Brevet FR2873839A1 — publié le 20060203

- 1 - Poste multifonction de mesure à distance Domaine d'application: Ce nouveau concept multifonction de mesure à distance, est utilisé intensément dans le domaine électrique et améliore la mesure du courant (A), tension (V), de la résistance (Q), de la capacitance (H), de l'inductance (L) et des signaux transmis à un récepteur et affichés via une liaison sans fil. Étude des techniques connexes La figure 1 présente l'actuel principe de mesure du courant, et le circuit électrique comprenant plusieurs interrupteurs secondaires reliés à un interrupteur principal (10) et la charge totale des interrupteurs divisionnaires 11, 12, 13, 14, 15, 16. La méthode de mesure traditionnelle du courant consiste à vérifier le courant sur le compteur (2) près de l'interrupteur principal (10), on l'appelle aussi compteur à pince ou compteur à pince sous tension composé d'une pince de mesure du courant (21), une bore de mesure (22), d'un transducteur courant/tension (23), d'un sélecteur de fonction et valeur (24), d'un afficheur (25), d'un convertisseur de signaux (26), et d'un sélecteur (27) comme indiqué figure 2. Le courant mesuré à la pince 21 passe par le transducteur courant/tension 23 et le signal est transmis au convertisseur de signal 26 et converti en un signal digital lisible, enfin le signal digital est transmis à l'afficheur 25. Le signal est affiché en valeur numérique. Le principe et la pratique du précédent système de mesure par le compteur 2 est très bien connu des professionnels qui l'utilise et ne sera donc pas plus détaillé dans ce document. Dans la méthode de mesure précédente, tous les interrupteurs divisionnaires doivent être d'abord mis sous - 2 tension un par un, puis chaque interrupteur doit être éteint pour mesurer le courant. Inversement, les interrupteurs divisionnaires doivent d'abord être éteint puis mis sous tension un par un avant de mesurer le courant sur chaque interrupteur. Si la distance entre l'interrupteur principal 10 et les interrupteurs divisionnaires est trop longue, cela nécessite d'avoir une personne qui reste près de l'interrupteur principal (10) pour observer et mesurer le courant sur le compteur 2 et une autre personne à l'autre extrémité pour allumer et éteindre les interrupteurs divisionnaires un par un. Une telle situation nécessite au moins 2 personnes pour mesurer le courant avec des risques de mauvaise communication entre ces personnes dû à la distance qui les sépare et les efforts_ pour accéder à des emplacements parfois difficiles à atteindre. De plus, quand les interrupteurs divisionnaires sont mesurés un par un, ceux qui n'ont pas encore été testés sont dans un état intermédiaire qui peut fausser la mesure si quelqu'un utilise ou éteint un appareil électrique à ce moment là. Cette méthode (mesure du compteur 2 pour vérifier le courant (A) ou la tension (V)), peut présenter des risques importants quand la personne qui assure l'opération de mesure se trouve trop près de l'appareil. C'est pour dépasser les limites de cette ancienne méthode et la rendre plus pratique, que l'inventeur de ce nouveau concept basé sur des années d'expérience dans ce secteur a fait de nombreuses recherches et expériences qui l'ont mené à la conception de cet innovant appareil multifonction de mesure à distance Synthèse du nouveau concept: L'objectif premier de ce poste de mesure à distance est de mesurer le signal, le convertir en signal digital lisible, le transmettre à un récepteur par une liaison sans fil et l'afficher pour améliorer la fonction et la sécurité de l'opération. Grâce à cette nouvelle méthode, l'opérateur - 3 - peut choisir parmi les fonctions telles que la tension (V), la résistance (Q), la capacitance (H), l'inductance (L) etc. ... selon ses besoins, et le résultat est transmis par une liaison sans fil vers l'appareil de mesure. Pour faciliter la compréhension de ce nouveau concept, sa structure, ses fonctions innovantes et sa performance, nous avons préféré concrétiser le principe par une explication détaillée des schémas techniques. Synthèse des schémas: Les explications ci-dessous mettent en évidence les nouvelles fonctionnalités et avantages du nouveau concept. FIG. 1 Illustre la méthode de mesure couramment utilisée. FIG. 2 Illustre la méthode actuelle sous forme de diagramme. FIGS. 3-5 Diagrammes illustrant notre nouvelle méthode. Concrétisation et illustration du principe: La FIG. 3 présente le poste multifonction de mesure à distance, il se compose de: un transmetteur de signal (3) et un récepteur (5), le transmetteur (3) sur la FIG. 4 se compose d'une pince de mesure de courant 31, un écran de mesure 32, un transducteur de courant/tension 33, un sélecteur de fonction/valeur 34, un afficheur 35, un convertisseur de signaux 36, un commutateur de sélection 37, un modulateur 38, ,un transmetteur de signaux haute fréquence 39, un amplificateur de haute fréquence 30, une antenne de transmission 44, et une alimentation 45. L'utilisateur sélectionne la fonction/valeur désirée sur le commutateur 37 suivant ses besoins. Ci-après, le courant (A) est mesuré de la manière suivante: Le signal mesuré par la pince 31 passe au travers du transducteur de courant/tension 33 et du sélecteur de fonction/valeur 34, puis le signal est envoyé au convertisseur de signal 36 pour ressortir en signal digital lisible 41, celui-ci est envoyé vers l'afficheur digital 35 pendant que le signal digital mesuré 41 est envoyé au modulateur 38. - 4 - Une onde porteuse 42 générée par le transmetteur de signal haute fréquence 39 est envoyée au modulateur 38 et le signal digitale 41 est modulé en signal 43. Ensuite le signal modulé 43 est amplifié par l'amplificateur de haute fréquence 30, un signal radio est envoyé depuis l'antenne de transmission 44. FIG. 5, le récepteur de signal 5 se compose d'une antenne de réception 51, d'un amplificateur de haute fréquence 52, d'un démodulateur 54, d'un décodeur 56, d'un afficheur 57, d'un afficheur de signaux en sortie 58, et d'une alimentation 59. Le signal est reçu par l'antenne de réception 51, et le signal reçu 53 est amplifié par l'amplificateur de haute fréquence 52 et traité par le démodulateur 54. Ce traitement produit un signal digital 55 lisible à partir du signal modulé, et le signal digital démodulé 55 est enregistré dans le décodeur 56. La valeur numérique du signal décodé est visible sur l'afficheur 57. Le nouveau concept récupère le signal digital 55 en sortie à partir de l'afficheur 58 et le communique à d'autres équipements qui pourront traiter ces signaux. Le signal mesuré par le transmetteur 3 conformément au principe du nouveau concept est converti en signal digital lisible par un convertisseur de signaux, et transmis automatiquement vers le récepteur 5 via la liaison sans fil. La nouvelle méthode met en oeuvre une liaison sans fil longue distance, de telle manière que le transmetteur de signal 3 est installé d'avance à l'endroit de la prise de mesure, et l'opérateur peut conserver le récepteur de signal 5 à l'autre extrémité pour lire le résultat de la mesure. Cette amélioration dépasse définitivement les limites de l'ancien système qui prend des mesures sur des courtes distances et nécessite au moins 2 personnes pour réaliser l'opération. La nouvelle méthode apporte plus de commodité et augmente la sécurité. Les explications ci- dessus concernent la mesure du courant (A) et servent à concrétiser le principe du nouveau concept. L'utilisateur - 5 - peut choisir le mode de mesure et la valeur avec le commutateur de sélection 37 et ainsi choisir entre la mesure de la tension (V), de la résistance 0;2), de la capacitance (H), de l'inductance (L) et des signaux selon ses besoins. Le résultat des mesures est visible sur l'afficheur 32 grâce à la liaison sans fil. En conclusion des explications données ci-dessus, la nouvelle méthode répond aux attentes et objectifs fixés, elle dépasse la performance de l'ancienne méthode. Bien que la présente invention ait été décrite en faisant référence à un certain principe, de nombreuses altérations et modifications peuvent être effectuées sur ce principe sans s'éloigner de l'esprit de l'invention. Liste des composants présents sur les figures Alimentation principale 11 Disjoncteur divisionnaire 12 Disjoncteur divisionnaire 13 Disjoncteur divisionnaire 14 Disjoncteur divisionnaire Disjoncteur divisionnaire 16 Disjoncteur divisionnaire 2 Compteur de mesure 21 Pince pour mesure du courant 22 Terminal de mesure 23 Transducteur Courant/Tension 24 Sélecteur de Fonctions/Valeurs Ecran 26 Convertisseur de signal 27 Commutateur de sélection 3 Emetteur de signal 31 Pince pour mesure du courant 32 Terminal de mesure 33 Transducteur de courant/Tension 34 Sélecteur de Fonctions /Valeurs - 6 - Ecran 36 Convertisseur de signal 37 Commutateur de sélection 38 Modulateur 39 Emetteur de signal haute fréquence 30 Amplificateur haute fréquence 41 Signal digital 42 Onde porteuse 43 Signal modulé 44 Antenne d'émission Alimentation Récepteur de signal 51 Antenne de réception 52 Amplificateur haute fréquence 15 53 Signal en réception 54 Démodulateur Signal digital 56 Décodeur 57 Ecran 58 Terminal de signal en sortie (Signal Output Terminal) 59 Alimentation A Courant électrique V Tension SZ Résistance H Capacitance L Inductance - 7 - REVENDICATIONS 1. Poste multifonction de mesure à distance ayant un transmetteur de signal (3), un récepteur (5), un modulateur (38), un signal mesuré par un "dit" transmetteur de signaux, qui transmet le signal à un convertisseur (36) qui convertit le signal pour ressortir en signal digital lisible (41), le signal digital (41) est envoyé à l'afficheur (35) où il est visualisé en forme numérique, caractérisé par le fait que le signal (41) est envoyé simultanément au modulateur (38), l'onde porteuse (42) générée par un transmetteur de signal haute fréquence (39) est envoyée au modulateur (38) pour moduler le signal digital (41) en signal modulé (43), le signal modulé (43) est amplifié par un amplificateur de haute fréquence (30) et un signal radio est envoyée par une antenne de transmission (44), le signal émis et reçu est traité grâce à un amplificateur haute fréquence (52), un démodulateur (54), un décodeur (56) , un écran (57), un terminal de signal en sortie (58) où le signal transmis (53) est reçu par une antenne réceptrice (51) du récepteur (5), amplifié par l'amplificateur haute fréquence (52) et traité par le démodulateur (54), le signal traité produit un signal digital lisible (55) à partir du signal démodulé qui est enregistré dans le décodeur (56) et affiché dans sa valeur numérique dans l'écran (57), le signal digital lisible (55) stocké dans le décodeur (56) pouvant aussi être récupéré en sortie à partir du terminal de signal en sortie (58).