Brevet FR2931323A1 — publié le 20091120

DISPOSITIF ET PROCEDE DE RÉFLECTOMÉTRIE MULTIPORTEUSE POUR LE DIAGNOSTIC EN LIGNE D'AU MOINS UNE LIGNE DE TRANSMISSION DESCRIPTION DOMAINE TECHNIQUE L'invention concerne un dispositif et un procédé de réflectométrie multiporteuse pour le diagnostic en ligne d'au moins une ligne de transmission, par exemple d'un réseau filaire. Le domaine de l'invention est notamment celui du diagnostic embarqué de réseaux câblés par 10 réflectométrie. ÉTAT DE LA TECHNIQUE ANTÉRIEURE Le but de la réflectométrie est de retracer les variations brusques de l'impédance caractéristique 15 d'une ou plusieurs lignes de transmission qui peuvent correspondre à des branches ou des défauts (court-circuit, ou circuit ouvert), en déterminant les coefficients de réflexion ak de la ou des lignes. Le principe de la réflectométrie est basé 20 sur la propagation d'ondes de tension dans ces lignes. Il consiste à envoyer un signal connu x(t) dans une ligne électrique et à mesurer ensuite le signal xs(t) que renvoie la ligne. La mesure qui est faite est alors composée de l'ensemble des échos dus aux variations de 25 l'impédance caractéristique de la ligne. L'analyse de la mesure xs(t) par rapport au signal original x(t) donne une estimation de la réponse de la ligne. 2 Le schéma de la figure 1 illustre le fonctionnement général d'un dispositif de réflectométrie. Sur cette figure sont représentées : • une partie émission qui comprend : - un générateur de forme 10, - un convertisseur numérique-analogique 11, - un premier dispositif de couplage électrique 12 relié à la ligne à diagnostiquer 13, • une partie détection qui comprend : 10 - un second dispositif de couplage électrique 14 relié à la ligne 13, - un convertisseur analogique-numérique 15, - un dispositif de moyennage et de traitement du signal 16. 15 Le signal x(t) envoyé sur la ligne 13 par la partie émission est soumis à des contraintes propres à l'application et à la méthode de réflectométrie utilisée. Le couplage électrique a pour rôle de réaliser l'interfaçage entre le dispositif de 20 réflectométrie (émission, réception du signal) et la ligne 13 en assurant des fonctions telles que l'adaptation d'impédance, la protection électrique ou encore un éventuel filtrage. La relation entre xs(t) et x(t) est donnée 25 par la relation : xs(t)=x(t)*h(t), * représentant le produit de convolution. Dans le domaine fréquentiel on obtient la relation : X(f)=X(f)H(f) . h(t) comprend une suite d'impulsions de type dirac telles que : 30 h(t)=Eak8(t-tik) (1) 3 Le dispositif de réflectométrie a pour objet de mesurer avec un maximum de précision ce signal h(t), que l'on appelle � réponse de la ligne �. Avec un réseau de câbles, la réflectométrie consiste à émettre un signal sur ce réseau de câbles puis à mesurer les échos renvoyés. Le retard et l'amplitude de ces échos permettent d'obtenir des informations sur la structure ou sur les défauts électriques présents dans ce réseau. Plus généralement, chaque écho correspond à une singularité. On peut ainsi localiser, caractériser et éventuellement prédire une panne. Les méthodes classiques bien connues de réflectométrie sont la réflectométrie TDR (� Time Domain Reflectometry �) et la réflectométrie FDR (� Frequency Domain Reflectometry �). Lorsque l'on désire faire un diagnostic en ligne ou � on line �, on envoie les signaux de réflectométrie sur le réseau lorsque le système cible est en fonctionnement. Cela permet d'établir un diagnostic beaucoup plus poussé du réseau car on se trouve dans les conditions de fonctionnement réelles du système. En outre, il est possible de détecter des défauts transitoires. Il faut cependant éviter toute interférence entre les signaux liés au fonctionnement du système cible et la réflectométrie. Cela se traduit par diverses contraintes (variables d'une application à l'autre) au niveau CEM (� compatibilité électromagnétique �), occupation spectrale des signaux ou encore robustesse au bruit. Des techniques spécifiques de réflectométrie doivent donc être mises en oeuvre pour s'adapter à ces contraintes. 4 Plusieurs méthodes de réflectométrie de l'art connu permettent de répondre, dans certains cas d'applications, aux contraintes d'un diagnostic en ligne. On peut citer : • la réflectométrie STDR (� Sequence Time Domain Reflectometry �), comme décrit dans le document référencé [1] en fin de description : cette méthode est également intéressante pour le diagnostic � off line � (ou non connecté). Elle permet de réduire l'amplitude du signal émis en gardant les mêmes performances qu'une réflectométrie TDR classique. Elle peut être mise en oeuvre dans un système numérique. • la réflectométrie SSTDR (� Spread Spectrum Time Domain Reflectometry �), comme décrit dans le document référencé [1] : cette méthode basée sur la réflectométrie STDR permet de déplacer le spectre du signal émis grâce à l'ajout d'une partie analogique, ce qui permet de diminuer la puissance injectée dans les basses fréquences. Cependant l'occupation spectrale est deux fois plus importante qu'avec la réflectométrie STDR et le spectre peut juste être décalé mais pas déformé. • la réflectométrie NDR (� Noise Domain Reflectometry �), comme décrit dans le document référencé [2] : cette méthode permet de faire de la réflectométrie sans émettre aucun signal. Ce sont les signaux déjà présents sur la ligne qui sont utilisés. Bien que cette méthode puisse être intéressante dans certains cas, elle présente des inconvénients majeurs : - Les signaux présents dans le réseau de câbles doivent avoir les propriétés adéquates. Les traitements sont plus complexes. Les signaux de test ne sont pas périodiques ce qui a des conséquences sur la complexité du traitement et sur la qualité de la mesure. 5 la réflectométrie MCR (� MultiCarrier Reflectometry �), comme décrit dans le document référencé [3] : l'intérêt de cette méthode utilisant des signaux multiporteuses est la grande flexibilité avec laquelle on peut moduler le spectre du signal émis, ce qui permet ainsi de s'adapter à des contraintes propres au diagnostic en ligne. Par exemple, s'il est interdit d'émettre sur une bande de fréquence située au milieu du spectre du signal test, il est tout à fait possible d'annuler l'énergie du signal sur cette bande de fréquence. La méthode proposée reste cependant très limitée car elle ne permet de diagnostiquer que des lignes simples et uniformes. Ces méthodes de l'art connu pour un diagnostic � en ligne � souffrent d'un manque de flexibilité en termes de paramétrage. Ainsi, ces méthodes ne permettent pas toujours de se plier au contraintes des applications pour un tel diagnostic en ligne. Un des aspects importants du diagnostic en ligne est l'occupation spectrale du signal test émis sur le réseau de câbles. En effet le spectre du signal doit, d'une part, satisfaire les normes CEM de l'application et, d'autre part, permettre de limiter les interférences avec le fonctionnement de l'application. L'invention a pour objet de pallier ces inconvénients et de permettre un diagnostic en ligne 6 qui peut être appliqué à une topologie totalement arbitraire de réseau électrique. EXPOSÉ DE L'INVENTION L'invention concerne un dispositif de réflectométrie multiporteuse pour le diagnostic en ligne d'au moins une ligne de transmission, caractérisé en ce qu'il comprend : • une partie émission comportant successivement . - un module de paramétrage d'un signal test SF, au travers de vecteurs c et 0 tels que : C= [co, Cl, ...cN/2] T avec cneR+ amplitude de la nièr"e sinusoïde, e= [Oo, 01, ..., ON/2]T N/2 ] T avec On phase de la n ème sinusoïde qui délivre ce signal test tel que : sFû [0, c ej91, c2e]e2 , . . . , cN/z-lei0N/2-1, CN/2, CN/2_lei0N/2-1, jON/z-2 jOl T cN/2-2e , . . . , clé ] - un module de synthèse de ce signal test par transformée de Fourier discrète inverse, - un convertisseur numérique-analogique relié à la ligne, • une partie détection comportant successivement . - un convertisseur analogique-numérique relié à la ligne, - un éventuel module de moyennage, - un module de transformée de Fourier discrète, - un module d'analyse, qui reçoit également le signal test 5F. Avantageusement, l'invention concerne un dispositif dans lequel le module d'analyse comprend des moyens d'inter-corrélation entre le signal émis et le signal mesuré. Le module d'analyse peut comprendre des moyens de post-traitement. Les moyens de post-traitement peuvent réaliser une déconvolution brute. Les moyens de post-traitement peuvent réaliser un algorithme de nettoyage. Le convertisseur analogique- numérique peut comprendre des moyens de sur- échantillonnage. Des moyens de filtrage analogique peuvent être insérés après le convertisseur numérique-analogique. L'invention concerne également un procédé de réflectométrie multiporteuse pour le diagnostic en ligne d'au moins une ligne de transmission, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes : • en émission : - une étape de paramétrage d'un signal test SF au travers de vecteurs c et 0 tels que : T c= [CO, c1r...cNi2 ] , e= [00, 01, ..., 0N/2 ] T qui délivre ce signal test tel que : s,=[ n , cleje1, c2eje2, ... , cN/2-le"N', cN/2, cN/2-le"N', jON/2-2 jal T cN/2-2e , . . . , c1e ] - une étape de synthèse de ce signal test par transformée de Fourier discrète inverse, - une étape de conversion numérique-analogique reliée à la ligne, • en détection : - une étape de conversion analogique-numérique reliée à la ligne, 8 - une éventuelle étape de moyennage, - une étape de transformée de Fourier discrète, - une étape d'analyse, qui reçoit également le signal SF. Avantageusement, l'invention concerne également un procédé dans lequel l'étape d'analyse comprend une phase d'inter-corrélation entre le signal émis et le signal mesuré. L'étape d'analyse peut comprendre une phase de post-traitement. La phase de post-traitement peut réaliser une déconvolution brute. L'étape de post-traitement peut réaliser un algorithme de nettoyage. L'étape de conversion analogique- numérique peut comprendre une phase de sur- échantillonnage. Une phase de filtrage analogique peut être introduite après l'étape de conversion numérique-analogique. L'étape de post-traitement du signal de réflectométrie est de complexité assez faible ce qui permet une intégration facile du procédé de l'invention dans un système embarqué. Par ailleurs le procédé de l'invention est entièrement numérique ce qui lui donne un net avantage par rapport à la réflectométrie SSTDR. De nombreuses applications du dispositif et du procédé de l'invention sont possibles, notamment dans les domaines automobile, avionique... BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS - La figure 1 illustre le synoptique d'un dispositif de diagnostic par réflectométrie de l'art connu. 9 - La figure 2 illustre le schéma de principe du dispositif de réflectométrie multiporteuse selon l'invention. - La figure 3 illustre le spectre du signal de test obtenu en annulant les coefficients ci sur la bande FM. - La figure 4 illustre un exemple de fonction d'auto-corrélation d'un signal multiporteuse. - Les figures 5A et 5B illustrent un résultat typique obtenu avec une simple inter- corrélation, l'auto-corrélation du signal injecté correspondant à la courbe de la figure 4. - La figure 6 illustre le principe de l'algorithme de nettoyage. - Les figures 7A et 7B illustrent un résultat typique obtenu en réflectométrie multiporteuse selon l'invention, l'auto-corrélation du signal injecté correspondant à la courbe de la figure 4. - La figure 8 illustre le spectre du signal mesuré dans le cas illustré sur les figures 7A et 7B. EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS Le dispositif de réflectométrie multiporteuse pour diagnostic en ligne d'au moins une ligne de transmission selon l'invention est illustré sur le schéma de la figure 2. Ce dispositif comprend : • une partie émission qui comporte successivement . un module 20 de paramétrage d'un signal test SF, au travers de vecteurs c et 0 tels que : 10 c= [ c0, cl, ...CN/t ] T et 0= [ 00, 01, ..., ON/21 T (2) qui délivre ce signal test qui contient des valeurs complexes et qui est tel que : SF= [0, clejet, czejet , . cNiz-tejON/z-1 .. , cN/2-zeONiz-z joli T , . . . clé (3) cN/z, cN/z-le , un module 21 de synthèse de ce signal test par transformée de Fourier discrète inverse (IDFT), un convertisseur numérique-analogique 22 relié à la ligne 23, une partie de détection qui comporte successivement . un convertisseur analogique-numérique 24 relié à la ligne 23, un éventuel module de moyennage 25, un module de transformée de Fourier discrète 26, un module d'analyse 27 qui reçoit également le signal 5F. La réflectométrie multiporteuse selon l'invention permet une modulation du spectre du signal test selon un cahier des charges donné, et de satisfaire les contraintes liées aux interférences entre la réflectométrie et le fonctionnement du système cible. Le signal émis peut s'écrire N/2 /2nn s(kT) = Ion cos k + 0n (4) n-1 N Te= 1 est la fréquence d'échantillonnage. F e N/2 correspond au nombre de sinusoïdes. cneR+ est l'amplitude de la n eme sinusoïde. 0n est la phase de la n eme sinusoïde. Le signal test défini par la relation (4) est synthétisé par la transformée de Fourier discrète inverse. Le vecteur s contient les échantillons d'une période du signal. Le vecteur sF correspond à la transformée de Fourier discrète du vecteur s. Le paramétrage du signal test se fait au travers des vecteurs 0 et c, définis ci-dessus. Les convertisseurs numérique-analogique 11 et analogique-numérique 15 réalisent l'interface entre la partie numérique du dispositif contenant les algorithmes de calcul et la partie entrée-sortie analogique. Après la transformée de Fourier discrète inverse 21 on obtient le vecteur s dont toutes les valeurs sont réelles. Ce vecteur définit le signal test à émettre sur la ligne 23. Ce signal test est un signal analogique x(t), obtenu après passage dans le convertisseur numérique-analogique 22, qui est un N signal périodique de période T=--. F e Le signal mesuré, xs(t) (également de période T) est numerisé par le convertisseur analogique-numérique 24. Chaque période mesurée permet d'obtenir une suite de vecteurs ym de longueur N. Afin de maximiser le plus possible le rapport signal à bruit, on peut réaliser un moyennage 25 de plusieurs périodes. La moyenne obtenue est stockée dans un vecteur y. Cette possibilité de moyennage, qui est fondée sur le caractère périodique du signal mesuré, ne serait pas applicable dans le cas de la réflectométrie NDR. Pour des raisons de rapidité de calcul, les algorithmes d'analyse travaillent sur la transformée de 12 Fourier du vecteur y désignée par le vecteur YF. Afin de réellement profiter de cette rapidité de calcul, en profitant de la possibilité de calcul de la transformée de Fourier, on utilise un nombre N d'échantillons d'une période qui est une puissance de 2 (ie : N=2k, keN*). L'algorithme d'analyse utilisé dans le module d'analyse 27 est différent selon que tous les coefficients ci sont nuls ou non. Paramétrage du signal test (module 20) Le paramétrage du signal test, qui est envoyé sur la ligne 23, permet d'adapter le dispositif de l'invention aux contraintes de l'application souhaitée. Les coefficients Ci du vecteur c déterminent la répartition de l'énergie du signal sur le spectre et ont un impact sur la qualité de la mesure. Les paramètres 01 du vecteur 0 n'ont théoriquement aucune influence sur la qualité de la mesure. Par contre ces paramètres déterminent la dynamique du signal test, c'est à dire l'amplitude crête à crête. Le spectre du signal de test x(t) s'étend théoriquement jusqu'à l'infini, mais les divers phénomènes de filtrage rencontrés font que, en pratique, on peut le considérer comme négligeable au delà de la fréquence d'échantillonnage Fe. Le spectre de ce signal de test x(t) sur la bande de fréquence [0, Fe] est donné par N / 2 S (J ) 1= Ion n-18,e(f) + 8,e(l-n) (f ) N N sin c(7LfTe) (5) Le symbole 8fe(f)désigne une impulsion de 30 dirac dont le pic est situé à la fréquence Les coefficients Oi du vecteur 0 peuvent être calculés de différentes manières : - On peut ainsi les générer de façon aléatoire. Mais dans ce cas, on reste assez éloigné de l'optimum. - On peut également les calculer en utilisant l'algorithme de Shroeder décrit dans le document référencé [4]. Une telle solution est acceptable en termes de dynamique. De plus, l'algorithme utilisé est simple, ce qui facilite son application. On peut, enfin, utiliser d'autres méthodes plus complexes, qui permettent d'obtenir des solutions plus proches de l'optimum (l'amplitude est encore plus faible). Mais le gain obtenu ne justifie pas forcément l'emploi de telles méthodes. Dans le cas de la méthode décrite dans le document référencé [3], les phases sont simplement générées de façon aléatoire. 1) Exemple de paramétrage des coefficients ci Dans un exemple de réalisation, la fréquence d'échantillonnage Fe est 200 MHz et on veut annuler le spectre du signal sur la bande [70,130 MHz] (qui contient la bande FM). La longueur du signal est N=512. Il y a donc 256 paramètres ci à définir. La fréquence de Shannon Fe/2 = 100 MHz se situe au milieu de la bande considérée. Il suffit donc d'annuler le spectre de 70 MHz à 100 MHz et l'autre partie de la bande est annulée par repliement de spectre. L'indice 14 de l'élément du vecteur correspondant à Fo = 70 MHz est . No = N F = 179 F e Le vecteur c est défini par r 0 pour n e {179, ..., 256} L 1 sinon Le spectre du signal de test s(t) obtenu est représenté sur la figure 3. Sur ce graphique la courbe 30 en pointillés représente le spectre d'un signal multiporteuse lorsque tous les coefficients ci sont égaux à 1, et la surface grisée 31 représente le spectre du signal obtenu en annulant les coefficients sur la bande FM. Analyse du signal de réflectométrie (module 27) Dans le cas où toutes les valeurs du vecteur c sont égales à 1, le dispositif de l'invention est équivalent à une réflectométrie STDR. En effet, dans ce cas, la densité spectrale de puissance (DSP) du signal multiporteuse est la même que celle d'un bruit pseudo aléatoire de type MSéquence. Une simple inter-corrélation du signal mesuré y avec le signal émis permet d'obtenir l'estimation correcte de la réponse de la ligne h(t). L'inter-corrélation est calculée en utilisant la transformée de Fourier discrète qui permet un calcul plus rapide lorsque N est une puissance de 2. L'équation utilisée est alors : rSY=IDFT [DFT (y) ODFT (s) * ] =IDFT [yFOs*F] (7) où . rsy désigne le résultat de l'inter-corrélation. � désigne le produit terme à terme de deux vecteurs. .* désigne la valeur complexe conjuguée. La réflectométrie multiporteuse selon l'invention permet de moduler librement les coefficients ci. Or, lorsque le spectre du signal test n'est plus équivalent à la réflectométrie STDR, des pics parasites apparaissent lorsque l'on applique une simple inter-corrélation, ce qui rend le réflectogramme inexploitable. Cela est dû à la forme de la fonction d'auto-corrélation rss du signal s, dont on peut voir un exemple sur la figure 4 lorsque certains coefficients ck sont nuls. Dans le cas de la réflectométrie STDR, cette fonction d'auto-corrélation se résume à un pic unique. Dans le cas présent les lobes secondaires que l'on observe sont responsables de la distorsion. L'influence de la fonction d'auto-corrélation s'explique par la relation entre l'inter-corrélation et l'auto-corrélation : rte =h rss où * désigne le produit de convolution circulaire entre les deux vecteurs. En utilisant la relation (1) on obtient . 30 (8) où xun correspond à un décalage circulaire des éléments du vecteur x de n échantillons vers la droite. En effectuant une simple inter-corrélation, on obtient un résultat de réflectométrie représenté sur la figure 5A, le réseau de lignes 12r 12, , 13, 14 utilisé étant représenté sur la figure 5B. La courbe en trait plein 40 représente la réflectométrie TDR, et la courbe en pointillés 41 l'inter-corrélation. Les pics intéressants ne pouvant alors être identifiés là, le procédé de l'invention utilise un post-traitement réalisé dans le module d'analyse 27, qui permet d'estimer correctement la réponse de la ligne h(t). Les flèches 35 symbolisent la longueur aller-retour parcourue par le signal. On va, à présent, considérer plusieurs cas de figure, dans lesquels différentes méthodes d'analyse peuvent s'appliquer. 1) Cas 1 : Tous les coefficients ck sont non nuls Ce cas, dans lequel les parties gênantes du spectre sont atténuées mais pas annulées, est le cas le plus simple. On peut alors appliquer un algorithme de "déconvolution brute" ou de division spectrale, en appliquant l'équation suivante : F hk = YF (9) Sk où hk , et sk correspondent respectivement aux F Yk ' échantillons des vecteurs hF' YF et SF (transformées de 17 Fourier discrètes des vecteurs h, y et s). Le rapport entre les valeurs maximum et minimum du vecteur c est tel que : _ max (c) (10) min (c) Ce rapport x, qui correspond au facteur d'atténuation appliqué aux fréquences gênantes, ne doit pas être trop grand. Plus cette valeur est importante, plus le nombre M de mesures moyennées doit être grand si l'on veut conserver un rapport signal à bruit correct. En pratique on considère un rapport x Le vecteur g (transformée de Fourier discrète inverse du vecteur gF) est une première estimation de la réponse, vecteur h. On applique ensuite l'algorithme de nettoyage, l'étape d'initialisation étant différente : - Le signal d'entrée est le vecteur g tel que : d=g - La fonction d'auto-corrélation, qui ne correspond plus exactement au signal s, est donnée par : F gk 20 25 rss = IDFT (r ) F SF si sk ≠0 sk et = rs r1 ,r2 ,...,rN T (12) avec : rF = k 0 sinon On peut donc tirer avantage de ces deux méthodes d'analyse. Variantes de l'invention Le procédé de l'invention suppose que la fréquence d'échantillonnage est la même au niveau du convertisseur analogique-numérique 24 et du convertisseur numérique-analogique 22. En pratique on peut, pour augmenter la résolution du réflectogramme, sur-échantillonner le signal au niveau du convertisseur analogique-numérique 24. Ainsi, au niveau du convertisseur numérique-analogique 22, le signal est généré à une fréquence Fe mais le convertisseur analogique-numérique 24 échantillonne le signal mesuré à une fréquence K.Fe où K est un entier. Dans ce cas, le moyennage du module 25 se fait de la même façon que précédemment. On obtient un vecteur . Yse = [YlrY2r • ,YKNù1.YKNI Ce vecteur est éclaté en K vecteurs yl à Yk définis par : T yn= [Ynr Yn+Kr Yn+2Kr Yn+ (N-1) Ki L'algorithme d'analyse décrit ci-dessus est appliqué de façon indépendante sur chacun de ces vecteurs ce qui donne une suite de vecteurs hl à hk correspondant à : hn= [hn, hn+Kr hn+2Kr •••r hn+ (N-1) Ki T Le résultat final est ensuite reconstitué selon la relation : hse= [hl,h2, ...,hKN-1rhKN] T Un exemple de résultat obtenu sur un réseau de type Y est illustré sur la figure 7A. Ce réseau de type Y de lignes 11, 12, 13 et 14 utilisé pour la mesure est illustré sur la figure 7B, les lignes 11, 12, 14 étant des lignes coaxiales 5052 et la ligne 13 une paire torsadée. Sur la figure 7A, la courbe en pointillé 50 représente l'inter-corrélation, la courbe en tireté 51 représente la réflectométrie TDR et la courbe en trait plein 52 le combinaison de l'inter-corrélation et de l'algorithme de nettoyage. Les longueurs de ce réseau sont 11=1m, 12=1.5m, 13=0.5m, 14=3m. Le signal injecté correspond à celui défini par l'équation (6), le spectre de ce signal est nul sur la bande FM (76 MHz - 108 MHz) comme on peut le voir sur la courbe de la figure 3. L'utilisation de ce signal permet donc de ne pas perturber les transmissions radios sur cette bande lorsque le signal est émis en 22 permanence. Le spectre du signal mesuré, qui est renvoyé par la ligne, est représenté sur la figure 8. On y retrouve les "bandes annulées" que l'on peut voir sur la figure 3. La seule composante visible dans ces bandes de fréquence correspond au bruit. Dans les bandes non nulles on observe les anti-résonnances liées au réseau diagnostiqué. On peut, en outre, placer un filtre analogique après le convertisseur numérique-analogique 22 avant l'injection du signal dans la ligne 23, ce qui permet d'atténuer le spectre au delà de la fréquence d'échantillonnage (par exemple 200 MHz). Si la fréquence de coupure de ce filtre n'est pas trop basse, le résultat de réflectométrie reste correct. Le post-traitement du procédé de l'invention permet de s'affranchir des lobes secondaires de la fonction d'auto-corrélation, illustré sur la figure 4. La courbe 52 en trait plein de la figure 7A représente le résultat final du procédé de l'invention et est à comparer avec la courbe 51 en tiretés de la réflectométrie TDR (affectée par aucune distorsion). Les flèches 53 symbolisent la longueur aller-retour parcourue par le signal. Mise en oeuvre du procédé de l'invention Les résultats obtenus ci-dessus l'ont été avec la mise en oeuvre du procédé de l'invention sous logiciel Matlab, l'injection et la récupération du signal se faisant via des appareils de laboratoire. La mise en oeuvre du procédé de l'invention nécessite un système numérique pour la synthèse du 23 signal et le post-traitement afin d'exécuter les différents algorithmes associés. L'intégration de cette partie numérique peut se faire dans un microcontrôleur, un réseau prédiffusé programmable par l'utilisateur (FPGA ou � Field Programmable Gate Array �), un circuit intégré spécifique (ASIC ou � Application Specific Integrated Circuit �), un poste de travail ou tout autre plateforme numérique adaptée à l'application. L'émission et la récupération du signal, qui se fait via une paire de convertisseur numérique-analogique (DAC) - convertisseur analogique-numérique (ADC), peut être assurée par des appareils de laboratoires (oscilloscope et générateur). On peut toutefois opter pour des convertisseurs inclus dans un microcontrôleur ou une carte électronique à FPGA ou microprocesseur. REFERENCES [1] "Analysis of spread spectrum time domain reflectometry for wire fault location" de P. Smith, C. Furse, et J. Gunther. (Sensors Journal, IEEE, 5(6), pages 1469û1478, décembre 2005). [2] "Noise-domain reflectometry for locating wiring faults" de Chet Lo et C. Furse. (Electromagnetic Compatibility, IEEE Transactions on, 47(1), pages 97û104, février 2005). [3] "Multicarrier reflectometry" de S. Naik, C.M. Furse, et B. Farhang-Boroujeny. (Sensors Journal, IEEE, 6(3), pages 812û818, juin 2006). [4] "Synthesis of low-peak-factor signals and binary sequences with low autocorrelation" de M. R. Schroeder. (IEEE Transaction on information Theory, 16, pages 85û 89, janvier 1970). [5] "Detection and localization of defects in shielded cables by time-domain measurements with uwb pulse injection and clean algorithm postprocessing" de C. Buccella, M. Feliziani, et G. Manzi. (IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 46(4), pages 597û605, novembre 2004). REVENDICATIONS1. Dispositif de réflectométrie multiporteuse pour diagnostic en ligne d'au moins une ligne de transmission, caractérisé en ce qu'il comprend : • une partie émission qui comporte successivement . un module (20) de paramétrage d'un signal test SF, tel que : sFû [0, c e"l, c2e]e2 , . . . , cN/2-1e"N/2-l/ cN/2, cN/2-lej0N/2-1, jON/2-2 jOi] T cN/2-2e , . . . , cle un module (21) de synthèse de ce signal test par transformée de Fourier discrète inverse, un convertisseur numérique-analogique (22) relié à la ligne (23), • une partie détection qui comporte successivement . un convertisseur analogique-numérique (24) relié à la ligne, un module de transformée de Fourier discrète (26), un module d'analyse (27), qui reçoit également le signal test 5F. 2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel la partie détection comprend un module de moyennage situé en sortie du convertisseur analogique-numérique (24). 3. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel le module d'analyse comprend des moyens26 d'inter-corrélation entre le signal émis et le signal mesuré. 4. Dispositif selon la revendication 1, 5 dans lequel le module d'analyse comprend des moyens de post-traitement. 5. Dispositif selon la revendication 4, dans lequel les moyens de post-traitement réalisent une 10 déconvolution brute. 6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 4 ou 5, dans lequel les moyens de post-traitement réalisent un algorithme de nettoyage. 7. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel le convertisseur analogique-numérique comprend des moyens de sur-échantillonnage. 8. Dispositif selon la revendication 1, comprenant des moyens de filtrage analogique après le convertisseur numérique-analogique. 9. Procédé de réflectométrie multiporteuse 25 pour le diagnostic en ligne d'au moins une ligne de transmission, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes . •en émission : une étape de paramétrage d'un signal test SF tel 30 que : 15 20s,=[ 0, cleje1, c2ej62' . , CNiz lejeN/2-1, CN/z, CN/2_lejaNiz-1, j9N/2-2 joli T cN/2-2e , . . . , cle une étape de synthèse de ce signal test par transformée de Fourier discrète inverse, une étape de conversion numérique-analogique reliée à la ligne, • en détection : une étape de conversion analogique-numérique reliée à la ligne, une étape de transformée de Fourier discrète, une étape d'analyse, qui reçoit également le signal test 5F. 10. Procédé selon la revendication 9, qui 15 comprend une étape de moyennage située après l'étape de conversion analogique-numérique. 11. Procédé selon la revendication 9, dans lequel l'étape d'analyse comprend une phase d'inter- 20 corrélation entre le signal émis et le signal mesuré. 12. Procédé selon la revendication 9, dans lequel l'étape d'analyse comprend une phase de post-traitement. 13. Procédé selon la revendication 12, dans lequel la phase de post-traitement réalise une déconvolution brute. 25 28 14. Procédé selon l'une quelconque des revendications 12 ou 13, dans lequel l'étape de post-traitement réalise un algorithme de nettoyage. 15. Procédé selon la revendication 9, dans lequel l'étape de conversion analogique-numérique comprend une phase de sur-échantillonnage. 16. Procédé selon la revendication 9, comprenant une phase de filtrage analogique après l'étape de conversion numérique-analogique.