Brevet FR2906133A1 — publié le 20080328

Le produit est destiné à faciliter l'utilisation et à corriger les défauts d'un appareil remédiant aux troubles de l'érection grâce au vide, de type VACUUM , et qui se compose d'un cylindre, d'une pompe a vide et d'un système de positionnement d'anneaux constricteurs. Le pénis est introduit dans le cylindre, la dépression réalisée à l'aide de la pompe va provoquer l'afflux de sang dans les corps caverneux et ainsi durcir le pénis. L'érection une fois obtenue est maintenue par la mise en place d'un ou deux anneaux élastiques très constricteurs que l'utilisateur fait glisser en arrière de la surface externe du cylindre où ils ont été placés au préalable. Dès qu'un anneau est poussé au delà du bord libre du cylindre, il va en une fraction de seconde serrer très fortement la racine du pénis avant que le sang emprisonné dans la verge par la dépression ne puisse refluer. Et ainsi l'érection peut être maintenue tant que la constriction est en place, et même après l'éjaculation. Cependant comme la partie du pénis située en arrière de la striction n'est pas rigide le pénis est incliné vers le bas. C'est l'effet battant de cloche . Quels sont les défauts de l'appareil d'érection qui sont corrigés par le dispositif ? Pour obtenir l'étanchéité il faut appliquer fortement le cylindre sur le pubis après l'avoir enduit d'un gel aqueux. Le gel doit être étalé sur le pubis, le bord libre du cylindre et largement à l'intérieur. Le gel est onéreux (il faut en mettre une quantité importante à chaque fois) et poisseux, il sèche vite et rend la manipulation de l'appareil glissant malaisée. L'étanchéité n'est pas toujours parfaite et l'érection obtenue parfois insuffisante. De plus pour arriver à obtenir une turgescence correcte il faut créer un vide important qui peut rendre le processus douloureux, voire provoquer des hématomes. Le nettoyage après usage est fastidieux. Parfois il faut raser les poils pour obtenir l'étanchéité. Les testicules peuvent être enserrés dans l'anneau et les dégager rend l'érection molle. Il faut alors tout recommencer. Les anneaux peuvent tirebouchonner ce qui rend leur retrait malaisé, quand l'utilisateur 30 en applique deux successivement afin d'augmenter le maintien de l'érection. Les poils peuvent être emprisonnés et arrachés lors du retrait ce qui est désagréable. Enfin le pénis est raide mais il pend vers le bas. C'est l'érection en battant de cloche . Une fois ces défauts corrigés, l'appareil devient un remède très performant au 35 trouble de l'érection notamment, chez les sujets qui ne supportent pas les traitements médicamenteux ou ont des effets indésirables, ou des contre-indications, ou ceux chez qui ils sont inefficaces. De même pour les inconvénients des injections intracaverneuses. Enfin la qualité de l'érection peut alors être maximale avec l'obtention d'une grande 40 rigidité ce qui peut élargir les indications de la méthode. L'érection persiste après l'éjaculation ce qui permet de poursuivre le rapport à volonté. 2906133 2 Le dispositif qui rend l'appareil d'érection beaucoup plus performant se compose de deux pièces utilisées en même temps et associées à l'appareil d'érection par le vide. 1) Un bouclier étanche et élastique en silicone. L'innovation principale est cette pièce qui va procurer l'étanchéité. Elle entoure 5 circulairement le pénis et s'interpose entre le bord libre du cylindre du vacuum et le pubis. Elle assure ainsi une étanchéité parfaite et reproductible immédiatement et à volonté, permettant ainsi de compléter progressivement et sans douleur la rigidité même après la mise en place de l'anneau constricteur. Les poils ne peuvent plus être emprisonnés. L'utilisation du gel est supprimée. Le nettoyage du matériel est simplifié. Il existe 10 plusieurs modèles. 2) La ceinture élastique suspensoir. Elle est en caoutchouc médical. Sa boucle soutient le pénis en arrière de la constriction, elle renforce l'érection et remet le pénis en position physiologique en le faisant pointer vers le haut. 15 La figure 1 représente un anneau étanche en silicone De largeur totale 76 mm avec un orifice central de largeur 35 mm et une épaisseur de 6 mm (ces dimensions peuvent varier). 20 La figure 2 représente une ceinture élastique en caoutchouc médical. La figure 3.1 représente l'utilisation avec le dispositif d'érection grâce au vide de marque ESTEEM , l'anneau étanche en silicone étant interposé entre le pubis et le dispositif d'érection grâce au vide. 25 La figure 3.2 montre le pénis en battant de cloche , Le pénis est en érection mais incliné vers le bas. La figure 3.3 montre la correction de la position du pénis par la ceinture suspensoir. REVENDICATIONS 1 dispositif destiné à faciliter l'utilisation et à corriger les défauts d'un appareil d'érection grâce au vide comportant un cylindre et une pompe à vide caractérisé en ce qu'il comprend un anneau étanche et élastique en silicone destiné à s'interposer entre le bord libre du cylindre de l'appareil et le pubis et une ceinture suspensoir.