Brevet FR2885218A1 — publié le 20061103

DESCRIPTION La présente invention concerne un dispositif mécanique qui permet la détection d'une pression différentielle qui suivant les dimensions du dispositif peut commencer à quelques millibar (environ 5 mbar) jusqu'à quelques dizaines de bar. Il existe sur le marché des dispositifs ayant le même but, mais ils ne réunissent pas les critères de grande sensibilité (fonctionnement possible dès 5 mbar), de tenue en pression statique de plusieurs bar, de fiabilité (pas de membrane), d'entretien (démontage complet possible), de tenue en température (tenue sans problème jusqu'à 70 C, et dépend plus du capteur que du pressostat proprement dit, objet du présent brevet) et finalement de coût. Ce dispositif appelé pressostat différentiel à l'avantage de réunir ces critères. On pourra l'utiliser particulièrement pour la détection d'une circulation d'eau minimum dans un circuit de thermo-régulation à eau sous pression (thermorégulateurs à eau jusqu'à 160 C). En effet dans cette utilisation, on cherche à s'assurer qu'une circulation d'eau minimum se fait, sans avoir besoin d'une très grande précision et d'un temps de réponse rapide. Par contre, on a besoin d'un détecteur économique, facile d'entretien, insensible aux impuretés, ne subissant pas l'intégralité de la chaleur du fluide, et capable de résister à une pression statique d'environ 15 bar. Il pourra également être utilisé dans d'autres applications. Le coeur du dispositif est un piston (3) qui peut être soumis sur ses 2 faces à une pression différentielle. Celle ci peut être d'origine liquide ou gaz. 2 orifices El et E2 permettent le raccordement du pressostat différentiel. Ces 2 orifices peuvent se situer sur le corps (2) ou bien sur les flasques (l a) et (lb). Le fluide rentre ainsi dans les chambres CA et CB correspondantes et exerce une pression différentielle. Dans le cas ou la pression différentielle est nulle, le piston est maintenu en position centrale par 2 ressorts (4A) et (4B). Si la pression différentielle n'est pas nulle, le piston bougera dans un sens ou dans l'autre en fonction du signe positif ou négatif de la pression différentielle A-B, et si la force exercée sur la surface du piston est supérieure à la force du ressort (4A) ou (4B). Les caractéristiques des ressorts influent directement sur la sensibilité à la pression différentielle. La position du piston (3) est détectée par un fin de course type tout ou rien (Cl) ou (C2). Ces derniers représentés sur le dispositif sont des fin de course inductifs du commerce, mais une adaptation des flasques (la) et (lb) permet le montage d'autres types de détecteurs, mécanique, inductif avec d'autres formes, capacitifs, à ultra sons etc. Il est aussi possible de monter des fin de course analogiques qui donne la position instantanée du piston, celui-ci pouvant se situer entre sa position de repos et en butée dans un sens ou dans l'autre. Dans ce cas, on peut mesurer une valeur de pression différentielle avec une certaine résolution et un certain temps de réponse. Ce fonctionnement reste valable avec des dépressions au lieu de pressions. Le piston (3) est guidé sur le corps (2) avec un jeu minimum compatible avec un ajustement glissant sans efforts et minimisant les fuites entre les chambres CA et CB. L'étanchéité est obtenu par 2 joints toriques entre le corps (2) et les flasques (la) et (lb) ainsi que 2 autres joints toriques entre les flasques et les fin de course. Ces derniers joints toriques font partie intégrante des fin de course eux-mêmes et non du pressostat proprement dit. Les flasques (1 a) et (lb) sont soit assemblés par des vis sur le corps, soit assemblés entre eux par des vis qui passent à l'extérieur du corps. Cette dernière solution permet de ne pas réaliser les taraudages sur le corps ou que sur une flasque. Le nombre des vis et leur taille sera fonction de la force exercée par la pression statique maximale sur le piston qui exercera une force correspondante sur les flasques. A titre d'exemple, si le piston fait un diamètre 8 cm, avec une pression statique de 5 mbar, on calcul une force de 2,5 N. Avec une pression statique de 10 bar, on calcul une force de 500 daN. Les matériaux utilisés pour la réalisation seront compatible avec le fluide en service qu'il 20 soit liquide ou gazeux. Pour l'eau, on pourra par exemple utiliser de l'aluminium ou bien de l'acier inoxydable. Les ressorts pourront être en inox. On peut aussi envisager des matériaux de type plastiques ou composites. REVENDICATIONS 1) Dispositif pour la détection de pression différentielle de nature liquide ou gazeuse caractérisé par la détection de la position d'un piston (3), coulissant dans un boîtier (2), fermé de chaque coté par 2 flasques (1A) et (lB). 2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé par le maintien en position du piston (3) 5 par 2 ressorts (4A) et (4B) 3) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par la forme de la surface du piston (3) en contact avec le corps (2). Celle-ci peut être simple ou complexe. 4) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par 10 l'assemblage des flasques (la) et (lb) sur le corps (2) . Cet assemblage peut se faire par vis sur le corps ou bien par vis entre les flasques, à l'extérieur du corps (2).