Brevet FR2889055A1 — publié le 20070202

DESCRIPTION Appareil destiné à effectuer un douchage complet des deux membres innférieurs; la particularité de ce douchage est le changement de température de l'eau, de façon régulière, soit alternance d'eau très chaude (40 43 C) et très froide (+ 3 + 5 C), ce changement entraîne des réactions vaso-motrices (vaso-constriction pour le très froid et vasodilatation pour le très chaud) qui amène un entraînement fonctionnel vasculaire continu (gym vaso-motrice) cet appareil à extérieurement la forme d'une botte double (qui englobe donc les deux membres) il est à double coque l'une supérieure, qui se relève, afin d'introduire ou de dégager les membres du patient, l'autre inférieure qui constitue lI plan fixe de l'appareil, qui se pose normalement sur AD une table de soins (fig. 1,2,3 et 4). Le douchage d'effectuera par un système de tubulures centrales et de tubulures latérales perforées qui amène et répartisse l'eau qui vient d'un robinet d'alimentation (Fig. 5). Cette eau doit passer soit dans un bloc de chauffage par colliers de cuivre, soit 45 dans un système de réfrigération par rampes de froid, et part ensuite à l'appareil à doucher proprement dit. (Ft.e 6.J- Deux tuyaux arrivent donc à l'appareil (l'un d'eau chaude l'autre d'eau froide) et se repartissent dans les tubulures centrales au dessus et au dessous de chaque membre; de ces tubulures centrales partent de nombreuses tubulures latérales 2,0 perforées (Fig. 5) effectuant le douchage, elles se répartissent donc en quatre arcs de cercle autour du membre, l'entourant donc de façon circulaire (ceci du pli de l'aine à la pointe des orteils) (Fig. 12) le douchage est donc circulaire et de haut en bas de chaque membre de façon uniforme;sur la coque supérieure de l'appareil seront placés un bouton d'arrêt du chaud enclenchant le froid et vice- versa un bouton d'arrêt du froid enclenchant le chaud, Seront placés deux thermostats avec curseur afin d'obtenir une température voulue. Efficace et réglable à volonté par déplacement d'un curseur (pour le chaud et pour le froid). (Fig. 8). L'eau déjà utilisé sera évacué au fur et à mesure par un tuyau qui part du bas de la coque inférieure et va s'écouler dans un bac d'évacuation de douche. Les coques peuvent être construite soit en métal (aluminium, duralumin) soit en plastique translucide (plexiglas) ce qui donne une vue sur le douchage en cours. Pour les différentes tailles possibles des patients (1,65 m à 1,85 in) un système de rallongement a été prévu, se plaçant en haut des coques (près du pli de l'aine);ce système de prolongation ou de raccourcissement s'effectue au moyen d'une tubulure télescopique (en 5 éléments de 5 cm) qui fait suite à la tubulure centrale; à hauteur des coques un système de toile plastifiée ou caoutchoutée pliée comme le soufflet 4o d'un accordéon et relié par une tige à la tubulure télescopique permettra de saisir manuellement ce dispositif pour rallonger ou raccourcir (Fig. 10 et 11) chaque élément de la partie télescopique sera muni d'un tube latéral perforé permettant le douchage. Les membres posés au centre des tubulures seront portés, chacun par quatre supports à la partie supérieure et postérieure de la cuisse à la partie inférieure de la cuisse, sous "le gras du mollet" et derrière le talon; les membres seront donc portés de manière légèrement surélevée par rapport aux rampes de douchage du bas. En haut des coques un système de fermeture pour éviter les éclaboussures, sera composé de quatre pans de toile plastifiée, se répartissant posés autour du sommet des cuisses (Fig. 10) créant une isolation par rapport à l'extérieur. Zo L'arrivée ou non de l'eau dans les postes de réchauffement ou de rafraîchissement sera soumis au fonctionnement de clapets métalliques intercalés entre le tuyau. D'arrivée d'eau et les tubes à l'intérieur de l'unité de réchauffement et rafraîchissement. (F) Ces clapets seront actionnés par des électro-aimants pour obturer ou libérer le 5 passage de l'eau. Ils sont appliqués contre une fenêtre à glissière latérale qui guide leur déplacement. REVENDICATIONS 1) Appareil destiné à effectuer un douchage thérapeutique des membres inférieures caractérisé par ce qu'il est constitué par un corps à double coque. La coque du haut mobile permet d'ouvrir l'appareil afin d'y introduire ou d'en dégager les membres inférieurs (du sommet des cuisses au bout des orteils). 2) Appareil destiné à effectuer un douchage thérapeutique selon la revendication 1, caractérisé par un réseau de tubulures véhiculant l'eau (tubulures centrales) et assurant le douchage (tubulures latérales perforées). Ces tubulures font suite à deux tuyaux d'alimentation qui viennent d'un élément indépendant. Appareil destiné à effectuer un douchage thérapeutique selon les revendications 1 et 2 caractérisé par ce que l'eau est réchauffée ou refroidie par un élément extérieur à l'appareil de douchage et consistant en un poste à double compartiment, l'un réchauffant l'eau I5 circulant dans un tuyau métallique au moyen de colliers de cuivre. L'autre refroidissant l'eau au moyen de deux rampes de réfrigération situées de part et d'autre d'un tuyau métallique de forme sinusoïdale. Un seul système pourra fonctionner en même temps soit chaud, soit froid. 4) Appareil destiné à effectuer un douchage thérapeutique selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé par ce qu'il possède un dispositif permettant de varier la longueur de l'appareil, selon les différentes tailles de patients consistant en la prolongation de la tubulure centrale bilatérale par 5 éléments de 5 cm formant un tube télescopique étirable ou rétractable selon la dimension à obtenir. Chaque élément du tube télescopique sera muni d'un petit tube latéral perforé permettant le douchage sous forme d'aspersion des membres (tubulures latérale). 5) Appareil destiné à effectuer un douchage thérapeutique selon l'une des revendications 1 à 4 caractérisé par ce qu'il est muni de deux clapets métaIIiques mobiles qui laissent ou non le passage de l'eau vers soit le poste de réchauffement soit le poste de rafraîchissement Ies mouvements d'ouverture et les mouvements de fermeture de ce clapet (mu par deux électro-aimants) sont commandés par deux boutons placé à la partie supérieure de la coque supérieure du bloc de douchage (Fig. 8 et 9). Ces deux clapets seront appliqués sur des fenêtres à glissière latérale qui en guide le déplacement. r')