Brevet FR2929014A1 — publié le 20090925

-1- La présente invention concerne une boîte de résistances temporisées pour la vérification des contrôleurs permanents d'isolement (ci-après � CPI �). Pour l'instant la vérification des CPI est effectuée par des résistances de faibles valeurs non temporisées et non protégées par Contrôle Thermique Négatif (ci-après � CTN �). Ce manque actuel dans la vérification des CPI entraîne lors de sur-chauffe la destruction des résistances. Le dispositif selon l'invention permet de remédier à cet inconvénient. Le dispositif est composé d'un circuit imprimé reliant tous les composants dont les résistances, à l'interface (2) (10 bornes noires, 1 jaune et verte, et les deux leds). En intégrant un circuit intégré avec une CTN, cela permet la temporisation de la valeur ohmique entre les bornes (3) et (4) et la coupure du dispositif avant la sur-chauffe. Cette association de la temporisation et de la CTN permet une bonne protection pour les résistances de puissances. Suivant la démarche de vérification des CPI : -la borne vert/jaune marquée C (3) met le montage sous tension dès qu'une fiche banane de 4mm du cordon allant sur le CPI à contrôler est introduite sortie S1. - la led verte (5) s'éclaire dès que la fiche est introduite. -une led rouge (6) s'éclaire dès qu'une fiche banane 4mm de l'autre cordon est introduite sortie S2, indiquant ainsi que la temporisation est en cours. Si la led rouge clignote cela signifie que la temporisation est coupée. - la réalisation du circuit imprimé (7) reliant les bornes à contacts et les composants dont le circuit intégré IC2 (8) pour la programmation de la temporisation. - une temporisation de 6 secondes s'effectue pour les 3 valeurs suivantes : 5005 ,11c ,2kS . - une temporisation de 15 secondes s'effectue pour les 7 autres valeurs suivantes : 5kQ, 10ko, 20ko, 501Ç!2, 1001c n, 150kS, 197ko. - la protection thermique (9) est effectuée par le contrôle thermique négatif. Schéma et synoptique annexés illustrent l'invention : Le schéma indique le fonctionnement du montage électronique. Le synoptique indique le branchement électrique de la boite de résistances avec le CPI . 2929014 -2- En référence à ses dessins, sur le couvercle (2) de la boite de résistances (l) se situe toutes les interfaces (les dix bornes noires, la led rouge et la verte, la bornes vert/jaune) nécessaire à la vérification des CPI. Son utilisation s'effectue ainsi : Après introduction d'une fiche banane de 4mm du cordon allant sur le CPI à contrôler dans la borne vert/jaune marquée C (3), la led verte (5) s'éclaire et indique que le montage est sous tension. Puis, après introduction d'une fiche banane de 4mm de l'autre cordon allant sur le CPI à contrôler dans une des dix bornes noires (4), ce nombre permet à l'utilisateur de choisir la valeur de résistance, la led rouge (6) s'éclaire et indique que la temporisation est en cours. La réalisation du schéma se fait par un circuit imprimé (7) qui assemble les composants avec les bornes (3et4) et les leds (5et6) dans le boîtier (1). 15 Le temps de la temporisation peut être modifié sans changer le schéma car il y a juste la programmation du circuit intégré IC2 (8) pour changer la durée. La protection des résistances est réalisée par le fonctionnement de la temporisation des résistances (puissance choisit suivant la valeur ohmique) et de la CT'N qui coupe la temporisation dès que la température à l'intérieure du boîtier atteint environ 20 60°C. L'ensemble des composants qui sont sur le couvercle son assemblés par un circuit imprimé (7) et ceux du schéma dont le circuit intégré IC2 (8). Quand la temporisation est coupée la led rouge clignote alors que cette dernière reste allumée lorsque la temporisation est en cours. 25 Le dispositif est alimenté par deux piles de 9V. A titre d'exemple non limitatif, le boîtier aura des dimensions de l'ordre de 170mm pour la longueur, 80mm pour la largeur et 65mm pour la hauteur. Le dispositif selon l'invention est particulièrement destiné aux organismes de contrôle 30 électrique. 10 REVENDICATIONS 1) Dispositif pour la vérification des contrôleurs permanent d'isolement (abréviation CPI) caractérisé en ce qu'il comporte : - Un boîtier (1) rectangulaire en polycarbonate. - Sur le couvercle (2) une première borne (3) marqué C sur laquelle on va brancher un premier cordon du CPI à contrôler. - Parmi les dix bornes (4) couleur noir, on va brancher le second cordon venant du CPI à contrôler. - A l'intérieur du boîtier, un circuit imprimé (7) venant raccorder tous les composants dont : ° Le circuit intégré IC2 (8) qui permet la temporisation de la valeur ohmique entre les bornes (3 et 4). ° Le dispositif d'affichage, une Led verte (5) el une rouge (6), indiquant le fonctionnement du montage. 2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé par une borne vert/jaune marquée C (3) met le montage sous tension dès qu'une fiche banane de 4mm du cordon allant sur le CF'I à contrôler, est introduite sortie S1 (suivant le synoptique). 3) Dispositif selon la revendication 2 caractérisé par une led verte (5) s'éclaire dès que la 20 fiche est introduite, et confirme que l'appareil est sous tension. 4) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé par l'une des dix bornes noires (4) suivant la valeur de résistance choisit. 25 5) Dispositif selon la revendication 4 caractérisé par une led rouge (6) qui s'éclaire dès qu'une fiche banane 4mm de l'autre cordon est introduite sortie S2 (suivant synoptique), indiquant ainsi que la temporisation est en cours. Si la led rouge clignote cela signifie que la temporisation est coupée. 10 15 30-4- 6) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé par la réalisation du circuit imprimé (7) reliant les bornes à contacts et les composants dont le circuit intégré IC2 (8) pour la programmation de la temporisation. 7) Dispositif selon la revendication 6 caractérisé en ce que concerne la temporisation de 6 secondes pour les 3 valeurs suivantes : 50052,1 k52,2k52. 8) Dispositif selon la revendication 6 caractérisé en ce que concerne la temporisation de 15 secondes pour les 7 autres valeurs suivantes : 5k52, 10k52, 20k52, 50kÇ, 100kS2, 1501.52, 10 197k52 ou autres valeurs. 9) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que concerne la protection thermique (9) sur le schéma qui est répertorié R14(ctn47kS ).