Brevet FR2811075A1 — publié le 20020104

- 1. - La présente invention est destinée à compléter les appareils de mesure tel que le pied à coulisse. Elle a pour but de faciliter la lecture sur un espace amplifié. En effet nos sens s'émoussent avec l'âge surtout en ce qui concerne l'acuité visuelle qui décroît d'autant plus vite qu'elle est sollicitée. Pour préserver cette acuité visuelle, l'amplification de l'espace de lecture diminue l'effort visuel et permet l'usage de l'instrument par les malvoyants. Ce dispositif en forme de V aigu (Fig. 1 page 1) exécuté à l'échelle décimétrique avec un angle de 10 % donne pour 1 mm mesuré la lecture correspondante à 10 mm, donc 1 mm donne 0,1 mmn. Cet appareil exécuté avec un V à 5 % (Fig.2 page 2) permet encore d'avantages de précisions puisque dans ce cas 1 mm mesuré correspondrait en lecture à 20 mm de l'échelle gravée dont chaque mmn correspondrait à 0, 05 mm. L'utilisation d'une bride " P " (Fig. 2 page 2) peut être envisagée. L'appareil ne demande aucun réglage. Simplement immobilisé pour effectuer les mesures il peut être utilisé avec une seule main qui introduit l'objet à mesurer dans la fente graduée jusqu'à contact avec les 2 mâchoires, il suffit alors de lire la graduation correspondante d'o possibilité d'emploi de certains handicapés. En plaçant une pièce cylindrique calibrée de 10 mm (n) entre les deux branches du V (Fig. 1) les 2 profilés sont rendus solidaires du raidisseur ( c) formant un tout rigide (voir coupe AB Fig. 1) Réalisé sur la face plane d'une équerre (Fig. 3 page 2), il pourrait être objet éducatif entre les mains d'un écolier, d'un bricoleur ou d'une couturière (pour repérer les boutons par rapport aux boutonnières par exemple). Cela permettrait aux retraités de continuer leur activité de bricolage. Destiné à la mesure de petites pièces diverses tel que vis à bois, vis à métaux, écrous correspondants, recherche de dimension des forets, des fils électriques etc... mesure -2- d'épaisseur des lames fines de l'ordre de 0,1 mm; pièces rectangulaires, ailes de petites cornières, etc... (se reporter Fig. 1 page 1). Destiné à la mesure d'épaisseur des lames fines, épaisseur 0,2 se lira sur le 2 ème trait en partant du 0. L'identification des conducteurs électriques: lumière section 1,5 mm2 correspond en lecture position " e " à diamètrel 1,4 mm. L'identification des conducteurs pour prises de courant section 2,5 mm2 correspond en lecture à " f " c'est à dire à diamètre 1,8 mm. Le choix d'un foret nécessaire au taraudage pour vis de diamètre 4 se lit en position "g"c'estàdire3,2mm. Un foret de 6 mm se lit en position "h " 6 mm. La dimension de la clé destinée pour un écrou de diamètre 4 se lit en position " k " donnant 7 mm sur plat. Une aile de petite cornière introduite dans le V donnera en lecture position " m " correspondant à 8 mm. L'étalonnage de l'angle V se lit en position "n " 10 mm à 10 cm de distance de 0 déterminant ainsi l'angle de 10 %. L'angle V est formé par 2 profilés rigides (voir coupe AB et CD convergeant à l'une des extrémités vers le point O (Fig. 1). Perpendiculairement à la face gravée (b) se trouve la face ( a) servant de mâchoire (Fig. 1 page 1). Le dispositif peut être gradué en mm. 100 mm correspondant à la position du cylindre (n), c'est à dire son point de contact sur l'échelle gravée entre les mâchoires ( a). Cet exposé concernant l'exécution et le choix des angles de l'appareil de mesures en V sont non limitatifs. La fabrication en fonction des séries pourra même être monobloc. 3 - REVENDICATIONS 1) Dispositif de mesure de dimensions linéaires caractérisé en ce qu'il est constitué de deux profilés disposés en V, rendus solidaires d'un raidisseur et portant chacun une échelle graduée. 2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que lorsque l'angle du V est de 10 %, chaque graduation représente 0,1 mm mesuré. 3) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que lorsque l'angle du V est de 5 %, chaque graduation représente 0,05 mm.