Brevet FR2833467A1 — publié le 20030620

Collant panty post-liposuccion L'apparition quasi-inéluctable de surcharges graisseuses est malheureusement un problème qui touche la plupart des femmes et des hommes après 35 ans (de 400 à 700 grs par an entre 35 et 45 ans). C'est la lipodystrophie : plus souvent connue sous culotte de cheval, culotte de golf, poignées d'amour, etc... Dans ce cas, c'est essentiellement un problème de cellules graisseuses, mais des troubles circulatoires ajoutés provoquent une inflammation locale, compliquent la situation en la rendant plus irréversible. En fonction de l'imprégnation hormonale, les graisses se fixeront essentiellement sur les cuisses, les fesses et les genoux (avant la ménopause) puis sur les hanches et le ventre (après la ménopause). La liposuccion est une technique invasive permettant d'aspirer eau et graisse présentes de façon localisée sur les hanches, le ventre, les cuisses, chez de nombreux patients. En fin d'intervention, dans tous les cas, il est classiquement recommandé de faire porter un panty qui a pour but de maintenir les zones à traiter. Les actuels panty de liposuccion sont des articles classiques de corsèterie qui n'incluent pas tous les paramètres médicaux utiles et indispensables au bon déroulement du post opératoire . Pré-requis d'un matériel incluant toutes les composantes du bon déroulement postopératoire : La pathologie thrombo-embolique : la liposuccion est une technique présentant peu de risque, cependant, même si les complications sont rares, elles n'en sont pas moins graves (risque létal) et toujours mal ressenties pour une opération réputée anodine et qui plus est à visée esthétique. La thrombose et l'embolie sont les premiers risques encourus (24.6 % des complications). Le phénomène de thrombose débute pendant l'intervention et s'installe dans les premières heures du post opératoire. Aujourd'hui, ce risque est pris en compte dans d'autres types d'intervention par l'utilisation des anticoagulants et dans les interventions réputées à risque par la contention élastique (bandes, bas ATE et contention classe 2 post opératoire). Les actuels panty liposuccion, non seulement n'ont aucune action à ce niveau, mais en plus provoquent un garrot à la circulation de retour au niveau des mollets ce qui peut favoriser le risque de thrombose. Une compression étagée est nécessaire pour récolter les tissus qui ont été décollés par la canule de liposuccion afin d'éviter les hématomes, réduire les irrégularités liées à la technique. Cette compression devrait se situer électivement sur les zones les plus souvent traitées : hanches, ventre, cuisses, (culotte de cheval et face interne), genoux et mollets. Les pantys liposuccion actuellement vendus délivrent une compression a fort hystéresis (peu élastique) écrasant zones traitées et non traitées. Les pantys de liposuccion proposés sur le marché sont mal adaptés aux liposuccions réalisées sur les genoux et sur les mollets puisque dans le premier cas, ils s'arrêtent sous les genoux et dans le deuxième cas en ne recouvrant la totalité du pied ils provoquent des oedèmes des pieds. Les dessins annexés : Figure 1 le panty de face Figure 2 le panty de dos Notre invention s'attache à résoudre ces différents problèmes afin de réduire les risques encourus. Elle consiste dans le tricotage d'un collant panty de contention compression ayant une compression suffisante pour lutter efficacement contre le risque majeur de la maladie trombo-embolique. Le tricotage sera de la pointe du pied jusqu'au mollet (3) avec des fils à fort pouvoir d'extension afin de faciliter la mise en place du produit et exercer une pression constante en toute situation car après liposuccion le patient traité doit garder pendant 8 jours 24 heures sur 24 le panty préconisé. Cette partie (3) est traitée comme un bas jarret classique de classe 2 (tricotage tramé et qui pourrait être agréé et remboursé par la sécurité sociale). Ce tricotage à partir des genoux change, il devient maille pour mieux s'adapter aux différentes anatomies (1). De plus, précisément sur les zones traitées, c'est à dire hanches, ventre, cuisses (2), la partie tricotage évolue pour cibler son action en délivrant une compression à fort hystéris afin d'éssorer la zone traitée. L'emploi de fils à élasticité courte dans le sens de la largeur permet ce résultat. Dans le sens de la longueur, le tricot se doit d'être plus souple afin de mieux couvrir la zone traitée. Il permet de réduire les hématomes et l'oedème et les éventuelles irrégularités de surface. Dans les autres zones qui n'ont pas à l'être le tricotage demeure souple afin de bien épouser les formes et d'assurer un meilleur confort (1 et 4). Ce système très ciblé permet d'être davantage efficace sur les zones traitées tout en permettant une meilleure adaptation de la taille au patient. Ce n'est pas le patient qui prend la forme du panty mais le produit qui s'adapte à la morphologie du patient à équiper. Par ailleurs (5), une large ouverture à l'entrejambe permet toilettes et besoins car quelque soit le type de bandage employé il doit obligatoirement rester en place 24 heures sur 24 pendant au moins huit jours. REVENDICATIONS 1) Collant panty de compression-contention après liposuccion composé d'une enveloppe tricotée tour à tour tramée ou maillée, s'étendant du pied jusqu'à la taille afin de prévenir les risques trombo-emboliques (3). 2) Collant panty de compression-contention selon la revendication 1 caractérisé en ce que sur les zones traitées par la liposuccion cuisses, hanches, ventre, des tricots différents de type contentif sont appliqués afin d'essorer avec précision ces zones, un maintien abdominal efficace, compression du ventre (2). 3) Collant panty de compression-contention selon la revendication 2 caractérisé en ce que sur les zones non traitées, un tricot maillé délivrant moins de pression, extensible tous sens, permet une excellente adaptation quelque soit la morphologie du patient (1 et 4). 4) Collant panty de compression-contention selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 en ce qu'une large ouverture entre les jambes permette toilettes et besoins (5).