Brevet FR2936141A1 — publié le 20100326

Descriptif Le dispositif a pour objectifs, par l'exploitation de ses qualités intrinsèques et extrinsèques. d'éviter les Accidents par Exposition au Sang (A.E.S.) en situation par piqures/coupures pour les personnels de Santé et permettre le nettoyage de certains matériels chirurgicaux au cours des interventions chirurgicales. On distingue trois parties distinctes ; une partie fixe : l'hémi boite inférieure puis deux parties amovibles mobiles un couvercle et une platine mobile triple fonction Par un système original de présentation : il est possible, avec la platine mobile triple fonction, de désadapter les lames tranchantes des bistouris froids de leur manche support, netto\ el par friction les électrodes des bistouris électriques et gratter les résidus de coagulation des pinces chirurgicales. Cette platine est fonctionnelle qu'elle soit ou non incérée dans son logement situé dans la partie fixe.Une encoche dans le corps de l'hémi boite inférieure pennet l'adaptation des lames de bistouris froids à leurs manches. Pour des facilités de manipulation en situation et selon les modèles, le fond de l'hémi boite inférieure peut comporter - coté externe : des plots adhésifs permettant sa solidarisation transitoire aux tables d'instrumentation ù coté interne : un système magnétique pour piéger physiquement les objets en métal (les lames tranchantes) recouvert à sa surface d'un quadrillage pour permettre un triage par catégories desdits objets. On remarquera qu'après utilisation, par le positionnement d'un couvercle auto recouvrant sur l'hémi boite inférieure : on obtient une boite hermétique dont l'élünination sécurisée est ainsi facilitée pour l'environnement et le personnel manipulateur. Le dispositif ne présente aucune arête franche ou angle tranchant Hémi boite et couvercle, utilisés en tant que tels sans la platine mobile, peuvent servir de simple réceptacle magnétique propre a recevoir et isoler d'antres objets piquants et/ou tranchants que les lames de bistouris froids tels : aiguilles à suture, trocarts, cathéters etc ayant été ou non en contact avec sang et/ou produits biologiques humains contaminés ou non. Le dispositif est réalisable dans des matériaux à usage unique (type polymère extrudés) ou à usages multiples (type inox), autorisés par les normes en vigueur pour les secteurs de Santé 30 considérés ( Secteur Médical Humain ou Vétérinaire) Le dispositif est particulièrement adapté pour la lutte préventive des risques d'Accidents par piqures-coupures avec/sans Exposition au Sang et/ou autres liquides biologiques humains contaminés ou non pour, entre autres, les personnels infirmiers de spécialité :'Blocs Opératoires" lors de l'instrumentation des interventions chirurgicales dans les secteurs Santé. 35 I Les caractéristiques novatrices de l'invention sont : Majeures : Un système pour désadaptation des lames bistouris froids de leur mark lie Un système pour le grattage, des électrodes de bistouris électriques Un système pour le décharbonnage des pinces chirurgicales s Un système pour adapter les lames de bistouris froids à leur manche Un système pour le piégeage/triage des objets métalliques Un système de repérage pour loger la platine mobile dans l'hémi boite inférieure Des systèmes de fermeture pour mise en consignation du dispositif D Mineures Dispositif stérilisable, sans arête franche ou angle tranchant Système adhésif pelable sur le fond externe du dispositif. Les dessins annexés illustrent l'invention Figure 1 : Dispositif vue par-dessus et de 3/4 1S' Figure 2 : Partie mobile amovible ; zones techniques 2a) 2b) 2c ) Figure 3 Encoche infra hémi boite inférieure Figure 4 Détails fond interne/externe hémi boite inférieure Figure 5 Systèmes de fixation/fermeture du couvercle Figure 6 : Zones de repérages pour loger la platine mobile Figure 7 : Dispositif avec couvercle fermé ( platine mobile ôté ) Figure 8 : Dispositif en situation de fonction avec ou sans platine mobile en fonction Il existe des variantes privilégiées : - avec/sans fond magnétique quadrillé - avec/sans plots adhésifs pelables variabilité de teintes des matériaux de structure plastique 3 293614'1 Le dispositif (1) Figure 1, a pour objectifs d'éviter les accidents par piqures/coupures pour les personnels de Santé lors des interventions chirurgicales dans la manipulation des lames tranchantes de bistouris froids et/ou permettre le déchàrbonnage des pinces chirurgicales et électrodes de bistouris électriques durant lesdites interventions, caractérisé en ce qu'il comprend une partie intermédiaire (2) = platine mobile, comportant trois zones techniques distinctes, encastrable dans la partie inférieure - une hemi boite (3)- équipée d'un matériel aimanté quadrillé Pour le piégeage/triage PhYsi que des objets métalliques sensibles (4) et de deux systèmes de fermeture : un, de type charnières, pour la fixation d'un couvercle (5) par clipsage (6) au bord supérieur de l'hémi boite (3) et le second pour la fermeture par auto recouvrement de l'hémi boite par le couvercle puis le cliquage de ce dernier sur le fermoir (7) pour une mise en consignation hermétique sécurisée définitive dudit dispositif après son utilisation. L'ensemble, réalisé - sans arête franche ou angle tranchant - en matériaux de couleurs variables à usage unique ou non capables d'accepter sans déformation une stérilisation selon les nonnes en vigueur dans le secteur médical, est destiné à être - avec ou sans dispositif' adhésif pelable - disposé stérile sur les tables d'instrumentation lors des interventions î chirurgicales La platine mobile amovible triple fonction est présentée sous forme de triangle en trois dimensions (2) comporte trois zones techniques distinctes de travail. On peut l'incérer ou non dans la partie inférieure (3). A cette fin, elle est de dimensions légèrement inférieures afin de rendre facile et possible sa logeabilité mais de hauteur supérieure pour lui permettre de dépasser spatialement de la partie encastrante lorsqu'elle y est incérée en position de fonction. Sa fonctionnalité, qu'elle soit lacérée ou non dans son 'logement repose sur trois caractéristiques :Figure 2 : zone technique 2a) prévue pour désadapter les lames, consiste en une zone spécifique (2al) matérialisée par un décrochement droite - gauche de part et d'autre d'un angle haut de l'hémi boite inférieure. Cet angle, de configuration biseautée (2a2) droite et gauche (2a3d-2a3g), servant lui même de butée, dans son amorce, spécialement prévue pour droitier et/ou gaucher. La zone technique 2b) consiste en une échanciure en "Y" biseautée (2b1) sur toute sa hauteur et ses cotés destinée à permettre- par friction de contact de l'électrode dans la profondeur de l'échancrure - le nettoyage des électrodes des bistouris électriques La zone technique 2c) consiste en deux zones crantées bifaciales spécifiques (2c1) (2c2 différentes en leurs reliefs de surface. Localisées sur deux cotés distincts (2c3) de la platine mobile, il est ainsi possible de gratter, par frottement sur ces zones, tous types de pinces chirurgicales pour les décharbonner des résidus de coagulation des tissus. .11 existe une encoche Figure 3 prévue pour adapter les lames de bistouris froids à leur manche porteur. Localisée dans la profondeur d'une partie pleine (3a1) du corps del' hénii boite inférieure et accessible latéralement par un coté extérieur (3a2) : elle une fois la lame positionnée la neutralisation de son aspect tranchant. 3 5 On remarquera Figure 4 selon les modèles sur le fond interne de l'hémi boite inférieure une zone aimantée (4a) quadrillée à sa surface (4b) permettant le piégeage magnétique et triage physique temporaire ou définitif des objets sensibles coupants/tranchants en métal ferreux qu'ils aient été ou non en contact avec les tissus biologiques humains et sur le fond externe de l'hémi boite inférieure - des plots adhésifs pelables (4c) permettant , pour faciliter les manipulations, la solidarisation transitoire du dispositif à un support plan (la table d'instrumentation par ex. ) durant les interventions chirurgicales 293614'1 Figure 5 ,le dispositif comporte sur ses bords externes, des systèmes originaux de fermeture qui assurent par clipsage / cliquage d'un couvercle : une mise en consignation hermétique définitive. Zones de clipsage (5a) et cliquage (5b) du couvercle sur l'hémi boite inférieure sont extérieures latérales et diamétralement opposée èntre elles 5 Figure 6, l'encastrement de la platine mobile.dans l'hémi boite inférieure est facilité en se repérant sur la zone de largeur (6a) plus petite que la zone de longueur (61)) de l'hémi boite encastrante Figure 7, présentation du dispositif en situation de : fermeture sécurisée ou transitoire avec couvercle clipsé et alignement des surfaces situées entre le couvercle et l'hémi boite inférieure(7a). 10 Figure 8, exemples en situation d'utilisation des différentes zones techniques du dispositif - platine mobile hors hémi boite (8A) ou incérée dans son logement (8B) . (8a) : grattage par friction d'une électrode de bistouri électrique, (8b) : désadaptation d'une lame de bistouri froid de son manche support, (8c) : décharbonnage de pince chirurgicale par frottement de cette dernière sur une des deux surfaces crantées bifaciales, (8d) : mise en place, 15 par utilisation de l'encoche latérale, d'une lame de bistouri froid à son manche porteur. REVENDICATIONS1. Dispositif conçu pour éviter les Accidents par exposition au sang par piqures/coupures pour les personnels de Santé est destiné à recevoir et isoler des objets à risques piquants et/ou tranchants; caractérisé en ce qu'il comprend deux parties distinctes : une partie fixe (3 ) appelée � hémi boite inférieure �dont le fond interne comporte une zone aimantée et un � couvercle �(5) qui permet en auto recouvrant l'hémi boite inférieure et par des systèmes de fermeture d'obtenir une boite hermétiquement fermée pour sa mise en consignation sécurisée transitoire ou son élimination définitive. 40 2. Dispositif, selon la revendication 1 , caractérisé en ce qu'il comprend en outre une pièce" intermédiaire appelée "la platine mobile" (2) à triple fonction à savoir :(1) désadaptation des lames de bistouris froids de leurs manches porteurs (2) décharbonnage par grattage des pinces chirurgicales et (3) par friction des électrodes des bistouris électriques insérable ou non dans le logement situé dans l'hémi boite inférieure avec zone de contact final sur le fond aimanté, 20 cette pièce étant de dimensions légèrement inférieures à son logement d'insertion, et de hauteur supérieure aux bords de la partie encastrante (l'hémi boite) lui permettant ainsi de dépasser spatialement, lorsqu'elle y est logée en position de fonction, pour en faciliter l'accès a la zone technique de désadaptation des lames et mettre a profit le piégeage magnétique. ladite pièce intermédiaire étant présentée sous forme spatiale triangulaire en trois dimensions. Z5 3. Dispositif, selon la revendication 2 , caractérisé en ce qu'il présente sur un des cotés de (a platine mobile un système (2a) pour désadapter les lames de bistouris froids de leur manche porteur. 4. Dispositif, selon la revendication 2 , caractérisé en ce que la platine mobile présente sui un de ses cotés une échancrure en "Y" biseautée (2b) sur sa hauteur et ses cotés pour permettre. par friction, de décharbonner les électrodes des bistouris électriques. 5. Dispositif, selon la revendication 2 , caractérisé en ce que la platine mobile présente de zones bifaciales crantées (2c) afin de pouvoir décharbonner les pinces chirurgicales. 6. Dispositif, selon la revendication 1 , caractérisé en ce que la partie fixe (3) appelée hém - i 0 boite inférieure présente un système, une encoche en profondeur, permettant de sécurist le tranchant des lames de bistouris froids lors de leur fixation sur leur manche porteur. 7. Dispositif, selon la revendication ] , caractérisé en ce que la zone aimantée du fond Mt,. rie de l'hémi-boite inférieure est quadrillée à sa surface 15 8. Dispositif, selon la revendication 1 , caractérisé en ce qu'il comporte un système de fermeture par clipsage/cliquage du couvercle sur l'hémi boite inférieure. 9. Dispositif, selon la revendication 1 , caractérisé en ce que le fond interne de F liémi-boi i inférieure est munie de plots adhésifs pelables permettant sa sol idarisation transitoire i table d'instrumentation durant les interventions chirurgicales. 10. Dispositif, selon une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce qu' i 1 ie comporte aucune arête franche ou angle tranchant et est réalisé en matériaux - type phis' ,que extrudé de couleurs variables et/ou inox agréés pour le secteur médical - capables de sul,ir une stérilisation sans se déformer.