Brevet FR2942940A1 — publié le 20100917

ARTICLE DE COMPRESSION AVEC EFFET THERAPEUTIQUE ET/OU PHYSIOLOGIQUE CONÇU POUR FACILITER L'ENFILAGE AYANT UN NIVEAU DE COMPRESSION ELEVE L'invention se rattache au secteur technique des articles de contention et/ou de compression avec effet thérapeutique et/ou physiologique destiné à être porté par des individus dans des situations variées selon les applications sur les membres inférieurs et/ou supérieurs de l'individu. Plus spécifiquement, l'invention concerne les bas médicaux de compression, dits BMC, apportant un haut niveau de compression. On entend par � bas � de compression / contention l'ensemble des produits assurant cette fonctionnalité compression / contention, et en particulier les chaussettes, les bas jarrets ou mi-bas, les bas auto-fixant, les bas cuisses, collant, les collants conforts, les collants de maternité. L'invention concerne également le secteur technique des manchons, des coudières, qui sont susceptibles d'être portés par les membres supérieurs de l'individu. Les articles de compression / contention ainsi identifiés ci-avant se présentent généralement selon un dispositif tubulaire obtenu par intégration d'une trame sur un article tricoté ou tissé sur métier circulaire ou rectiligne, le produit final étant obtenu en une ou plusieurs fois. 25 PROBLEMATIQUE A LA BASE DE L'INVENTION Les articles de compression / contention avec effet thérapeutique et/ ou physiologique sont destinés à être enfilés sur les membres inférieurs et/ou20 supérieurs d'un individu, et la morphologie naturelle de l'individu implique le passage de l'article et son enfilement du pied ou du poignet de forme et de volume différents et supérieur aux parties des membres suivants, jarret ou bras, dont les configurations sont plus homogènes. Il y a donc une difficulté d'enfilage qui est d'autant plus difficile que le niveau de compression de l'article est élevé en fonction des effets thérapeutiques et/ou physiologiques recherchés. Les niveaux de compression varient de 1 à 4, pour le référentiel français le niveau 4 étant le plus élevé en effet de compression. Le retrait de l'article pose aussi certaines difficultés. Par exemple, dans l'application des bas médicaux de compression appartenant aux fortes classes de compression (classes 3, 20 à 36 mmHg, et 4 supérieur à 36 mmHg), cette difficulté d'enfilage est une cause majeure de non observance du traitement par le patient. Une enquête menée en 2007 par J.J. GUEX identifiée � La compression médicale classe 3 (20-36mmHg) vue par les médecins et les patients en France � a démontré que pour 70 % des médecins interrogés, la principale cause de non observance du traitement est la difficulté d'enfilage. Cette enquête, dont le Demandeur est co-auteur, est publiée dans Phlébologie 2009, 62,1. Il faut considérer et tenir compte que la cible des individus concernés (les porteurs de fortes compressions) peut connaître encore davantage de difficultés d'enfilage liées à certaines spécificités : population plutôt âgée voire très âgée, femmes enceintes, personnes pour lesquelles la dextérité, la force physique ou la mobilité peuvent être limitées. En outre, la situation de la position physique de l'individu lors de l'enfilage de l'article est susceptible de constituer un paramètre important dans cette difficulté d'enfilage. La position assise, couchée ou debout en appui sur un support, la hauteur habituelle des appuis sont aussi à considérer. Les tests qui ont été effectués par le Demandeur mettent en évidence la complexité de l'enfilage qui ne se résume pas à une simple traction sur le bas ou à un enfilage par retournement aussi simple que celui décrit dans les recommandations d'enfilage apparaissant sur les notices. En pratique, on a constaté que différents temps de mise en place sont nécessaires et sont le fait de plusieurs paramètres patients tels que la flexion dorsale en position assise, la flexion de la cheville, en particulier pour les personnes à mobilité restreinte. 15 Il en résulte en pratique que certains patients devant porter des bas de compression médicale classe 3 se reportent sur un produit identique de classe 2. Ainsi, la posologie en vue d'un effet thérapeutique précis n'est pas respectée. Certains médecins anticipent même la réaction de leur patient en 20 prescrivant un bas de classe inférieure à ce qui devrait être porté pour assurer une compression minimum. Il arrive aussi que des patients enfilent deux bas successifs de compression moindre de classes 1 et 2 pensant aboutir au même résultat de 25 compression d'un bas de classe 3, ce qui n'est évidemment pas l'équivalent. Cette problématique est reconnue par tous, patients, médecins, prescripteurs et fabricants. 10 ART ANTERIEUR Nombreuses sont les tentatives pour remédier à cette problématique, qui concerne aussi bien pour les fabricants à améliorer leurs produits et accessoirement à apporter des moyens complémentaires et indépendants d'aide à l'enfilage. Sur le premier aspect, certains fabricants ont tenté d'apporter des solutions. La société italienne CIZETA propose ainsi des bas médicaux de contention � avec un tricotage pied large � pour un meilleur enfilage. Il s'agit donc d'une solution technique qui concerne une partie du bas répondant partiellement à la problématique. La société française INNOTHERA propose le concept � FOOT IMPROVED PROFILE � pour faciliter l'enfilage, avec un nouveau profil de pression spécifiquement adapté à la zone du pied, le reste du bas en particulier sa partie montante dite � tige � restant classique. Cette société INNOTHERA est aussi titulaire du brevet FR 2885035, US 2006/247566 décrivant un nouveau profil de compression dans la zone allant du cou-de-pied aux malléoles. Il s'agit de réduire drastiquement la pression au niveau du pied et d'apporter une progressivité du profil de pression entre le pied et la cheville. Mais la facilité d'enfilage n'est traitée que partiellement tant que la partie cheville voire même l'intégralité du dispositif n'est pas abordée. En termes de brevets, le Demandeur a aussi considéré et pris connaissance de manière large des documents suivants : 4 FR 2853525, FR 2789301, PCT WO 00/01332, WO 01/64152, WO 2008/053159, FR 2804695, FR 2888855, FR 2896808, US 2008/0171959, FR 2703243, FR 2852509, EP 927014, WO 2007/113430, FR 2654925. Ce dernier document décrit un bas de contention à usage médical incluant un fil élastique en élasthanne de 310 dTex noyé dans un enrobage de fils multibrins. Aucun de ces documents, ni le brevet FR 2654925, ne répondent néanmoins au problème posé de l'enfilage. Concernant les aides à l'enfilage, ils sont établis pour aider l'utilisateur et/ou un tiers assistant, pour enfiler et/ou faire enfiler les bas. Différents fabricants proposent de tels moyens identifiés sous les références � CHAUSSEBAS � pour la société MEDI, � L'ENFILE-BAS � pour la société COGNON MORIN. Certains dispositifs aident aussi pour le retrait du bas comme celui identifié sous la référence � MEDIVEN SAMBA � de la société MEDI. En pratique, ces aides rendent plus complexe l'enfilage, et peuvent être encombrantes et coûteuses. Au titre de l'art antérieur, le Demandeur précise qu'avant 1989, il fabriquait déjà des bas médicaux de compression ayant des titrages de 1.769 dTex et de 2.373 dTex. Ces produits de première génération sont caractérisés par une très forte contention qui s'effectue principalement dans la partie cheville avec la contention la plus forte et qui diminue progressivement jusqu'en haut de la cuisse. Ces produits sont très épais, peu esthétiques et difficiles à enfiler du fait de leur rigidité. Ils présentent un dimensionnement identique à plat à ceux des bas de même taille. Ainsi, le Demandeur a pu faire le constat que la problématique de l'enfilage de l'article de compression / contention et du bas médical de compression demeure, et que les solutions actuellement sur le marché à l'initiative d'une pluralité de fabricants ne sont pas satisfaisantes. BUTS RECHERCHES Un premier but recherché était la conception d'un article de 10 compression / contention du type bas médical de compression par exemple apportant un haut niveau de compression / contention supérieur à 20 mmHg associé à l'efficacité thérapeutique et physiologique, tout en facilitant l'enfilage de l'article sur la totalité du membre récepteur. 15 Un autre but recherché était la conception d'un article de compression / contention qui, tout en répondant à la problématique, ne génère pas l'adjonction de composants indépendants complexes surenchérissant les coûts de fabrication. 20 Un autre but recherché était la conception d'un article de compression / contention qui assure un haut degré d'observance et d'autonomie du patient sans avoir recours à un tiers ou à une aide de l'enfilage. Un autre but recherché était la conception d'un article de compression 25 / contention qui puisse être enfilé aisément, de sorte que le patient utilisateur puisse porter l'article selon le degré de compression / contention le plus adapté à son besoin, et donc sans être obligé ou quasiment obligé de choisir un article ayant des propriétés de compression / contention de valeur moindre mais plus facile à enfiler.5 Tous ces buts recherchés et objectifs mis en avant par le Demandeur lui ont permis de développer une réflexion globale en maîtrisant les paramètres, tout cela pour aboutir à une solution technique inattendue répondant en pratique à la problématique ainsi qu'il sera précisé et exposé par la suite. Il est ainsi nécessaire pour la compréhension de l'invention, de présenter et de rappeler certaines dispositions connues dans la fabrication des bas médicaux de compression à titre d'exemple. a) Rappel de la construction classique d'un bas médical de contention 1 ù Les bas médicaux de contention à un haut niveau de compression utilisent un fils de trame en élastomère et plus spécifiquement en élasthanne ayant un titrage utilisé pour la classe 3 jusqu'à 620 dTex. Cette trame est guipée en respectant le cahier des charges réglementaire qui impose notamment un guipage conventionnel en double hélice et un titrage minimum. Ce guipage permet de contrôler l'extensibilité du fil de trame et de le protéger contre les contraintes externes, l'abrasion notamment. Le tableau 1 illustre ci-après pour les bas médicaux de contention de différents fabricants le titrage des fils de trame ou âmes en élastomère en classe 3. Les valeurs vont de 310 à 640 dTex. Les dimensions d'application sont celles indiquées par les fabricants. Les dimensions à plat et les titrages sont évalués au laboratoire d'essai du Demandeur. TABLEAU 1 Analyse produits existant sur le marché. Dimensions à plat et 5 titrage des âmes (élastomères) utilisés sur les BMC classe 3 Cheville titrage Périmètre Périmètre Mesure à plat Taille (cm) Mollet (cm) Cuisse Elastomère app. mini app. maxi (cm) (cm) T1 court 7,4 11,7/11,8 16,7/16,8 T2 court 7,8/7,9 11,6/11,9 15,4/15,6 21,5 23,5 Varisma Comfort coton 3 T3 court 8,5 12,9/13 17,9 EA Innothera T4 court 9,3 13,5/13,8 19 540dTex T1 normal 7,4 / 7,5 12 18,1 / 18,2 T2 normal 7,9 / 8 12,9 / 13 18,9 T3 normal 8,9 / 8,8 13,5 18,8 / 18,7 Venoflex Elégance H 3 T2N 7,8 12/12,2 17,2/17,3 Thuasne EA 470dTex Venoflex Transparence F 3 T2N 8,6/8,7 12/12,2 16 22 24 Venoflex Douceur F 3 T2 N 8,3 12,5 17 Mediven Elegance 30 TM Court 7 10,2 14 EA 470dTex 21 23 Jobst Caresse T2 Normal 7,3 10,5 17,2 EA 20 22 Jobst Allure T2 Normal 7,3 10,5 18 / 18,1 395dTex T2 Court 7,3 10,5 14,3 / 14,4 22,5 24,5 T3 Court 8,1 11,4 14,6 / 14,7 T4 Court 8,6 11,6 15,2 / 15,3 Radiante 93 Coton Classe 3 T5 Court 8,9 11,9 15,5 / 15,5 Gomme 90 Femme T1 Moyen 7,5 10,1 12,6/13 (637 dTex) T4 Moyen 8 / 8,5 11,5 / 11,6 15,3 / 15,5 T5 Moyen 8,9 / 9 11,6 / 11,7 15,8 / 16 T3 Long 8,3 / 8,4 11,4 / 11,5 14,6 / 14,7 T2 Court 7,6 10,5 / 10,6 14,5 22,5 24,54 T 3 Court 7,9 10,9 / 11 14,5 / 14,6 T 1 Moyen 7 / 7,1 10,3 / 10,4 14,1 / 14,2 Radiante 93 Coton Classe 3 T 3 Moyen 7,8 10,7 / 10,8 15 Homme T 5 Moyen 9,1 / 9,2 13,8 16 / 16,2 Gomme 90 T 2 Long 7,5 / 7,6 10,2 14,5 / 14,6 (637 dTex) 22,5 24,54 T 3 Long 8/8,1 10,6 15,5 T 4 Long 8,4 / 8,5 11,3 16 T 5 Long 9,3 /9,4 13,5 16,8 / 16,9 Cheville Titrage Périmètre Périmètre Mesure à plat Taille (cm) Mollet (cm) Cuisse Elastomère app. mini app. maxi (cm) (cm) EA 285/310 VenactifDouceur Gibaud T2 7,1/7,2 11,9/12 15,8/15,9 dTex 20 23 Veinostim Caresse Pierre F. T2N 8,1/8,1 9,4/9,6 14,1/14,3 EA 22 24 Veinostim Finesse Pierre F. T2N 8,1/8,1 10,3/10,4 15,7/15,6 285/310dTex Veinamitex Labo Pharma T2N 7,4 11 17,5 EA 395dTex 20 23 Sigvaris Coton 3 H M 8,2 13 16,9 Sigvaris Microfibre 3 H M 8,4 13 18,5 EA 22 24 Sigvaris Coton 3 F M 8,2 13 16,9 620 dTex Sigvaris Microfibre 3 F M 7,9 12 17,5 10 La trame est ensuite intégrée dans la structure textile tricotée avec une densité appropriée liée à la hauteur de la maille pour avoir dans la zone concernée le niveau de compression voulu pour une dimension d'application donnée (mises en extension transversale et longitudinale de la structure textile tricotée ou article lorsqu'il est porté). 2 ù Le taillage de l'article, en l'espèce un bas médical de contention, permet d'établir un tableau de taillage en fonction de la morphologie du patient avec les trois zones successives b) tour de cheville, c) tour de mollet, m) tour de cuisse. Le tableau ci-après donne des indications de tailles en fonction des dimensions références XS, S, M, L, XL, XXL, correspondant à une normalisation spécifique. TABLEAU 2 SYSTEME DE TAILLAGE CLASSE 3 FEMME Chaussettes - BAF Hauteur BAF Hauteur chaussettes A-G Pointures A-D Pointures .......... HOMME Chaussettes - BAF Hauteur chaussettes A-G Pointures Hauteur BAF A-D Pointures La dimension à plat de l'article est ainsi une résultante de cette construction et correspond au dimensionnel de l'article posé à plat. On a ainsi représenté figure 1 un tel article (1) dans le cas d'un bas médical de contention / compression. b) comportement mécanique des bas médicaux de compression dans le cadre de la mesure de la compression et de la courbe allongement en tenant compte de la norme NF G 30-102. Des analyses ont été effectuées et il y sera fait référence par la suite comparativement à l'article selon l'invention. c) Evaluation du coefficient de friction de textures de bas médicaux chez des sujets sains au niveau du cou-de-pied. Cette étude a été réalisée par le Centre d'Etudes et de Recherche sur le Tégument au CHU de Besançon en France, à l'initiative du Demandeur. Il ressort de cette étude que la peau du cou-de-pied est fortement hydratée. Ainsi, la problématique liée à des difficultés d'enfilage du fait du frottement avec la matière est réelle et généralisable, même aux personnes qui n'ont pas tendance à transpirer. d) Des travaux sur la glissabilité des matières (coefficient de friction peau /textile) ont été réalisés après avoir déterminé les problématiques liées à la peau du cou-de-pied. INVENTION C'est à partir de l'ensemble de ces éléments et données scientifiques que le Demandeur a cherché à concevoir un nouvel article de contention / 15 compression à un niveau de compression élevée. L'ensemble de ces analyses a conduit le Demandeur à s'orienter vers une construction différente de celles habituellement utilisées dans les constructions classiques, répondant aux conditions de titrage rappelées 20 précédemment. La solution apportée par le Demandeur apporte des résultats inattendus et répondant spécifiquement à la problématique posée en assurant un enfilage aisé limitant la contrainte et l'assistance extérieure de l'article 25 confectionné. Cette solution implique une sélection particulière du fil de trame en élastomère et élasthanne en particulier qui entraine après une fabrication classique de l'article dans les conditions usuelles une configuration de 10 l'article confectionné différente et parfaitement identifiable par rapport à un article de contention / compression de même classification. Ainsi, selon l'invention, l'article de contention / compression ayant un niveau de compression élevé supérieur à 20mmHg du type tricoté ou tissé comprenant un fil de trame guipé en double hélice avec une âme enélastomère et notamment en élasthanne tricoté sur l'ensemble de l'article confectionné est remarquable en ce que le titrage dudit fil de trame est comprise entre 750 et 1.700 dTex, en permettant l'obtention pour une même classification un article de dimensions supérieures à un article comparable de même catégorie, et en ce que les caractéristiques d'allongement dimensionnel de l'article sur toute sa surface mettent en oeuvre la formule : Titre K * Périm.app.min ,Comp.moy L arg.à. plat dTex où le facteur K est égal à 55 et exprimé en.JmmHg Selon une autre caractéristique, le fil de trame en élastomère et 20 élasthanne particulièrement présente un titrage de l'ordre de 900 à 1.000 dTex. Ces caractéristiques et d'autres encore ressortiront bien de la suite de la description. Pour fixer l'objet de l'invention illustrée d'une manière non limitative aux figures des dessins où : - la figure 1 est une vue à plat selon l'art antérieur d'un article de contention / compression du type bas médical selon une taille donnée. 25 - la figure 2 est une vue à plat d'un bas médical de contention / compression réalisé selon l'invention et ayant la même taille que celui de la figure 1. - la figure 3 est une vue à plat selon les figures 1 et 2 représentant les deux bas des figures 1 et 2 en superposition et faisant apparaître leur différence de dimensions. - la figure 4 illustre le portage des deux bas selon l'art antérieur et selon l'invention. - la figure 5 illustre l'enfilage des bas selon l'art antérieur et selon l'invention au niveau du pied. - la figure 6 illustre l'enfilage des bas selon l'art antérieur et selon l'invention au niveau du mollet. - la figure 7 illustre l'enfilage des bas selon l'art antérieur et selon l'invention au niveau de la cuisse. Afin de rendre plus concret l'objet de l'invention, on le décrit maintenant d'une manière non limitative illustrée aux figures des dessins. L'article de contention / compression concerné par l'invention se rapporte à tous les exemples cités de manière non limitative dans le préambule de la description. L'invention est décrite ci-après pour son application non limitative à un bas de compression / contention à titre d'exemple, mais l'originalité de l'invention se rapporte à la définition générale initiale de l'article. Pour la bonne compréhension de l'invention et de ses résultats, il sera fait référence à des tableaux comparatifs en considérant bien entendu que les produits sont fabriqués dans les mêmes conditions, sont de même catégorie, tableaux incluant également les caractéristiques spécifiques au produit de l'invention qui lui confèrent son originalité et sa spécificité pour répondre à la problématique de l'enfilage par le patient. En se référant aux figures 1 à 7, l'article du type bas médical de contention issu de l'art antérieur est référencé par (1) et celui objet de l'invention par (2). Ils sont fabriqués à partir des mêmes matériaux, des mêmes structures textiles, utilisent un fil de trame enroulé en hélice ou double hélice sur la totalité du corps de l'article, le fil de trame étant guipé et réalisé en élastomère et plus spécifiquement en élasthanne. La différence selon l'invention réside dans le fait que le fil de trame dans le cas du bas (1) présente un titrage choisi dans la fourchette connue de 310 à 640 dTex tel qu'identifié dans le tableau 1, alors que selon l'invention, le fil de trame en élastomère et en élasthanne en particulier présente un titrage beaucoup plus important que le titrage maximum connu de 640 dTex en étant donc choisi et sélectionné avec un titrage de 750 à 1.700 dTex soit une augmentation minimum de 750/640 = 17 %. Dans le cadre d'une optimisation de l'invention, le titrage du fil de trame se situe entre 900 et 1.000 dTex et de préférence 940 dTex, soit une augmentation de 940/640 d'environ 50 %. Cette sélection particulière du titrage du fil de trame en élasthanne très au-delà des usages et normes permet d'aboutir à la réalisation d'un article de contention / compression répondant à la problématique et apparaissant visuellement surdimensionné (figure 3) par rapport à un bas médical de contention / compression classique tout en étant d'une même catégorie de taille. Les figures 1 à 3 sont ainsi très explicites dans la représentation des bas à plat avant portage. On a identifié par (e) l'écartement dimensionné en partie supérieure. Cette caractéristique particulière de titrage est combinée avec l'application de la formule suivante. Titre > K. Périm.app.min ,Comp.moy L arg.à. plat Et 750 10 Le facteur K comprend la valeur 55 et l'unité s'y rapportant. Voici les unités utilisées dans cette formule : Titre : Masse linéique du fil d'élasthanne contenu dans le fil de trame en dtex, et par extension de l'élastomère utilisé. 15 Com. Moy : Compression moyenne dans la classe de compression concernée en mmHg. (Exemple, pour une Classe 3 française, Comp. Moy. = 28 mmHg). Pour une classe 4 (>36mmHg), en l'absence de précision d'une plage de compression de la part du fabricant, la compression moyenne est déterminée à partir d'articles commercialisés, selon la méthode de référence 20 Larg. à plat : Largeur à plat du produit mesurée à la cheville en cm (selon la taille). Par extension, concerne la largeur au niveau du poignet pour un manchon positionné sur le membre supérieur. Périm.app.min : Périmètre d'application minimum à la cheville en cm (suivant la taille concernée). Par extension, concerne le périmètre 25 d'application minimum au niveau du poignet pour un manchon positionné sur le membre supérieur. La partie gauche de la formule prend en compte les composantes élasto-mécaniques, avec comme spécificité pour l'invention un titre particulièrement élevé pour la compression visée.5 La partie droite de la formule prend en compte les composantes dimensionnelles, avec comme spécificité pour l'invention un dimensionnel à plat particulièrement important au regard des dimensions d'application. Deux exemples sont donnés à partir d'un produit commercialisé par le demandeur SIGVARIS COTON 3 HOMME et un des produits suivant l'invention SIGVARIS EXPERT pour l'explication de l'application de la formule. Il est considéré la classe 3 des bas médicaux de compression et la valeur moyenne de compression en est de 28. Exemple SIGVARIS COTON : La formule devient : 650 > 55 * 22 soit 117,11 inférieur à 147,56 pas applicable 28 8.2 Exemple SIGVARIS INVENTION: La formule devient : 940 >55* 22 soit 177,64 supérieur à 151,25 applicable 2 8 Cette dernière valeur valide l'application de l'invention en fonction des caractéristiques de titrage sélectionné. Le tableau T3 donne par ailleurs, pour différents produits sur le marché, et celui objet de l'invention identifié SIGVARIS EXPERT, les valeurs en application. 25 TABLEAU 3 PRODUIT DIMENSIONS TITRAGE TRAME LARGEUR A D'APPLICATION PLAT MINI MAXI Varisma comfort coton3 21,5 23,5 570/620 7,9 Radiante coton Hom 22,5 24,5 637 7,7 Radiante coton Fem 22,5 24,5 637 7,7 Mediven elegance 21 23 395/470 6,9 Sigvaris Expert 22 24 940 9 Veinostim caresse (PF) 22 24 285/310 8 Veinostim finesse (PF) 22 24 285/310 8 Venactif Douceur 20 23 285/310 7,2 Venoflex Douceur 21 24 470 8,4 Venoflex Elegance Hom 21 24 470 7,9 Venoflex Transparence 21 24 470 8,7 Jobst Caresse 20 22 395/475 7,3 Jobst Allure 20 22 395/475 7,3 Sigvaris micro 3 Fem 22 24 475 7,9 Sigvaris coton 3 Fem 22 24 620 8,2 Sigvaris micro 3 Hom 22 24 620 8,4 Sigvaris coton 3 Hom 22 24 620 8,25 TABLEAU 3 (suite) PRODUIT Formule de Formule de Vérification gauche droite Varisma comfort coton3 107,72 149,68 NO Radiante coton Hom 120,38 160,71 NO Radiante coton Fem 120,38 160,71 NO Mediven elegance 88,82 167,39 NO Sigvaris Expert 177,64 134,44 YES Veinostim caresse (PF) 53,86 151,25 NO Veinostim finesse (PF) 53,86 151,25 NO Venactif Douceur 53,86 152,78 NO Venoflex Douceur 88,82 137,5 NO Venoflex Elegance Hom 88,82 146,20 NO Venoflex Transparence 88,82 132,76 NO Jobst Caresse 74,65 150,68 NO Jobst Allure 74,65 150,68 NO Sigvaris micro 3 Fem 89,77 153,16 NO Sigvaris coton 3 Fem 117,17 147,566 NO Sigvaris micro 3 Hom 117,176 144,05 NO Sigvaris coton 3 Hom 117,17 147,56 NO En situation de portage représenté figure 4, la présentation du bas sur la jambe est la même et aucune différence n'apparaît. On a représenté aux figures 4, 5 et 6 les différents stades d'enfilage des bas (1) art antérieur et (2) invention, montrant bien l'élargissement ainsi sur la totalité du bas de l'invention à des endroits identiques par rapport au bas classique, facilitant ainsi l'enfilage. L'élargissement moyen, correspondant à la déformation moyenne de l'article, sur toute sa longueur, entre ses dimensions à plat et les dimensions d'application minimales, et répond à la formule suivante : % allongement moyen 10 TABLEAU 4 DIMENSIONNEL ELARGI DE L'INVENTION IS (exemple applicatif EXPERT pour des BMC de classe 3) PRODUIT Dim. appl. Cheville circonf. à % chev Dim. appl. Mollet circonf. à % mollet mini (cm) plat (cm) mini (cm) plat (cm) Varisma comfort coton3 21,5 15,8 36 / 26 / Radiante coton Hom 22,5 15,4 46 / 20,4 / Radiante coton Fem 22,5 15,4 46 29 21 38 Mediven elegance 21 13,8 52 32 20,4 57 Sigvaris Expert Fem 22 18,2 21 35 28,2 24 Sigvaris Expert Hom 22 18,2 21 35 28,4 23 Veinostim caresse (PF) 22 16 38 35 19,2 82 Veinostim finesse (PF) 22 16 38 35 20,8 68 Venactif Douceur 20 14,4 39 31 24 29 Venoflex Douceur 21 16,8 25 / 25 / Venoflex Elegance Hom 21 15,8 33 32 24,4 31 Venoflex Transparence 21 17,4 21 / 24,4 / Jobst Caresse 20 14,6 37 31,5 21 50 Jobst Allure 20 14,6 37 31,5 21 50 VEINAMITEX 20 14,8 35 32 22 45 Sigvaris micro 3 Fem 22 15,8 39 35 24 46 Sigvaris coton 3 Fem 22 16,4 34 35 26 35 Sigvaris micro 3 Hom 22 16,8 31 35 26 35 Sigvaris coton 3 Hom 22 16,4 34 35 26 355 TABLEAU 4 (SUITE) PRODUIT Dim. applic. Cuisse circonf. à % cuisse Moyenne Moyenne mini (cm) plat (cm) chev - cuisse globale Varisma comfort coton3 50 37,8 32 34 / Radiante coton Hom 47 29,1 62 54 / Radiante coton Fem 47 28,7 64 55 49 Mediven elegance 48 28 71 62 60 Sigvaris Expert Fem 48 40,4 19 20 21 Sigvaris Expert Hom 50 40,4 24 22 23 Veinostim caresse (PF) 48 28,4 69 53 63 Veinostim finesse (PF) 48 31,3 53 45 53 Venactif Douceur 45 31,7 42 40 37 Venoflex Douceur 49 34 44 35 / Venoflex Elegance Hom 50 34,5 45 39 36 Venoflex Transparence 49 32 53 37 / Jobst Caresse 45 34,4 31 34 39 Jobst Allure 45 36,1 25 31 37 VEINAMITEX 53 35 51 43 44 Sigvaris micro 3 Fem 48 33,8 42 41 42 Sigvaris coton 3 Fem 48 37 30 32 33 Sigvaris micro 3 Hom 48 33,8 42 36 36 Sigvaris coton 3 Hom 48 27,4 75 55 48 La déformation subie par l'article entre le repos et les dimensions d'application minimales (se référer au tableau de taillage du fabricant) est caractéristique pour l'invention objet de la demande, et en ce que sur tout l'article, cette déformation est réduite le plus possible du fait de l'élargissement de tout le dispositif et est inférieure à 25%. Cette déformation peut être mesurée soit en deux points extrêmes de l'article (cheville et cuisse pour un bas auto-fixant ou un collant par exemple), ou en 3 points si les données du fabricant sont disponibles (exemple : cheville, mollet et cuisse). Les autres produits "classiques" ont un taux d'allongement > 30%. Une autre caractéristique importante de l'invention est celle de la trame qui est combinée avec la sélection appropriée de la trame d'élastomère notamment en élasthanne à module souple ou élastodiène (gomme naturelle). Le fil de trame est dans le cas d'un BMC guipé selon le procédé de guipage conventionnel en double hélice (double couverture). Sur d'autres dispositifs, le guipage peut être conventionnel en simple ou double couverture autour de l'âme centrale, en assemblage air (entremêlement de fils) ou par points de chaînette. Le fil de trame comporte une ou plusieurs âmes élastiques, pouvant être de natures différentes. Le titrage mentionné dans l'invention correspond au titrage global. Pour en faciliter la compréhension, il y a lieu de se référer au tableau T5 ci-après qui est un comparatif entre le produit (1) classique et le bas (2) selon l'invention. Le graphe présente le rapport de compression de l'article par rapport à son allongement en identifiant 7 zones : Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 et Z7. TABLEAU 5 Dimensiond d'application Mini Max Allongement (mm) Construction classique I.S construction classique construction selon l'invention Le pied de courbe est caractéristique du dimensionnel des articles. - La zone Z1 : les produits sont au repos et les dimensions à plat sont constantes. 10 - La zone Z2 correspond à l'étirement du produit pour arriver aux dimensions d'applications. - La zone Z3 correspond aux dimensions d'application (mini et maxi) avec le niveau d'efficacité thérapeutique recherché. - La zone Z4 montre l'étirement complémentaire du produit. 15 - La zone Z5 correspond à la zone d'enfilage de l'article avec un allongement de 50 % de l'article. On distingue parfaitement la différenciation des courbes des bas 1 et 2. Ainsi le choix particulier de l'élastomère de type élasthanne à module souple ou élastodiène contribue à cet effet.5 - La zone Z6 sort du domaine d'utilisation et est laissée pour montrer le comportement mécanique. - La zone Z7 horizontale est la zone de compression thérapeutique. L'intersection entre les zones Z3 et Z7 donne l'efficacité thérapeutique recherchée. Ainsi, les caractéristiques de la trame selon l'invention permettent pour faciliter l'enfilage de l'article d'avoir une augmentation de compression modérée par une déformation supplémentaire de 50 % de la zone Z5 par rapport à une construction classique. On observe aussi à partir du graphe une zone Z6 décalée par rapport aux articles de contention classique, cette zone n'apportant pas d'effet particulier mais étant représentative de la courbe dans son ensemble. Cette étude comparative a été établie sur un bas de taille Médium représentative car correspondant à 37 % de l'ensemble des ventes toutes tailles confondues hommes/femmes. 20 Des essais et tests ont été réalisés comparativement et ont donc permis de valider le choix technique inattendu le Demandeur en particulier par l'utilisation d'un titrage d'élastomère ou d'élasthanne pour la trame anormalement élevé pour le niveau de compression. Cela concerne en particulier la zone Z1 pour le dimensionnel à plat élargi en Z3 pour 25 l'efficacité thérapeutique. Les articles de compression / contention mettent en oeuvre la sélection particulière du titrage de fil de trame répondant aux buts recherchés et visés. L'intérêt de l'invention réside aussi dans le fait que l'effet donné par le fil de15 trame sélectionné se transpose dans la totalité du corps de l'article, puisque le fil de trame est enroulé en hélice sur toute la constitution de l'article. L'article en totalité est donc concerné et sa facilité d'enfilage ou de retrait s'apprécie sur tout le produit et non sur une seule partie selon l'art antérieur. Le niveau de compression de l'article est de préférence entre 25 et 45 mmHg. Les avantages ressortent bien de l'invention. L'identification 10 inattendue d'un titrage spécifique de fil de trame en élasthanne dans des valeurs très au-delà des besoins par rapport à la compression substantielle permet de concevoir un article textile de compression / contention se différenciant dimensionnellement des articles de mêmes caractéristiques en donnant des capacités optimisées pour l'enfilage de l'article sur des membres 15 inférieurs ou supérieurs selon les applications. Un autre avantage réside dans l'amélioration apportée sur le pied - là encore pour faciliter l'enfilage. La zone entre la pointe et le démarrage du cou-de-pied est encore plus assouplie, de façon à faciliter l'enfilage de la 20 pointe et du début du pied et améliorer le confort au porter. Pour ce faire, un changement de trame est opéré dans cette zone : on passe pour l'exemple applicatif pour l'article selon l'invention avec une trame utilisée sur le reste de l'article (EA 940 dTex) à une trame "classique" avec une âme de 390dTex. 25