Brevet FR2834560A1 — publié le 20030711

La présente invention concerne un baromètre à compression et détente de gaz (air) avec des dispositifs permettant une adaptation facile à l'altitude du lieu d'utilisation ainsi qu'une lecture aisée des pressions favorisant la compréhension pour la prévision locale du temps Pour éviter l'emploi du mercure la nouvelle génération de baromètres d'appartement utilise la variation de volume d'un gaz selon les lois de MARIOTTE PV = Cte et de GAY-LUSSAC PV= RT Nous rappelons que la pression atmosphérique varie en fonction de l'altitude et qu'au niveau de la mer soit Om elle est de 760 mm de Hg soit 1013, 33 hpa et qu'a 1000 m elle devient 674 mm de Hg soit 898t66 hpa, de plus autour de ces pressions moyennes les variations dites météorologiques sont en moyenne dans nos contrées de plus ou moins 32 hpa soit à 0 m de 1045, 33 hpa à 981, 33 hpa et à 1000 m de 930,66 hpa à 866,66 hpa Pour mesurer la pression atmosphérique le principe du baromètre à compression détente de gaz de la première génération est le suivant Fig 1 Un manométre classique en forme de U. Une des branches (1) se terminant par une enceinte étanche (2) avec emprisonné un volume de gaz V (3). L'autre branche (4) étant à l'air-libre. Un liquide de transmission des pressions (5) emprisonne-le gaz (3) et se déplace dans le tube (4). selon les variations du volume V (3). Le niveau (6) dans le tube (4) donnant la valeur de la pression lisible sur une échelle graduée (9) D'après les lois physiques précédemment évoquées le volume V (3) est fonction de la pression mais aussi de la température. Il faut donc corriger la lecture en fonction de la température ambiante. Pour cela un thermomètre (7) dont l'échelle est la même que la dilatation du gaz (3) est associé au manométre en U. L'échelle de mesure des pressions (9) se déplacant en fonction de la température, un. index (10) pilotant le déplacement de l'échelle des pressions Lé fonctionnement de ce baromètre est très simple Il suffit de placer l'index (10) en face de la température (8) ambiante indiquée par le thermométre (7) la pression se lisant directement sur l'échelle (9) des pressions Mais étant donné que le volume de gaz'varie en fonction de l'altitude il faut avant l'utilisation étalonner le baromètre d'appartement à l'altitude du lieu d'utilisation. Connaissant par la météorologie la pression au moment de l'opération d'étalonnage il suffit de placer l'index (10) en face de la température, indiquée par le thermomètre (7) et enlever ou ajouter du liquide (5) dans la branche (4) pour que sur l'échelle (9) des pressions on lise la pression indiquée par le centre de météorologie L'opération d'étalonnage est assez délicate mais de plus elle n'offre ps toutes les garanties de précision de la lecture des pressions. En effet le volume de gaz étant fonction de la pression et de la température la mesure est imprécise car les variations n'ont pas la même amplitude à 0 m qu'à 1000 m et à 150 C qu'à 350C. Par exemple avec un barométre ayant les caractéristiques suivantes les écarts seront de : Volume de gaz (3) de 9,5 cm3, tube (4) de 2mm de diamètre intérieur soit une surface de 0,03146 cm2 la constante PV = 9,5 x 1013,33 = 9626,6 L'amplitude de lecture à 0 m sera de 9626., 6/1045, 33= 9,209 cm3 et 9626, 66/981, 33 = 9, 810 cm2 soit une différence de volume de 9, 810-9, 209 = 0,600 cm3 ce qui donne une différence de niveau dans le tube (4) de 0, 600/0, 03146 = 191 mm. L'amplitude de lecture à 1000 m sera de 9626. 6/930. 66 = 10.344 et 9626, 6/866, 66 = 11,108 cm3 soit une différence de volume de 11, 108-10, 344 = 0, 764 cm3 ce qui donne une différence de niveau dans le tube (4) de 0, 764/0, 03146=243mm Avec une même échelle (9) de lecture des pressions l'écart maximun de lecture sera de 243-191 = 52mm d'erreur pour l'ensemble des altitudes de 0 à 1000 m. Mais le volume est aussi fonction de la température Nous venons de calculer les volumes maximun et minimun auxquels nous allons appliquer la loi de GAY-LUSSAC A 0 m 1045,33 hpa la dilatation du gaz (3) sera de 9,209 x 293/292 = 9,240 cm3 soit une différence de 9, 240-9, 209 = 0,031 cm3 soit un déplacement dans le tube (4) de 0, 031/0, 03146 = 9, 9 mm pour r 1 "0 C 1 Le volume maximun est de 11,108 qui a une dilatation linéaire de 11,108 x 293/292 = 11,146 soit une différence de volume de 11, 146-11, 108 = 0, 380 cm3 soit un déplacement dans le tube (4)'de 0, 0380/0, 03146 = 12mm/ C Pour un appartement dont la variation de température peut aller de 150 a 350 C l'écart de mesure peut atteindre (12-9, 9) x 20 = 42 mm avec la même échelle de lecture (8) Les deux erreurs de lecture cumulées peuvent donner des écarts importants et fausser complètement l'interprétation des résultats des relevés de pressions. D'autre part le sens de l'échelle des pressions 'est inversé, la lecture des pressions monte quand la pression baisse et vice versa, ce qui risque de provoquer des erreurs de comprehension pour la variation et fausser la prevision locale du temps La présente invention a pour but de remédier à ces inconvenient en permettant un étalonnage simplifié et adapté toujours à l'altitude du lieu d'utilisation avec une lecture des pressions aisée et. dans le bon sens de la variation De plus grace à un concept original de l'ensemble de l'équipage de mesure d'améliorer la precision de lecture tout en baissant les prix de revient Le principe de base est de travailler à volume moyen constant quelque soit l'altitude du lieu d'utilisation Pour cela il est nécessaire que le réservoir-de' gaz (air) puisse être mis à l'air libre et referme étanche au moment de l'étalonnage sur le lieu d'utilisation Pour satisfaire à cette condition le tube réservoir (18) Fig 2 possède un embout (12) en laiton ou tout autre matière assurant un collage étanche au vide avec le tube PVC (18). L'embout (12) est fileté (13) pour recevoir un bouchon fileté (14) qui par l'intermédiaire d'une bague épaulée (17) sur laquelle est monté un joint torique (15) assure par serrage l'étanchéité du tube réservoir (18) Le joint torique pouvant être remplacé Fig 3 par une rondelle plate (16) Le joint torique (15) et la rondelle plate (16) sont realisés en caoutchouc de dureté moyenne. . Les longeurs du tube PVC (18) et (19) sont calculées en fonction de l'échelle choisie pour la lecture des pressions ce dispositif constitue une réelle novation qui tout en conservant une très bonne fiabilité de la mesure permet un abaissement important des prix de revient L'équipage de mesure constitué du même tube PVC en continu donc de même diamètre intérieur permet d'éliminer toutes les erreurs dues aux différences de diamétres et de tolérances entre le tube réservoir et le tube de mersure la précision de lecture étant ainsi augmentée A l'extrémité du tube de mesure (19) on colle étanche au vide un embout en PVC souple-transparent ou non pour servir de vase d'expansion au liquide (5) en cas d'utilisation extrême du baromètre Fig 2 Pour le transport du baromètre et ceci surtout par la voie aérienne il est nécessaire Fig 2 de fermer l'embout (20) par un obturateur conique (21) Le tube de mesure (19) est empli d'une certaine quantité de liqide (5) Fig 2 la quantité du liquide est' fonction de l'échelle des pressions choisie le niveau (6) du liquide (5) repére la variation du volume de l'air du tube réservoir (18) sous l'effet des variations de la pression atmosphérique et de la température. Pour le rigidifier et le fixer sur le socle décoratif du baromètre Fig 2,8 et 11 le tube (19) est introduit dans tube (22) en verre ou en PVC transparent Le tube de mesure des pressions est toujours associé à un thermomètre ceci pour corriger la dilatation du gaz (air) dans le réservoir (18) L'inertie thermique de ce thermomètre à été déterminé expérimentalement afin que cette inertie soit égale à celle du gaz (air) du réservoir (18) Mais de plus pour que les vitesses de dilatations de l'air du réservoir (18) et du liquide du thermomètre soient identique il est nécessaire que le tube réservoir (18) et le réservoir du thermomètre soient soumis aux memes variations de température, cette condition sera assurée par la conception des socles décoratifs. En fonction des socles décoratifs on utilise deux types de baromètre de précision : La première version Fig 4 concerne un \ thermomètre de précision droit (7) dont le reservoir (11) est dans l'air ambiant Fig 7 La deuxième version Fig 5 interesse un thermomètre coudé de précision (38) dont le reservoir (39) est protégé Fig 10 C'e's thermomètres de précisions ont une échelle de température (30) Fig 4 et 5 de 150 C à 300C avec ces deux points servant de points de controle pour la fabrication la résolution du thermomètre dépend de l'échelle des pressions choisie soit du volume de l'air du tube réservoir (18). La gamme 150C 300 C a été choisie car elle correspond à la moyenne des températures relevées en appartement Dans la première version le thermomètre de précision (7) droit est placé en facade du socle décoratif (31) Fig 7 le réservoir (11) du thermomètre étant dans l'air ambiant, pour que le réservoir d'air (18) soit dans la même ambiance on creuse le socle (31) d'une cavité (32) Fig 6 débouchant au fond du socle Le tube réservoir (18) est logé dans la cavité (32), cette cavité est refermé partiellement par, un couvercle (33) laissant apparaitre Fig 8 un orifice (35) un courant d'air s'établit du bas du socle à cet orifice a ainsi dégagé (35) mettant le tube réservoir (18) et le réservoir (11) du thermomètre dans la même ambiance La deuxième version consiste à isoler à la fois le tube réservoir (18) et le reservoir (39) du thermomètre coudé (38) dans'une meme enceinte Pour cela le socle décoratif (40) Fig 9, 10 et 11 est defonçé d'une cavité (41) sur sa face arriére Le tube réservoir (18) est Id6é dans cette cavité (41) ainsi que le réservoir (39) du thermomètre coudé (38), un couvercle (42) recouvre hermétiquement la cavité (41) ainsi In tube réservoir (18) et le réservoir (39) confinés dans la meme cavité sont dans la meme ambiance Pour pouvoir lire les pressions atmosphérique on associe au thermomètre et au tube de mesure une plaque mobile (25) porte échelle des pressions Fig 4 et 5 Cette plaque mobile en feuille de laiton ou d'aluminium anodisé de faible épaisseur recoit sur un coté latéral deux paliers autoserrants (26) pour coulissement maintenu sur le tube (22) du tube de mesure (19) L'échelle des pressions (27) de 980 à 1045 hpa est soit gravé soit serigraphiée avec ses pictogrammes sur la plaque mobile (25) Sur les deux cotés latéraux coulissent en contact maintenu deux curseurs, réalisés'en plastique semi-rigide de couleur et de forme autobloquante (28) pour repére du niveau (6) du tube de mesure (19), (29) pour repére du niveau (8) du thermomètre. Une foi le baromètre étalonné le mode de lecture des pressions est très simple On place la plaque mobile (25) curseur (28) au droit du niveau (6), en face du niveau (8) du thermomètre on lit à la foi la pression sur l'échelle (27) et la température sur l'échelle (30) Fig 4 et 5 On place le curseur (29) au droit du niveau (8) pour marquer la mémoire de la pression lue A la mise en route du baromètre après l'avoir installé dans un lieu à l'abri d'une source directe de chaleur et des courants d'air il faut l'activer en libérant le tube de mesure (19) en enlevant l'obturateur conique (21) de l'embout (20) Fig 2 Ensuite pour pouvoir réaliser correctemrnt les mesure des pressions atmosphérique il faut l'étalonner à l'altitude du lieu d'utilisation, cette opération est très simple et l'adaptattion a l'altitude du lieu d'utilisation est automatique car elle se fait en travaillant à volume constant, pour faire varier le volume l'utilisation d'une seringue du commerce adaptée à l'embout (20), peut s'avérer nécessaire Le procédé d'étalonnage qui se déroule en 1 trois phases est le suivant : PHASE 1 Pour effectuer l'étalonnage il est absolument nécessaire de connaitre la pression atmosphérique régnant au moment de la manipulation, pour cela contacter le. centre de meteorologie le plus proche du lieu d'utilisation qui indiquera la pression atmosphérique ramenée au niveau de la mer PHASE 2 PREETALONNAGE On ouvre Fig 2 le tube réservoir de gaz (air) (18) en dévisant le bouchon (14) Quand le liquide (5) c'est stabilisé dans. le tube de mesure (19) on referme le tube réservoir (18) en revissant le bouchon (14) et on peut procéder au PREETELONNAGE On place sur la plaque (25) Fig 4 et 5 le curseur (29) sur la valeur hpa indiquée par la météorologie sur l'échelle des pressions (27), ondéplace la plaque mobile (25) pour que le curseur (29) soit au droit du niveau (8) du thermomètre Pour étalonner il suffit de placer le curseur (28) au droit du niveau (6) du tube de mesure (19), si cette opération est possible le curseur (28) se trouvant entre les deux paliers (26) le baromètre peut être considéré comme correctement ETALONNE Par contre si cette opération n'est pas possible le curseur (28) débordant du cadre de la plaque mobile (25) il faut passer a la phase suivante PHASE 3 ETALONNAGE On ouvre le tube réservoir (18) en dévisant le bouchon (14) Quand les niveaux du liquide (5) sont stabilisé dans le tube de mesure (19) on peut proceder à l'étalonnage Le curseur (29) ayant été positionné lors de l'opération précédente sur la plaque (25) il faut placer le curseur (29) au droit du niveau (8) du thermomètre On place le curseur (28) au milieu des deux paliers (26) 1 On place la seringue du commerce piston à mi course sur l'embout (20) fig 2, et en déplacant le piston de la seringue on amène le niveau du liquide (5) au droit du curseur (28) On referme le tube réservoir (18) en visant le bouchon (14) 1 Le baromètre peut être considérer comme correctement ETALONNE Tous les appareils de mesure doivent être controlés périodiquement et remis à zéro Pour le baromètre objet de l'invention le processus est le suivant avec une périodicité mensuelle Il est nécessaire de connaitre la valeur de la pression atmosphérique au moment du controle, le centre de météorologie le plus proche du domicile indiquera cette valeur rafnenée au niveau de la mer On place Fig 4 et 5 le curseur (29) sur la valeur indiquée par la météorologie sur l'échelle (27) des pressions on déplace si nécessaire la plaque (25) pour que le curseur (29) soit au droit du niveau (8) du thermomètre le curseur (28) doit être au droit du niveau, (6) du tube de mesure (19) Si non il faut recaler le curseur (29) pour satisfaire à cette condition Si la remise à zéro n'est pas possible le curseur (28) dépassant le cadre de la plaque mobile (25) il est nécessaire de reprendre l'étalonnage comme indiqué au paragraphe précedent traitant de l'étalonnage D'autres caractéristiques et avantages de l'invention seront mieux compris a la lecture de la description. qui va suivre des réalisations en se référant eux dessins annexés dans lesquels : La fig 1 représente en coupe élévation un barométre d'appartement classique a compression détente de gaz 5 actuellement commercialisé. La Fig 2 représente en élévation coupe la vue schématique de l'ensemble de l'équipage de mesure La fig 3 représente en 1/2 coupe élévation une variante de la fermeture du tube réservoir de gaz (air) La Fig 4 représente en élévation la plaque mobile (25) porte échelle des pressions associé au thermomètre droit (7) et son échelle de température La Fig 5 représente en élévation la plaque mobile (25) porte échelle des pression associée au thermomètre coudé (38) et son échelle de température La Fig 6 représente la vue arriére du socle décoratif (31) du baromètre La Fig 7 représente en vue de gauche le socle décoratif (31) du baromètre avec le thermomètre (7) La Fig 8 représente en coupe rabatue la vue de droite du socle (31) du baromètre La Fig 9 représente en vue arriére le socle decoratif (40) du baromètre J. a Fig 10 représente la coupe rabatue de gauche du socle décoratif (40) du baromètre La Fig 11 représente encoupe rabatue de droite le socle décoratif (40) du barométre L'ensemble de l'équipage de mesure Fig 2 est constitué d'un tube PVC continu souple et transparent comprenant deux zones distinctes, la zone (18) pour constituer le réservoir d'air, la zone (19) pour le tube de mesure, empli du liquide de transmission des pressions (5) qui va transmettre les variations du volume d'air du tube réservoir (18) variation dues aux variation de pression atmosphérique et aux variations de températures. Le tube réservoir (18) se termine par un embout (12) lequel à sa partie supérieure est fileté (13) pour recevoir un bouchon fileté (14) qui par l'intermédiaire d'une bague épaulée (17) sur laquelle-est monté un joint torique (15) ou une rondelle (16) Fig 3 va en se visant sur le filetage (13) assurer l'étanchéité au vide du tube réservoir (18) En sa partie inférieure l'embout (12) est perçé d'un trou (23) pour reception par collage étanche au vide du tube réservoir (18) L'embout (12) est réalisé en laiton ou en tout autre matière assurant un collage étanche avec les colles du commerce avec le PVC du tube réservoir (18) te joint torique (15) et la rondelle plate (16) sont réalisés en caoutchouc de dureté moyenne Pour le rigidifier et pouvoir le fixer sur le socle décoratif du baromètre le tube de mesure (19) passe dans. un tube (22) en verre ou PVC rigide transparent sur une partie de sa longeur Fig 2,8 et 11 Pour servir de vase d'expansion au liquide (5) en cas d'utilisation extrême du baromètre le tube (19) se termine par un embout (20) en PVC souple transparent ou non collé étanche au vide Fig 2 Pour assurer un transport sans fuite d'air ou de liquide (5) surtout dans le cas du transport aérien pour faire face à la dépressurisation des soutes à bagages le tube (20) est fermé étanche par un obturateur conique (21) Pour pouvoir effectuer les mesures de pressions l'équipage mobile de mesure est associé Fig 4 et 5 à une plaque mobile (25) réalisé en feuille de laiton ou d'aluminium anodisé de faible épaisseur sur cette plaque est soit gravé soit serigraphié l'échelle des pressions de 980 à 1045 hpa et ses pictogrammes. Pour un coulissement maintenu sur le tube (22) la plaque mobile (25) sur un de ses coté latéral est équipé à sa partie supérieure et inférieure de deux paliers autoserrants (26) Les paliers (26) coupe A Fig 4 et 5 sont ouverts au trois quart et réalisé en laiton recuit élastique le serrage se faisant par l'élasticité de la matière Sur les deux cotés latéraux de la plaque (25) coulissent deux curseus autobloquants pour un contact maintenu et pour repérage des niveaux ; le curseur (28) pour le niveau (6) du tube de mesure (19) le curseur (29) pour le niveau (8) du thermomètre. Ces deux curseurs coupe B Fig 4 et 5 dont la forme bloquante est faite à partir d'un tube fendu réalisé en plastique semi-rigide de couleur, le blocage se faisant par pincement du tube fendu sur la plaque (25) Dans une première version Fig 4 un thermomètre (7) droit de précision avec le réservoir (11) dans l'air ambiant Fig 7 est associé à la plaque mobile (25) Dans une deuxième version Fig 5 le thermomètre coudé (38) de precision avec le réservoir (39) protégé dans une enceinte du socle décoratif (40) Fig 10 est associé à la plaque mobile (25) Les deux thermomètres (7) et (38) sont des thermoméres de précision avec une échelle de température (30) de 15 C à 30 C correspondant aux valeurs moyennes enregistrées dans nos contrées en appartement. L'équipage de mesure, la plaque mobile et le thermomètre sont montés sur un socle décoratif généralement en bois ou en toute autre matière décorative. Dans une première version avec le thermomètre (7) le socle décoratif (31) Fig 6,7 et 8 est défonçé sur sa face arriére pour logement du tube réservoir (18) d'une cavité (32) débouchant à la partie inférieure du socle A sa partie supérieure sont perçés deux trous (36) pour recevoir collé l'embout (12) pour pouvoir visser le bouchon (14) et (37) pour recevoir libre l'embout (20) Deux trous (34) pour passage du tube de mesure (19) sont perçés au fond de la cavité (32) en sa partie inférieure et supérieure ce qui permet au tube de mesure de passer de la cavité (32) à la facade du socle décoratif (31) puis passant dans le tube (22) et passant par le trou supérieur (34) de ressortir à l'air libre par le trou (36) Le tube (22) est fixé sur le socle décoratif (31) par deux clips du commerce Le thermomètre (7) est fixé sur le socle décoratif-(31) par deux clips du commerce La plaque mobile (25) équipée de tous ses accessoires est montée sur le tube (22) par les deux 22l iers (26) ~ La cavité (32) est fermée partiellement par un couvercle (33) dégageant à la partie supérieur un orifice (35}, ainsi s'établit du bas de la cavité (32) à l'orifice supérieur (35) un courant d'air qui met le tube reservoir (18) et le reservoir du thermomètre (7) dans la meme ambiance Dans une deuxième version avec. le thermomètre coudé (38) le'réservoir (39) protégé dans une enceinte du socle décoratif (40) Fig 9, 10 et 11 le socle (40) est défonçé sur sa face arriére d'une cavité (41), le tube réservoir' (18) et le réservoir (39) du thermomètre (38) sont logés dans cette cavité A la partie supérieure du socle (40) sont perçés deux trous (36) pour recevoir collé l'embout (12) afire pouvoir visser le bouchon (14) et (37) pour recevoir libre l'embout (20) Au fond de la cavité (41) et à sa partie inférieure est perçé un trou (43) pour passage de la tige du thermomètre (38) et en haut et en bas de la cavité sont perçé deux trous (44) pour passage du tube de mesure (19) La. tige du thermomètre (38) est introduite dans le trou (43) et par basculement le réservoir (39) vient se loger dans la cavité (41) le thermomètre (38) est fixé sur la facade du socle décoratif par deux clips du 1 commerce Le tube de mesure (19) passe par le trou inférieur (44) et ensuite par le tube (22) et ensuite par le trou supérieur (44) et enfin ressort à l'air libre par le trou (36), le tube (22) est fixé sur le socle par deux clips du commerce La plaque mobile (25) équipée de tous ses accessoires est montée sur le tube (22) par les deux paliers' (26) La cavité (41) est hermétiquement fermée par un couvercle (42) ainsi le tube réservoir d'air (18) et le réservoir (39) du thermomètre (38) sont confinés dans la meme enceinte donc soumis à la meme ambiance Le baromètre objet de la présente invention est destiné à l'usage des ménages pour la décoration et ) la prévision locale du temps REVENDICATIONS 1) Baromètre d'appartement à compression détente de gaz (air) caractérisé en ce qu'il possède un équipage de mesure constitué par un tube en PVC continu souple et transparent, comprenant deux zones (18) pour le tube réservoir d'air., (19) pour le tube de mesure empli du liquide de transmission des pressions (5) Collé étanche au vide à 11 extrémité du tube réservoir d'air (18) dans le trou (23), un embout (12) fileté en sa partie supérieure (13), un bouchon fileté (14) se visant sur le filetage (13) sur une bague épaulée (17) sur laquelle est montée soit un joint torique (15) soit une rondelle plate (16) tous deux realisés en caoutchouc de dureté moyenne L'embout (12) est réalisé en laiton assurant un collage étanche au vide avec le tube PVC (18) Sur une partie de sa longueur en façade du socle décoratif le tube de mesure (19) passe dans un tube (22) en verre ou en PVC rigide transparent Le tube (19) se termine par un embout (20) en PVC souple transparent ou non, l'embout (20) est collé étanche au vide sur le tube (19) 2) Baromètre d'appartement à compression détente de gaz (air) selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il possède une plaque mobile (25) en feuille de laiton ou d'aluminium anodisé de faible épaisseur, sur la plaque mobile sont gravés ou serigraphiés l'échelle des pressions 980 à 1045 hpa et ses pictogrammes (27) Sur un coté latéral en haut et en bas sont montés deux paliers autoserrant (26) paliers ouverts aux trois quart et réalisés en laiton recuit de bonne élasticité Sur les deux cotés latéraux coulissent avec contact maintenu deux curseurs autobloquants (28) coté tube de mesure, (29) coté thermomètre les curseurs sont réalisés en tube fendus en plastique semi rigide de couleur le blocage se réalisant par pincement sur la. plaque mobile 3) Baromètre d'appartement à compression détente de gaz (air) selon les revendications 1 et 2 caractérisé en ce que un thermomètre droit de précision (7) et son échelle (30) de 15 C à 30 C sont associés à la plaque mobile (25), le réservoir (11) du thermomètre étant dans l'air ambiant 4) Baromètre d'appartement à compression détente de gaz (air) selon les revendications 1 et 2 caractérisé en ce que un thermomètre coudé (38) de precision et son échelle... de tempêreture (30)'de"1'5 à 30 C sont associés à la plaque mobile (25) le reservoir (39) du thermommétre étant protégé dans une cavité (41) du socle décoratif (40) du baromètre 5) Baromètre d'appartement à compression détente de gaz (air) selon les revendications 1,2 et 3 caractérisé en ce qu'il comporte un socle décoratif (31) en bois défoncé sur sa face arriére d'une cavité (32) débouchant à la partie inférieure dU socle. A sa partie supérieure deux trous (36) et (37) et au fon~d de la cavité en bas et en haut deux trous (34) Le tube réservoir (18) est logé'dans la cavité (31) l'embout (12) collé dans le trou (36) Le tube de mesure (19) passe par le trou bas (34) puis par le tube (22) et ensuite par le trou haut (34) pour ressortir libre par le trou (37) Le tube (22) ainsi que le thermomètre (7) sont fixés sur la facade du socle décoratif (31) par deux clips La plaque mobile (25) équipée de tous ses accessoires est montée sur le tube (22) par les deux paliers (26) Un couvercle (33) ferme partiellement la cavité (32) dégageant à la partie supérieure un orifice (35) .' - 6) Baromètre d'appartement à compression détente de gaz (air) selon les revendications 1,2 et 4 caractérisé en ce qu'il comporte un socle décoratif (40) en bois défonçé sur sa face arriére d'une cavité (41), à sa partie supérieure sont perçés deux trous (36) et (37) au fond de la cavité et en bas est perçé un trou (43), en bas et en haut sont perçés deux trous (44) Le tube réservoir (18) est logé dans la cavité (41) l'embout (12) collé dans le trou (36) Le tube de mesure (19) passe par le trou du bas (44), puis par le tube (22) et ensuite par le trou haut (44) pour ressortir libre dans le trou (37) La tige du thermomètre (38) passe dans le trou (43) et par, basculement le réservoir (39) vient se loger dans la cavité (41) Le tube (22) ainsi que le thermomètre (38) sont fixés sur la façade du socle décoratif (40) par deux clips La plaque mobile (25) équipée de tous ses accessoires est montée sur le tube (22) par les paliers (26) Un couvercle (42) ferme hermétiquement la cavité (41) 7t Procédé d'étalonnage d'un baromètre d'appartement à compression détente de gaz (air) selon l'une quelconquee des revendications précédentes caractérisé par trois phases : PHASE 1 Connaître par l'intermédiaire d'un centre de météorologie la pression atmosphérique régnant au moment de la. manipulation PHASE 2 PREETALONNAGE On ouvre le tube réservoir de gaz (air) en dévisant le bouchon (14) Quand le liquide (5) c'est 35 stab-ilisé dans le tube de mesure (19) on referme le tube réservoir" (18) en revissant le bouchon' (14) et on peut procéder au PREETELONNAGE On place sur la plaque mobile (25) le curseur (29) sur la valeur de la pression atmosphérique connue, sur l'échelle des pressions (27), puis on déplace la plaque mobile (25) pour que le curseur (29) soit au droit du niveau (8) du thermomètre Pour étalonner il suffit de placer le curseur (28) au droit du niveau (6) du tube de mesure (19), si cette opération. est possible le curseur (28) se trouvant entre les deux paliers (26) le baromètre peut être considéré comme correctement ETALONNE Par contre si cette opération n'est pas possible le curseur (28) débordant du cadre de la plaque mobile (25) il faut passer a la phase suivante PHASE 3 ETALONNAGE On ouvre le tube réservoir (18) en dévisant le bouchon (14) Quand les niveaux du liquide (5) sont stabilisé dans le tube de mesure (19) on peut proceder à l'étalonnage Le curseur (29) ayant été positionné lors de l'opération précédente sur la plaque (25) il faut placer le curseur (29) au droit du niveau (8). du thermomètre On place le curseur (28) au milieu des deux paliers (26) On place une seringue dont le piston est à mi-course sur l'embout (20) et en déplaçant le piston de la seringue on amène le niveau du liquide (5) au droit du curseur (28) On referme tube réservoir de gaz (air) (18) en visant le bouchon (14) Le baromètre peut être considéré comme correctement ETALONNE 8) Processus de contrôle d'un baromètre d'appartement à compression détente de gaz (air) selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que : Connaissant par l'intermédiaire d'un centre de météorologie la valeur de la pression atmosphérique au moment du controle On place le curseur (29) sur la valeur indiquée par la météorologie sur l'échelle (27) des pressions puis si nécessaire on déplace la plaque mobile (25) pour que le curseur (29) soit au droit du niveau (8) du thermomètre, le curseur (28) doit être lui au droit du niveau (6) du tube de mesure (19) Si non il faut recaler le curseur (28) pour satisfaire à cette condition Si la remise à zéro n'est pas possible le curseur dépassant le cadre de la plaque mobile (25) il est nécessaire de reprendre l'étalonnage comme indiqué dans la revendication précedente 7