Brevet FR2792534A1 — publié le 20001027

DESCRIPTION Cet appareil assure la prévention du rachis au niveau lombaire en position décubitus ventrale. Son but est de redynamiser le rachis au niveau LI jusqu'à SI, ce qui assure une bonne irrigation sanguine de cette partie vertébrale et une renaissance nutritionnelle des disques, vertèbres et tissus musculaires des lombaires. De par cette thérapie, les symptômes rachidiens s'estompent et disparaissent grâce au recul de la nécrose donc de la compression musculaire de cette zone. Dans le concept de cet appareil, le plateau ventral (16) s'allonge à l'arrière, ce qui pennet aux adeptes d'obtenir une compression et décompression alternées des lombaires en ramenant les jambes tendues sous cette table. La dynamique de cet exercice est accentuée par la relation millimétrique des appuis entre les aisselles des bras et la base des cols des fémurs. Dans cette action physique, on stimule en même temps les abdominaux, ce qui penrmet d'obtenir une dynamique globale de la zone lombaire. Se référer au dessin de la figure I. Le guidon tubulaire (1) sert à positionner le plan de travail (16) à dix degrés d'inclinaison vers l'avant. La crémaillère (2) sert à adapter la table en fonction des morphologies grâce à un volant latéral à droite de l'appareil et équipé d'un indexage manuel à ressort qui maintient le réglage de celle-ci, ce réglage peut s'effectuer sur une course de mm. Le support (5) de positionnement de la table à dix degrés, se fait grâce à deux tubes carrés coulissants l'un dans l'autre. Le tube supérieur est équipé d'un indexage à ressort commandé par un câble et une poignée. A l'intérieur de ces deux tubes se trouve uin vérin à gaz qui facilite en douceur le réglage de la charge. Le support réglable (4) permet de positionner les mains, ce qui permet d'assurer un bon maintien du corps sur la table lors de l'élévation des jambes et de leur abaissement. Ce support possède deux poignées en avant et deux poignées latérales; celle de droite étant, équipé d'un indexage à ressort, actionné par une poignée comme l'ensemble (3); ce qui permnet d'avoir les bras tendus en fonction de sa morphologie. Ce support possède à l'intérieur un contrepoids raccordé à tun câble pour faciliter ce réglage. Se référer au dessin de la figure 1. Le compteur électronique (5) affiche le nombre exact des répétitions de lI'exercice grâce au contact (8) et de l'ensemble de l'indexage à ressort (9) et (7). Ce compteur est équipé d'une pile et d'une remise à zéro manuelle. Le vérin hydraulique (6) permet le positionnement en haluteur de la table en fonction des morphologies, la montée et la descente se commandent au pied (course 200 min). 2 2792534 L'indexage à ressort (7) grâce à la manette (9) permet de positionner le contact (8) en fonction de la raideur des jambes des personnes (réglage angulaire degrés). Ce contact (8) sert à faire afficher les chiffres sur le compteur, ce contact est sollicité par une fibre élastique qui traverse le champ du passage des jambes lors de l'élévation et de l'abaissement de celles-ci. Cette fibre est reliée à un deuxième support situé à l'opposé. Ce support est solidaire à celui du contact par un arbre transversal au bas de l'appareil. L'ensemble de la table (16) oscille à dix degrés grâce à deux paliers à bague et d'un axe de diamètre douze. Le pivot du support (11) est équipé d'un fourreau plastique d'isolement et permet de déplacer à 90 degrés par rotation le chauffage soufflant hors du plan de travail (16). Un contrepoids (12) et un câble à l'intérieur du tube facilitent le positionnement du chauffage en hauteur en fonction de la sensibilité de la personne par rapport à la chaleur pulsée. Le positionnement de hauteur du chauffage s'effectue grâce à la poignée (13) et à l'indexage à ressort (14). Le support (15) possède un positionnement angulaire de l'appareil de chauffage, ce positionnement s'effectue manuellement par une manette à serrage à vis. On peut fixer différents types d'appareils de chauffage sur ce support. Pour une bonne compréhension de l'ensemble, se référer au dessin de la figure 1. 3 2792534 REVENDICATIONS 1) Dispositif pour faire travailler les lombaires en position de délordose sur le ventre, caractérisé par une table (16) qui s'incline de dix degrés vers l'avant et qui peutit s'allonger de 180 mm à l'arrière. Tout l'ensemble, la table et le chauffage est fixé sur un pied télescopique, un vérin hydraulique (6) à commande au pied, permet un réglage haut ou bas de l'ensemble sur une course de 200 mm. A l'avant de cette tablé au sol se trouvent quatre poignées indexables (4) qui permettent de maintenir la position du corps sur le plan incliné. 2) Dispositif qui permet de comptabiliser les répétitions, caractérisé par un o0 ensemble de commandes (7), (8), (9) sur une course angulaire de 40 degrés et qui est relié à l'avant de la table, au sol à un compteur électronique. 3) Dispositif qui permet de régler en hauteur un chauffage à air chaud, caractérisé par un ensemble (12), (13, (14), (15). La position choisie s'indexe grâce à (14) et se déplace hors du champ d'action grâce à (I 1). 4) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par un plateau mobile (16) qui s'allonge grâce à deux paliers à bague et d'une crémaillère actionnée par un pignon claveté sur un arbre transversal et qui peuvent déplacer ce plateau(16) sur une course de 180 mm. L'extrémité de cet arbre possède un volant claveté, équipé d'un indexage manuel à ressort. 5) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le support (4) s'indexe sur différentes hauteurs sur une course de 200 rmm. A l'intérieur du guide un contre poids en plomb de 2 Kg, un câble et une petite poulie facilitent le réglage de positionnement du support (4). Ce support s'immobilise sur le guide, grâce à des trous latéraux de diamètre six, par un indexage manuel à ressort commandé par la poignée latérale de droite. 6) Dispositif selon la revendication 2, caractérisé par un guide tubulaire, dans lequel se déplace un contre poids de 5 Kg relié à l'ensemble (11) grâce à un câble et une petite poulie. Celui-ci facilite la montée et la descente du chauffage grâce à la poignée (13) et l'immobilise dans l'un des quinze perçages de diamètre six situé sur l'une des faces de ce tube,