Brevet FR2897436A1 — publié le 20070817

Voltmetre a test sequentiel de débit OL Î iVIL I KL A TEST SLOULN Î ILL Dr DLlil I A f 1T:LD I ITLÇ 9 Cet appareil est destiné a evaluer les possibilités de débit d'une source en lui affectant un test de débit De quelques ms par seconde pendant plusieurs secondes de même ordre de valeur du point de Vue amperage que ce qui lui est demandé dans son utilisation fonctionnelle. S PRINCIPE Si 1 mon, j aefere u la los de je le I e électrique dissipée en chaleur dans un recepteur est 'en Proportionnelle -a la résistance de ce récepteur -au carré de l'intensité qui le traverse 4 d -a la durée de passage du courant d'ou l au formule formêli .le vvùria 't van joule ,I Lu ohm, i en amperL ä .,u~, ,1ä u Vv 1vIÀ,at en seconde dans le cas present nous voulons limiter pour des raisons que nous verrons plus loin la chaleur dissipée dans une charge. pour cela nous ne pouvons jouer ni sur r qui est une des caracteristiques de la charge ni sur i qui sous une certaine tension est egalement caracteristique de la charge.par contre il est possible de modifier t dans une A S certaine mesure, l'unité de reference dans la loi de jouie étant la seconde et i'etabiissement du courant dans une charge resi.tive p' ~, aire(ou ;Tune inductance et douane çapa^ci ~te i.gla~ igLabié) étant pratiquement instantané d'ou le principe de l'appareil Ltabiir une charge test pour un incuit dont on veut tester la capacité de débit sous une cer tatane tension Pour eviter l'echauffement de cette même (-harpe ne laisser débiter a l'aide d'un dispositif electronique 2 (.,, adapté que quelques ms ou fractions de seconde toutes les secondes ,cec i pendant 3ou 4 s pour assurer la mesure.parallelement I )etabli- un systeme de mesure de tension aux bornes de la charge par un voïtmetre classique 2) enregistrer les variations de tension aux bornes de la charge( possibilité facultative) 25 en tirer les conclusions vis a vi s des capacités de débit de la source Avantages d 'un tel appareil par rapport a la technique existante, et au.; problémes courants de dépannage Je reviendrai ici tout d `abord sur le problème majeur mais courant rencontré lors de dépannages ou de tests Les mesures de tension effectuées a partir d'un voltmetre classique,numérique ou analogique sont Souvent sources d'erreur aans appreciation aes possibilités de débit d'une source en effet des circuits Propres De ces mêmes voitmetres fonctionnent avec peu d'energie si bien qu'en cas de faux contact Qu de coupure partielle en amont d 'une source susceptible de délivrer unie certaine puissance ,on peut lire une tension a ses bornes et pourtant n'avoir qu'une possibilité de débit très limitée :si l'on branche une charge,la tension chute et l'on enregistre qu 'un débit inversement A 0 Proportionnel a la resistance globale de l'ensemble source -charge j'ai deja developper cet aspect du probieme dans mon brevet voltmetre a charge adaptée mais ii est certainement utile de s'y y attarder car cela constitue le posa ~t de départ et la base du prosent brevet On peut tester une source par des moyens rudimentaires et peu pratiques tels que adapter une charge sur les cordons de sortie d'un voltmetre.mais il faut changer de charge a chaque tension mesurée et cela conduit /A Ça des manipulations incompatibles avec un usage courant par des professionnels(en plus de l'adaptation conséquente du matériel qu'il faudrait , en particulier en ce qui concerne la protection des personnes) On peut également utiliser mon appareil teoltmctre a charge adaptee(.brevet 11 v-^. 09.896 000) l,a solution proposée dans cette prenliere invention bien qu 'efficace était un peu lourde a mettre en oeuvre A cause de s problémes liés a la Forte dissipation thermique 7.0 Encombrement des composants :resistances de puissance. Commutateurs de tension spéciaux capables de supporter le passage d'intensités conséquentes , necessité de prendre des précautions vis a vis de l',ntcrieur del' appareil a cause de la forte dissipation thermique De plus l' energie ltheree lors des mesures nous condamnait a utiliser une série de résistances alors qu'un Potentiometre a partir duquel on aurait pu regler le débit aurait eté plus adapté.. 2 5 La solution est dans ce nouvel appareil que j'appellerai V VL i N/lE T KE A TEST SEQLCivTiEL. Dr, DL.tiiT DESCDTDT1F Si l'on se place dans dans le cas non restrictif d'un depannage cet appareil eteblit d'abord une mesure de Tension a partir d'un circuit voltmetre classique ,ce qui est une indication :il seait inutile de tenter une mesure g (;1 De débit sans aucune tension affchee.dans une evolution ulterieure de l'appareil ii sera possible d'envisager 4 raratieiement un releve oscttlogiapnique des variations ae la tension mesuree en fonction du débit demandé COMPOSITION DL L'~->[-D iivl_.IL ( s c H l- H ! 1 Sc Cet appareil se compose dans la partie referencée A d'un oscillateur a grande disymetrie delivrant un creneau de quelques ms toutes les secondes (circuit de conception classique comportant un transistor a effet de champ) cet oscillateur débloque donc quelques ms toutes les seconde un transistor de puissance alimenté entre collecteur et emetteur par le circuit de la source a mesurer comportant la charge test(charge etablie par un potentiometre en l'occurrence) :partie referencée B. la source fournit a travers la charge la tension de polarisation collecteur de T3ou T4 deux gammes de tension ont ete determinéees pour faciliter l'etalonnage de la charge et l'obtention du courant 0 de saturation. T3 ou T4 fonctionneront a saturation lors des passages des créneaux et leur courant de collecteur sera l\T:rlmUl 1YIIIl au repos. i ül üll lillillll.11L oter 1 la 11 résistance l. interne de de l la ü 2 97 Un préamplificateur regiabie entre x et y couplé a P4 et P2 ou P3 permetra d'o btenir le niveau des Crenequx necessaire a une juste saturation.(P2 et P3 polarise corectement T3 dans ce cas de figure) /1 5 On pourra ainsi etablir la puissance requise dans la charge 4 les pics d'intensité passant dans la charge sont enregistrés par un circuit à memoire et restitués sur un uiIIt llliUI,. ` I ül Lll,V J Si l'on a parallelement la tension affichée ;ce relevé de débit valide ou non la tension , il permet egalement Si 1 `on enregistre un débit limité et par progression vers 1 `amont d `arriver a l'origine de la panne. 2 0 Dans une evo'lution ultérieure de 1 `appareil ,on pourra envisager un relevé oscillographique des variations de Tension lors des tests de débit Parallelement on pourra noter source ^ob'a no Suup sol. REVENDICATIONS 1) voltmetre electronique caracterise en ce qu'il est compose d'un oscillateur a grande disymetrie(A) delivrant ub creneau de quelques ms toules les secondes commandant un dispositif de puissance: partie referencee B. 2) voltmetre selon la revendication l caracterise en ce qu le dispositif de puissance(B) est constitue d'un transistor de puissance alimente entre collecteur et emetteur par le circuit de la source a mesurer comportant une charge test. 3) voltmetre selon la revendication 2 caracterise en ee que la charge test est etablic par un potentiometre. 4) voltmetre selon la revendication l caracterise en ce qu'il compred un preamplificateur reglable permettant la juste saturation du transistor de puissance(T3 ou T4). 5) voltmetre selon l'une quelconque des revendications la 4 caracterise en ce qu'il comprend un circuit memoire destine a mettre en memoire les pics d'intensite enregistress dans la charge. 6) voltmetre selon l'une quelconque desrendivication la 4 caractrerise en ce qu'il comprend un afficheur couple au circuit a memoire permettant d'afficher les pics d'intensite energistres dans la charge.