Brevet FR2806163A1 — publié le 20010914

ANALYSEUR EN CONTINU DE COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS, DISPOSITIF ET PROCEDE D'EVALUATION EN CONTINU DE LA QUALITE DE L'AIR AMBIANT INTERIEUR ET UTILISATION DE CE DISPOSITIF POUR LE PILOTAGE D'UNE INSTALLATION DE VENTILATION DESCRIPTION DOMAINE TECHNIQUE La présente invention concerne un analyseur continu de composés organiques volatils (COV), un dispositif et un procédé d'évaluation en continu la qualité de l'air ambiant intérieur et une utilisation ce dispositif pour le pilotage d'une installation de ventilation. ÉTAT DE LA TECHNIQUE ANTÉRIEURE Différents paramètres sont susceptibles de caractériser la qualité de l'air ambiant intérieur et notamment les teneurs en H20, C02, C0, NOx et COV. Si l'on analyse successivement chacun de ces composés on a . H20 : L'hygrométrie et la teneur pondérale en eau sont des facteurs de confort reconnus. Ce sont également des indicateurs de présence humaine comme le C02, mais beaucoup moins précis compte tenu la grande variabilité des taux d'humidité naturelle de l'air, et des faibles émissions liées à la présence humaine en regard des teneurs élevées de l'air ambiant. C02 : Le dioxyde de carbone n'est pas véritablement considéré comme un polluant, mais il est un excellent indicateur de présence humaine dans des locaux du secteur tertiaire. Il est également un bon indicateur mauvaise ventilation dans des locaux d'habitation en particulier lors d'utilisation d'appareils cuisson ou de chauffage d'appoint. CO : Le monoxyde de carbone est un polluant dont la présence à l'intérieur des locaux du secteur tertiaire essentiellement due à des apports d'air extérieur pollué, à une combustion défectueuse ou encore à fumée de tabac. Dans les locaux d'habitation il est responsable d'un nombre considérable 'accidents mortels chaque année à cause d'appareillage de combustion défectueux, ou non raccordés à conduits d'évacuation de fumée. NOx : Les oxydes d'azote peuvent être représentés le dioxyde N02 qui est le plus nocif et le seul concerné par la réglementation en air ambiant extérieur. Dans les locaux du secteur tertiaire, présence des NOx est essentiellement due à des apports d'air extérieur pollué. Les Composés Organiques Volatils regroupent un nombre considérable de composés dont la nocivité est très variable. Parmi ceux-ci, le formaldéhyde (HCHO) est choisi comme indicateur ; c'est un produit de dégradation des matériaux, fréquemment émis à l'intérieur de locaux, irritant des muqueuses et dont la toxicité à long terme est maintenant reconnue. Ces différents composés peuvent être utilisés pour établir un "indice" de qualité d'air. Or il est exclu, principalement pour raisons de coût, d'utiliser des analyseurs spécifiques à hautes performances métrologiques. En effet, une détermination semi-quantitative avec une bonne fiabilité est acceptable. L'invention a donc tout d'abord pour et un analyseur en continu de composés volatils. Elle a également pour objet un dispositif et un procédé d'évaluation en continu de la qualité de l'air ambiant intérieur, peu encombrant, simple d'utilisation et de maintenance, de coût modéré, et capable de restituer un indice de qualité d'air défini à partir des teneurs en polluants et de leurs nocivités relatives ; permettant de quantifier de manière fiable et sélective les cinq composés définis ci-dessus, en temps réel à l'aide de micro-capteurs du commerce. EXPOSÉ DE L'INVENTION La présente invention concerne un analyseur en continu de composés organiques volatils, caractérisé en ce qu'il comprend - un module de mesure comportant éléments sensibles de capteurs de H20 et de CO/COV, un circuit de traitement séquentiel de l'air, - un module de traitement et d'exploitation des signaux de sortie de ces capteurs, et en ce que le circuit de traitement séquentiel l'air est tel que cet air est aspiré par une pompe à I travers un filtre à poussière et balaye le premier capteur de H20 et le second capteur de CO/COV, soit directement au travers d'une première voie, soit après passage dans une cartouche de rétention d'especes organiques au travers d'une seconde voie ; le basculement sur l'une ou l'autre de ces deux voies étant assuré par une électrovanne commandée par un séquenceur. La présente invention concerne également un dispositif d'évaluation en continu de la qualité de l'air ambiant intérieur comprenant un tel analyseur en continu de composés volatils, dans lequel le module de mesure comporte également les éléments sensibles de capteurs de N02 et de C02, et dans lequel le circuit de traitement séquentiel de l'air aspiré par la pompe à travers le filtre à poussière balaye tout d'abord le troisième capteur de N02 et le quatrième capteur C02 avant d'être transféré vers le premier capteur de H20 et le second capteur de CO/COV au travers de la première ou de la deuxième voie. Avantageusement le premier, le second et le troisieme capteurs sont des microcapteurs chimiques à oxydes métalliques. La pompe est une pompe à membrane. La présente invention concerne également un procédé d'évaluation en continu de la qualité de l'air ambiant intérieur mettant en #uvre le dispositif ci- dessus et qui comporte les étapes suivantes . - on détermine la courbe de calibrage de chacun des capteurs de mesure des différents composés H20, CO/COV, N02 et C02, - on corrige par calcul l'influence des composes interférants majoritaires, - on transpose le signal de sortie de chaque capteur en teneur de composé mesuré, en tenant compte sa courbe de calibrage, - on détermine un indice de qualité pour chaque composé mesuré en faisant référence à une grille d'évaluation qui donne une valeur d'indice pour chaque composé fonction de différents seuils de teneurs composés se référant à des données sanitaires, - on obtient un indice global de la qualité de l' ' en fonction des différents indices composes obtenus. Le dispositif précédent peut être avantageusement utilisé pour le pilotage d'une installation de ventilation. BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS La figure 1 illustre le dispositif de l'invention. La figure 2 illustre la courbe de réponse du capteur 20. La figure 3 illustre la courbe de calibrage du capteur 16. La figure 4 illustre une séquence de mesure. La figure 5 illustre l'exploitation des signaux de sortie des capteurs 15 et 16. EXPOSE DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS Comme illustré sur la figure 1, l'analyseur en continu de Composés Organiques volatils 10 comprend successivement - un filtre 11, qui peut être un filtre à poussières grossier, - une cartouche 12 de rétention selective des composés organiques volatils disposée sur voie 2 en parallèle avec une voie 1 directe, - une électrovanne 13 commandée par un séquenceur 14, qui assure la commutation voie 1-voie 2, - un premier capteur de CO/COV 15 et un second capteur de H20 16, - une pompe 17 qui peut être une pompe à membrane, - un circuit 18 de traitement des signaux provenant des capteurs 15 et 16 et du séquenceur 14. L'air à analyser est aspiré par la pompe 17 à travers le filtre 11 et est transféré vers les capteurs CO/COV 15 et H20 16, soit directement, soit après passage à travers la cartouche la commutation séquentielle étant assurée par l'électrovanne 13. La pompe 17, qui permet 'assurer l'échantillonnage de l'air, est placée en aval du circuit d'analyse de manière à éviter toute contamination ou rétention d'espèces. L'analyseur de l'invention comporte donc deux parties principales - un module de mesure, qui comporte les éléments sensibles des capteurs 15 et 16 de CO/COV et H20, les circuits d'alimentation et de mesure et un circuit de traitement séquentiel de l' échantillonné, - un module 18 de traitement d'exploitation des signaux. Le dispositif d'évaluation en continu de qualité de l'air ambiant intérieur selon l'invention illustré sur la figure 1, comprend tous les éléments analyseur 10 de l'invention, tels que définis ci- dessus. I1 comprend de plus un troisième capteur de N02 et un quatrième capteur de C02 21 disposés entre filtre 11 et les voies 1 et 2. Le procédé d'évaluation en continu de qualité de l'air ambiant intérieur selon l'invention mettant en #uvre le dispositif défini ci-dessus, comporte les étapes suivantes - on détermine la courbe de calibrage de chacun des capteurs 15, 16, 20 et 21 de mesure différents composés : H20, CO/COV, N02 et C02, - on corrige par calcul l'influence composés interférants majoritaires, - on transpose le signal de sortie chaque capteur en teneur de composé mesuré, en tenant compte de sa courbe de calibrage et des interférants majoritaires, - on détermine un indice de qualité pour chaque composé mesuré en faisant référence à une grille 'évaluation, comme celle illustrée à titre d'exemple dans le tableau 3, qui donne une valeur d'indice pour chaque composé en fonction de différents seuils de teneurs de composés se référant à données sanitaires, - on obtient un indice global lglobal de la qualité de l'air en fonction des différents indices composés ainsi obtenüs. EXEMPLE DE REALISATION Dans un exemple de réalisation, les capteurs 15, 16 et 20 de CO/COV, de et de N02 utilisés sont des microcapteurs chimiques à oxydes métalliques disponibles dans le commerce. capteur de type est constitué d'un élément sensible semi conducteur, le plus souvent à base d'oxyde d'étain Sn02, porté à sa température optimale de fonctionnement grâce à un élément chauffant, et dont les caractéristiques électriques varient en fonction de la présence dans l'air ambiant de composés gazeux. 'élément sensible est le siège de phénomènes d'absorption-désorption et d'oxydo-réduction dont les équilibres sont déterminés principalement par la température. L'électronique d'un tel capteur est très simple. Le capteur 21 de C02 est un capteur infrarouge (IR). En effet, le C02 a la propriété d'absorber le rayonnement infrarouge avec un maximum d'absorption entre 4000 nm et 4400 nm. Pour une géométrie donnée de cellule de mesure, l'absorption du rayonnement est directement reliée à la concentration en C02 (loi de Beer-Lambert). Ce capteur 21 pourrait également être un microcapteur chimique: Parmi les différents types de capteurs possibles, on a retenu, à titre d'exemple les capteurs 15, 16 20, 21 suivants CO/COV : capteur FIGARO TGS 2620 capteur FIGARO TGS 2180 N02 : capteur FIGARO TGS 2105 C02 : capteur IR SAUTER/type EGQ220F001 Les éléments sensibles des capteurs 20 et 21 de N02 et de C02 peuvent être disposés sur un support et être exposés directement à l'air ambiant échantillonné grâce à la pompe à membrane. Le capteur 21 de C02 est solidaire de son électronique et est utilisé tel que prévu par le fournisseur après avoir été débarrassé de boîtier protecteur pour des raisons d'encombrement. Les capteurs 15 et 16 de CO/COV et de H20 sont disposés sous un capot. permettant un balayage en alternance, soit directement par l'air ambiant, soit après passage à travers la cartouche 12. La cartouche 12 de rétention sélective des composés organiques volatils peut être réalisée en utilisant du permanganate de potassium. Les aldéhydes, cétones, alcools en effet, réagissent avec le permanganate de potass' et sont arrêtés, par oxydation, d'une manière quantitative ; les composés benzéniques sont retenus, a priori, par adsorption ; Le débit d'air à épurer doit être faible de manière à assurer un temps de contact suffisant pour un piégeage complet, dans la pratique, débit de 0,3 1/min et une cartouche de 200 mm sont utilisables. Un débit inférieur permet réduire la dimension de la cartouche sans affecter autonomie. De l'oxyde d'aluminium activé (alumine A1203) en billes microporeuses de 2 mm à 5 de diamètre, est utilisé comme support du composé actif constitué de permanganate de potassium (KMn04). Pour obtenir une préparation pour 100 g, réalise très simplement l'imprégnation par immersion de 100 g d'alumine dans une solution aqueuse acidifiée (H2SO4 10-2N) à 60 g/1 de permanganate de potassium. Après essorage, les billes d'alumine sont séchées à 60-70 C pendant 4 h environ et conservées à l'abri de 1 air, ce traitement permet d'obtenir une alumine renfermant 5% en masse de KMn04. 100 g de cette préparation permettent de remplir 6 cartouches de 200 mm/diamètre 20 mm. La pompe 17 peut être une pompe à membrane de type WISA utilisée dans des analyseurs de gaz, séparée des capteurs pour raisons d'encombrement ; mais ce peut également être une pompe de plus petite dimension pouvant être aisément disposée dans le boîtier de mesure. La durée du cycle du signal de commande de l'électrovanne 13, fourni par le séquenceur 14, peut être choisie entre 30 secondes et trois heures, par exemple 5 minutes. Le circuit 18 de traitement des signaux de sortie délivrés par les capteurs 15, 16, 20, 21 est réalisé à l'aide d'une centrale d'acquisition AOIP 70 I voies couplées à un ordinateur de type PC ; le traitement mathématique des signaux étant effectué à l'aide d'un logiciel de EXCEL. I1 est également possible d'utiliser des microprocesseurs intégrés au dispositif de l'invention. Dans cet exemple de réalisation, on a effectué les mesures suivantes. Mesure du dioxyde d'azote (N02) La mesure est effectuée par exposition du capteur 20 de N02 au flux 'air échantillonné. Comme illustré la figure 2 le capteur 20 offre une réponse au dioxyde d'azote dans un domaine de concentration relativement étroit (0 à 200 ppb), mais adapté aux niveaux rencontrés dans les locaux considérés, avec une assez bonne sélectivité qui permet une exploitation directe du signal. L'incidence du sur la mesure du N02, effective pour des rapports de concentrations CO/NO2 élevés (supérieurs à ) a pu être négligée sans induire d'erreurs importantes. Mesure de l'humidité (H20 La mesure de est effectuée grâce au capteur 16 qui offre une bonne sensibilité et une bonne sélectivité à l'eau ; sa réponse est liée à la teneur pondérale en eau (exprimée en masse/m3 ou en ppm), et non à l'humidité relative de l'air. Le C0, le C02, les NOx et les COV sont sans influence sur la mesure dans les domaines concernés par 1 air ambiant. La réponse de ce capteur 16, illustrée sur figure 3, est utilisée à la fois pour la mesure de la teneur en eau mais également pour corriger l'influence de cette dernière sur la réponse au et aux COV du capteur 15. Mesures associées du C0, de H20 et des COV Les teneurs en C0, H20 et COV sont mesurées à l'aide des deux capteurs 15 et 16. L'évaluation des teneurs en CO et en Composés Organiques Volatils (COV) est effectuée à 1 aide du capteur 15 multipolluants qui offre une bonne sensibilité aux COV mais nécessite une correction de 1 influence de la teneur en eau effectuée grâce au second capteur 16 spécifique de l'eau. A l'intérieur des locaux, les COV sont présents à de très faibles concentrations en regard des teneurs en composés potentiellement interférants tels CO ou H20 qui rendent très aléatoires les corrections par voie purement mathématique. Cette fficulté est contournée en réalisant un piégeage sélectif des COV à l'aide de la cartouche 12, en amont du capteur 15, et en admettant en alternance ce capteur 15 de l'air épuré et de l'air à analyser. Les interférants majeurs ne sont pas arrêtés la différence des signaux permeé d'accéder avec une bonne sensibilité à la teneur en COV. Les domaines concernés sont les suivants . H20 : 5000 à 25000 ppm CO : 0 à 25 ppm COV totaux : quelques dizaines de ppb ' 1 ppm. En opérant par différences calculées sur les signaux stabilisés au cours de chaque séquence, il est possible d'accéder à la concentration composé masqué tout en s'affranchissant des teneurs composés interférants ainsi que des dérives de zéro du capteur. Les deux capteurs associés 15 et 16 permettent donc, selon la période d'échantillonnage du signal, d'accéder aux trois paramètres suivants avec une bonne précision - la teneur en eau de l'air ambiant, - la teneur en CO de l'air ambiant sur un échantillon débarrassé des COV, - la teneur en COV, en opérant par différence des signaux. L'air échantillonné grâce à la pompe 17 est ainsi admis sur les deux capteurs 15 et 16, soit directement, soit après passage au travers la cartouche 12 comme illustré sur la figure 4. Des séquences de 5 minutes sont choisies. Les signaux bruts délivrés par ces capteurs et 16 sont échantillonnés après stabilisation, de la manière suivante voie 1 (air ambiant) => capteur 16 => mesure de H20 ambiant, voie 2 (cartouche) =* capteur 15 =* mesure de CO ambiant I débarrassé des COV piégés) (voie 1-voie 2) =* mesure des COV piégés. Les phases d'échantillonnage des signaux sont illustrées par la figure 5 présentant une évolution typique des signaux au cours d' essai. Mesure du C02 La mesure est effectuée à l'aide du capteur . Ce capteur infrarouge, débarrassé de boîtier de protection, est intégré sans modification du dispositif. Ce capteur présente une bonne linéarité de réponse dans sa gamme de mesure (0 à 2 ppm), et une bonne sensibilité. Pour effectuer le traitement signaux de sortie des capteurs, on considère les courbes de calibrage suivantes Dioxyde d'azote (NO2)/capteur 20 La courbe de calibrage est du type [N02] = aE,nl ou : [N02] représente la concentration exprimée en ppb E représente le signal du capteur (en Volts). Teneur pondérale en eau (H20)/capteur 16 "voie 1" L'équation de la courbe de calibrage du capteur 16 est du type H20en ppm = b. (E-Eo)2+C. (E-Eo) +d où . E représente la tension brute délivrée par le capteur (en Volts) et Eo représente la tension de base du capteur. Monoxyde carbone (CO)/capteur 15 "voie 2" L'équation de la courbe de calibrage du capteur vis-à-vis du CO est un polynome du second degré du type COen ppm=e . L E-EO-E (H20) l 2+f . [ E-Eo-E (H20) 1 +g où E représente la tension brute délivrée le capteur 0 (en Volts), E0 représente la tension de base du capteur , E(H20) représente la correction de l'influence de la teneur en eau sur le capteur 15, à partir la teneur delivrée par le capteur 16. Formaldéhyde et composés organiques volatils exprimés en "équivalents formaldéhyde"/capteur 15 "voie 1 - voie 2" Parmi les COV majeurs de l'air ambiant pollué, la cartouche 12 arrête quantitativement les composés et familles de composés suivants - formaldéhyde et autres aldéhydes, - cétones (acétone...), - alcools (méthanol, éthanol...), - composés benzéniques. Tous ces composés ont une toxicité reconnue et le capteur 15 leur présente des sensibilités comparables. Parmi ces polluants, le formaldéhyde s'avère majoritaire à l'intérieur des locaux et c'est l'ensemble de ces COV "indésirables" qui est exprimé en "équivalents formaldéhyde". Le CO (et les alcanes) présent dans l'air à des teneurs qui peuvent atteindre plusieurs ppm, n'est pas arrêté par la cartouche 12. Le C0, toxique, est mesuré lors de la séquence correspondant à la voie 2. La mesure du CO intègre la présence éventuelle d'alcanes. En cas de présence de ces composés, la mesure se fait par excès ; ceci constitue un atout en permettant au dispositif de réagir à la présence de méthane en cas fuite de gaz naturel par exemple. Pour chaque palier de réponse les moyennes en voie 1 et en voie 2 sont calculées éliminant les phases de stabilisation (1 minute environ avant et après chaque commutation). # Pour le capteur 15 on a - Voie 2 (piégeage) . 0,5 [moyenne (t0+7 à t0+9)+moyenne(t0+17 à t0+19)] (moyenne des signaux séquences "voie 2" précédant et suivant une séquence "voie 1") - Voie 1 (passage direct) . moyenne (t0+12 à t0+14) # Pour le capteur 16 on a - Voie 2 (piégeage) : 0,5 x [moyenne (to+7 à t0+9) +moyenne (to+17 à to+19) ] (moyenne signaux des séquences "voie 2" précédant et suivant une séquence "voie 1") - Voie 1 (passage direct) : moyenne (to+12 à t0+14) L'influence des variations de teneur en sur le capteur 15 est corrigée très simplement en affectant l'écart des signaux "voie 1-voie 2" mesuré sur le capteur 16 d'un coefficient S représentant le rapport sensibilités respectives à l'eau de ces deux capteurs, c'est-à-dire le rapport des pentes des deux courbes de réponse dans un domaine d'humidité allant 5000 à 25000 ppm. Les réponses des capteurs 15 et 16 (tensions brutes différentielles en volts) dans les domaines des teneurs en eau extrêmes rencontrées en air extérieur est donnée dans le tableau 1 en fin de description. L'équation de la courbe de variation (assimilée à une droite) de ce rapport en fonction de la teneur en eau est : Coefficient S = 2.10-5[H20] Les variations de teneurs en eau au niveau du capteur 15, en aval de la cartouche 12, sont comprises entre 0 et + 6000 ppm ; un rapport fixe de 1,67 est donc retenu entre les tensions brutes délivrées par les capteurs 15 et 16 pour une même teneur en eau. La valeur de 1,67 correspondant à l'écart maximal teneur en eau est retenue préférentiellement à un coefficient moyen, car elle permet une meilleure adéquation de correction dans 1a mesure où, seuls les écarts élevés ont une incidence notable sur les résultats. On obtient ainsi après correction de réponse à la teneur en eau du capteur 15 COV (en mg/m3 de HCHO) = K1 x /(0(V1-V2) 2620-1, 67 x 4 (V1 V2 ) 2180 ) où K1 est la pente de la réponse du capteur 15 aux Si le second terme permet de corriger réponse à l'eau du capteur 15, la différence "voie 1- voie 2" du premier terme permet de corriger la réponse de capteur au CO non piégé par la cartouche 12 de s'affranchir d'éventuelles dérives de zéro du capteur 15 dans le temps. Un calibrage est réalisé par injection et vaporisation de quantités connues de HCHO en solution aqueuse à 37% ; le tableau 2 en fin de description fournit les valeurs des signaux après traitement décrit ci-dessus. La courbe de calibration est une droite dans un domaine de concentration compris entre 0 et 6 mg/m3. Dioxyde de carbone/capteur 21 L'équation de la courbe de calibrage est C02 en ppm = a x E + b dans laquelle E représente le signal exprimé en volts ( 10 V pour 0-2000 ppm). ETABLISSEMENT D'UN INDICE DE QUALITE DE L'AIR Diverses approches pour l'établissement d'un tel indice peuvent être envisagées ; une solution consiste à comparer la teneur mesurée de chacun composés sélectionnés : H20, C0, N02, HCHO, C02 à différents seuils comme dans la grille du tableau 3. r Les niveaux de concentration susceptibles d'être atteints par chacune de ces teneurs sont répartis en 10 classes établies à partir soit de seuils réglementaires lorsqu'ils existent, soit de recommandations de l'Organisation mondiale de la Sante pour protection de la santé et constituent chacun indice élémentaire. L'indice global est représenté par l'indice le plus grand des indices élémentaires correspondants à chacun des composés sélectionnés. Un exemple d'indice de CO est le suivant Limite réglementaire en ambiance de travail : 50 ppm sur période de 8 h. Recommandations OMS : 60 mg/m3 (= 50 ppm) pendant 30 min 30 mg/m3 (25 ppm) pendant 1 h 10 mg/m3 ( 5 ppm) pendant 8 h Maximum retenu pour 1 indice 20 ppm (23 mg/m3 ,#-> indice 10 De même un indice 10 correspond à - 1 mg/m' de COv exprimés en équivalents HCHO (0 .8 ppm à - pg/m3 de N02 (109 ppb à 20 C) - 2000 ppm de C02 (3667 mg/m3) Tableau 1 H20 en m Signal TGS 2620 Signal TGS 2180 rapport 2500 0.1938 0.1194 1.623 5000 0.3750 0.2275 1.648 6000 0.4440 0.2676 1.659 7000 0.5110 0.3059 1.670 8000 0.5760 0.3424 1.682 9000 0.6390 0.3771 1.695 10000 0.7000 0.4100 1.707 11000 0:7590 1.4411 1.721 12000 0.8160 0.4704 1.735 13000 0.8710 0.4979 1.749 14000 0.9240 0.5236 1.765 15000 0.9750 0.5475 1.781 16000 1.0240 0.5696 1.798 17000 1.0710 0.5899 1.816 18000 1.1160 0.6084 1.834 19000 1.1590 0.6251 1.854 20000 1.2000 0.6400 1.875 22000 1.2760 0.6644 1.921 25000 1.3750 0.6875 2.000 Tableau 2 HCHO /m3 Signal en Volt 0 0.0064 28.5 0.0118 28.5 0.0113 47.5 0.0168 47.5 0.0153 -95- _ 0.225 142.5 0.241 190 0.301 237.5 0.359 237.5 0.347 Tableau 3 Teneur en Teneur en Indice Teneur Indice Teneur Indice CO HCHO C02 mg/m3 p.g/m3 N02 ppm p m3 0 0 0 1à2 50à75 1 20à40 1 650à800 1 2 à 4 75 à 100 2 40 à 60 2 800 à 950 2 4 à 8 100 à *150 3 60 à 80 3 950 à 1100 3 8 à 10 150 à 200 4 80 à 100 4 1100 à 1250 4 10 à 12 200 à 300 . 5 100 à 5 1250 à 1400 5 12 à 14 300 à 400 6 120 à 6 1400 à 1550 6 14 16 400 à 600 7 140 à 7 1550 à 1700 7 16 18 600 à 800 8 160 à 8 1700 à 1 8 18 20 800 à 1000 9 180 à 9 1850 à2000 9 CO>20 >1000 10 > 200 10 > à 2000 10 REVENDICATIONS 1. Analyseur en continu de composés organiques volatils caractérisé en ce qu'il comprend - un module de mesure comportant les éléments sensibles de capteurs de CO/COV (15) et de H20 (16), et un circuit de traitement séquentiel l'air, - un module (18) de traitement et d'exploitation des signaux de sortie de ces capteurs, et en ce que le circuit (18) de traitement sequentiel de l'air est tel que cet air est aspiré par pompe (17) travers un filtre (11) et balaye le premier capteur (15) et le second capteur (16), soit directement au travers d'une première voie, soit après passage dans une cartouche (12) de rétention espèces organiques au travers d'une seconde voie ; le basculement sur l'une ou l'autre de ces deux voies étant assuré par une électrovanne (13) commandee par un séquenceur (14). 2. Dispositif d'évaluation en continu de la qualite de l'air ambiant intérieur comprenant un analyseur en continu de composés volatils selon la revendication 1, dans lequel le module de mesure comporte également les éléments sensibles de capteurs de N02 (20) et de C02 (21), et dans lequel le circuit de traitement séquentiel de l'air aspiré par la pompe à travers le filtre (11) balaye tout d'abord le troisième capteur (20) et le quatrième capteur (21) avant d'être transféré vers le premier capteur (15) et le second capteur (16) au travers de la première ou deuxième voie. 3. Dispositif selon la revendication 2, dans lequel le premier le second et le troisième capteurs (15, 16, 20) sont des microcapteurs chimiques à oxydes métalliques. 4. Dispositif selon la revendication 2, dans lequel la pompe (17) est une pompe à membrane. 5. Procédé d évaluation en continu de la qualité de l'air ambiant intérieur, mettant en oeuvre le dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, et qui comporte les étapes suivantes : . - on détermine la courbe de calibrage, de chacun des capteurs (15 16, 20, 21) de mesure des différents composés : CO/COV, H20, N02 et C02, - on corrige par calcul l'influence des composés interférants majoritaires, - on transpose le signal de sortie de chaque capteur en teneur de composé mesuré, en tenant compte de sa courbe de calibrage, - on détermine un indice de qualité pour chaque composé mesuré en faisant référence à une grille d'évaluation qui donne une valeur d'indice pour chaque composé en fonction de différents seuils de teneurs de composés se référant à données sanitaires, - on obtient indice global de la qualité de l'air en fonction des différents indices composés obtenus. 6. Utilisation du dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 4 pour le pilotage d'une installation de ventilation.