Brevet FR2850169A1 — publié le 20040723

La présente invention concerne un thermomètre-hygromètre à aiguilles s'incurvant en fonction de la température et de l'humidité de l'air ambiant. Les thermomètres-hygromètres (même les plus simpes) sont traditionnellement réalisés à l'aide de procédés de fabrications complexes ou de circuits électroniques onéreux. Le dispositif selon l'invention permet de réaliser un instrument de mesure plus simple, puisqu'il n'est composé que de deux aiguilles dans un boîtier transparent et gradué. La trans10 parence du boîtier, souligne la simplicité de l'instrument, et lui offre un design actuel. Le dispositif selon l'invention comporte selon une première caractéristique un stratifié composé de deux matériaux de dilatation thermique différente pour le thermomètre et d'un stratifié composé d'une couche plastique ou métallique sur une couche hygroscopique pour l'hygromètre. D ns le cas de la figure 1,-l'aiguille stratifiée thermique(l) est constituée d'une couche d'aluminium d'épaisseur 11 micrometres (papier d'aluminium ménager standart) fixée à une 20 couche en PVC adhésif d'épaisseur 50 micromètres (ruban adhésif transparent standart, type adhésif d'écolier) de longueur 63 millimètres et de largeur approximative 6 millimètres. -L'aiguille stratifiée hygrométrique est constituée d'une couche d'aluminium d'épaisseur 25 11 micromètres (papier d'aluminium ménager, standart) collée à la Néoprène liquide à une couche de papier d'épaisseur 0,10 millimètre (papier bloc note standart) de longueur 40 millimètres et de largeur approximative 7 millimètre. Dans le cas de l'aiguille hygrométrique(9, les feuilles 30 de papier ont un sens de déformation qu'il faut connaître avant de créer le stratifié. La longueur de l'aiguille est découpée dans le sens longitudinal de la feuille du bloc note. Pour connaître le sens de déformation d'une feuille quelconque il suffit de découper une bandelette longitudinale et une ban35 delette transversale (inscrire dessus "LONGITUDINAL" ou "TRANS VERSAL"). Puis on applique sur chaque bandelette une bande adhésive. On plonge les deux bandelettes dans un récipient d'eau. L'une des deux bandelettes se déforme instantanément et indique le bon sens de la découpe. Les deux aiguillesQDetQC sont fixées par de l'adhésif double face à ne embase commune en plexiglas3. Une liaison en caoutchouc ( d'épaisseur O, 5mil3imètre absorbe les déformations de l'aiguille hygrométrique (2 en position extrême. Les flêchesO de couleur (bleu pour l'hygromètre et rouge pour le thermomètre) sont en papier d'épaisseur approximative 0, 2millimètre et sont collées aux extrémités des aiguilles. A titre non limitatif, on peut utiliser pour le boîtier 4 du plexiglas d'épaisseur 2, 3millimètres, avec entrées d'air(s5. La graduation de l'hygromètre se fait directement sur la 50 face avant du boîtier et sur la face arrière pour le thermomètre (voir figure 2). L'inverse est possible. Pour avoir une graduation plus large (voir figure 3) et une moindre amplitude de l'aiguille thermométriqueQil faut doubler la couche de PVC adhésif (soit 100ym au lieu de 50,um). La présentation commerciale se fera sous plastique étanche, pour éviter les incurvations intempestives liées aux variations hygrométriques de l'air ambiant et aux expositions solaires. Le dispositif selon l'invention est particulièrement des60 tiné à mesurer (avec un confort visuel accru), la température et l'hygrométrie de l'air ambiant d'une façon originale et décorative. REVENDICATIONS 1) Thermomètre-hygromètre à aiguilles de cadrans s'incurvant en fonction de la température et de l'humidité de l'air ambiant, caractérisé en ce que ces aiguilles sont constituées d'un stratifiéde composé d'une couche de dilatation thermique faible/couche de dilatation thermique élevée pour le thermomètre et d'un stratifié composé d'une couche métallique/couche hygroscopique ou d'un plastique adhésif/couche hygroscopique pour l'hygromètre. 2) Thermomètre-hygromètre seon la revendication 1, ca10 ractérisé en ce que le stratifié ( est constitué d'une couche d'aluminium d'épaisseur comprise entre 2 micromètres et 1 millimètre, collée ou fixée à une couche de PVC comprise entre 10 micromètres et 1 millimètre, et le stratifiéO est constitué d'une couche d'aluminium d'épaisseur comprise entre 2 micro15 mètres et 1 millimètre collée ou fixée à une couche de papier d'épaisseur comprise entre 20 micromètres et 1 millimètre. 3) Thermomètre-hygromètre selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que les aiguilles stratifiées sont fixées ou collées à la base d'un boitier rigide D 20 avec entrée et sortie d'air ,et trou de fixation muralesC. 4) Thermomètre-hygromètre selon la revendication 3,caractérisé en ce qu'une liaison en caoutchouc Qest située entre l'aiguille hygrométriqueQOet l'embase de fixation Qsur le boîtier. 5) Thermomètre-hygromètre selon les Revendications précédentes, caractérisé en ce que le boîtier U. est transparent et gradué. 6) Thermomètre-hygfomètre selon les revendications précédentes, caractérisé en ce que les aiguilles stratifiées sont 30 terminées par une flèche 6en papier épais et coloré.