûrcouronne est noyée dans un logement l0,éxécuté dans le plancher2, cette couronne 3 devra tourner librement dans son logement,dont la profondeur sera superieure de quelques millimètres à l'épaisseur de cette couronne, sa sortie sera condamnée par une deuxieme couronne 4,de diamètre superieure, vissée concentriquement audessus de celle-ci sur le plancher2, 35.1e diamètre interieur de cette couronne 4 étant plus petit que le diamètre extérieur de la couronne 3,cela fera sa condamnation,et permètra au patient de tirer,de pousser sur ce cadre demarche ,sans que celui-ci ne cède,permétant seulement sa rotation.Les embouts 5,au nombre de quatre percés en leur milieu ,serront soudés sur un axe médiant de la couronne ka. 3,ceux-ci permétront l'emboitement des quatre pieds du cadre de marche, l'assemblage se fera avec une vis qui traversera chaque embout et pied. Description Jeu de fonctionnement 13 . Celui-ci facilitera la rotation de la couronne 3 ,il est obtenu en creusant le logement de cette couronne 3 de quelques dixième de . millimètres de plus que son épaisseur. L'exécution de ce logement devra être très soigné, le bon fonctionnement du dispositif en dépend. La fixation de la chaise à pot sur le plancher 2 se fera sur un côté du plancher, sa distance au cadre de marche devra être de façon à laisser juste le passage du patient avec le cadre de marche 1 en rotation. Pour obtenir une fixation sérieuse de I O cette chaise à pot sur le plancher 2, on fera traverser le plancher aux deux pieds avants de cette chaise à pot, ils seront condamnés par un bridage vissé au plancher 2, afin que cette chaise à pot ne puisse se dégager sous une quelconque poussée involontaire, faite par le malade pendant ses mouvements. Le ( bridage 9) des pieds avants de la chaise à pot. (voir détail schéma 3) Il sera _15 réalisé avec deux doubles séquerres, leur base étant vissée sur le plancher 2 à l'aplomb de chaque point de pénétration des deux pieds avant de la chaise à pot, un boulon de six millimètres avec écrou traversera les deux bras de chaque équerre avec le pied. correspondant de la chaise à pot, ainsi bridée cette chaise à pot sera solidaire de ce plancher 2 . 2 0Billes porteuses 11 Pour accomplir ses mouvements le malade n'a pas besoin que le système soit d'une rotation trop sensible, cela le gênerai plus qu'il ne l'aiderai a déterminer son orientation pour atteindre l'appareillage désiré. Si la construction de ce dispositif est réalisé avec des moyens techniques 25. appropriés, donnant à celui-ci une bonne finition des surfaces en contact, il est alors possible de se passer de ces billes porteuses, outre le gain économique, un gain sur le temps de fabrication également un gain d'insonorisation du système, car ces billes porteuses donnent un son métallique au dispositif ce qui n'est pas très agréable. 30 Le prototype : Pour des raisons économiques il a été réalisé avec des moyens très artisanaux, il a fonctionné sans ces billes, mais ses surfaces de contact étant passablementsbonnes, du à sa réalisation trés artisanale, les billes porteuses ont dû être incluses pour diminuer la résistance au frottement de la couronne pivotante 3 35 L'incorporation de ces billes porteuses après coup, ne pose aucun problème. Elles sont dans leur ordre de pose. Le parquet de protection 12 - coupe A.A schéma 1 Il est construit en volige d'environ un centimétre d'épaisseur, les lames sont collées entre-elles, il est simplement maintenu en son centre par un boulon de dix 40 millimètres qui traverse le plancher 2 . Ce.parquet se visse sur ce boulon qui arrive à fleur du parquet. Son rôle est simplement d'éviter au patient de marcher sur la couronne pivotante 3 afin de ne pas freiner son mouvement. Nomenclature du dispositif : schéma 1 1 Cadre de marche : Solidaire de la couronne circulaire 3 en acier, encastrée dans le planchér 2 pouvant tourner dans son logement. 2 Plancher : Exécuté avec du parquet de 23mm d'épaisseur minimum, et sa dimension d'environ de 1 m. de côté. 3 Couronne circulaire Tournante : En acier, de diamètre suffisant pour permettre la fixation du cadre de marche en son axe médian. 4 Couronne circulaire bloquante : En acier, de diamètre supérieure à la couronne tournante 3 pour lui permettre d'être vissée concentriquement au-dessus de celle-ci sur le plancher 2 .Son diamètre intérieur sera de 4 cm inférieur au diamètre extérieur de la couronne tournante 3 , pérmettant ainsi la condamnation de celle-ci dans son logement. . Embout tubulaire : Au nombre de 4, soudés sur la couronne tournante 3 en son axe médian, permettant la fixation du cadre sur cette couronne. 6 Linteaux de bois : Au nombre de quatre Fixés au plancher 2 participants à sa solidité, ces linteaux sont recouverts d'un adésif antidérapant, afin de limiter un possible déplacement du plancher sous les efforts du malade, fait par ce dernier en se mouvant. 7 Equerres : Servant de butée et de fixation du plancher, immobilisant celui-ci contre le lit. 8 Sens de rotation du cadre de marche I . 12 Parquet de protection : 13 Jeux de fonctionnement entre les deux couronnes coupe A.A Schéma 3 9 Brides de fixation de la chaise à pot vissees sur le plancher 2 (voir détails) Logement de la couronne tournante dans le plancher 11 Billes porteuses encastrées au fond du logement de la couronne tete Revendications1) Dispositif mis à disposition du patient,fixé au bas du cadre de son lit,conçu pour apporter au dit patient en déficience d'équilibre, une aide pour accomplir seul et en sécurité des mouvements de premieres aisances,permettant une progression de son état, tout en minimisant le risque de chute ainsi que sa dépendance; caractérisé par un cadre de marche tournant 1 solidaire d'une couronne pivotante 3 noyée dans un plancher 2 et condamnée sur celui-ci,permettant au patient de pouvoir se lever, de se mouvoir seul, en tirant ou en s'appuyant sur ce cadre de marche 1 2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le plancher est conçu en parquet de un mètre de coté et de 23 millimètres d'épaisseur minimum, les lames de parquet sont collées entre-elles et consolidées par quatre linteaux posés en travers des lames, ils seront collés et vissés sur celles-ci,la face de ces linteaux en contact avec le sol étant recouverte d'un adhésif antidérapant,ce-ci pour augmenter l'adhérence au sol de ce planchet. 3) Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 et 2 caractérisé en ce qu'il comprend en outre une chaise à pot fixée sur le plancher 2 interdisant absolument tout déplacement de celle-ci,qui serait néfaste à la sécurité du malade,cette fixation se manifeste par l'encastrement dans ce plancher 2 des deux pieds avants de cette chaise à pot et pour que ceux-ci ne puissent se dégager de leur encastrement,sous les éfforts produit par le patient dans l'exécution de ses mouvements, un bridage 9 vissé au plancher 2 condamnera la sortie de ces deux pieds.