Brevet FR2769497A1 — publié le 19990416

LIT DE SOINS, NOTAMMENT POUR HOPITAL ET INSTITUTIONS MEDICALISEES, A SOMMIER MOBILE VERTICALEMENT La présente invention concerne un lit de soins, à sommier mobile verticalement. Une grande partie des lits de soins qui équipent actuellement les hôpitaux ct les institutions médicalisées sont équipés d'un cadre muni de roulettes, sur lequel sont prévus de moyens de soulèvement et d'abaissement du sommier de lit, en direction verticale. Il s'agit par exemple d'un système à croisillons déformables. Tous ces équipements, pourtant nécessaires au bon usage du lit d'hôpital, ont pour principal inconvénient d'encombrer l'espace situé entre le sommier et le sol. Il est donc particulièrement difficile d'avoir accès à la partie de sol située directement sous le lit, par exemple en vue de le nettoyer. Par ailleurs, la mise en place d'un équipement sous le lit est impossible, ou doit être opérée avec précaution. On pense particulièrement aux tables à roulettes qui doivent être approchées du lit avec attention, au risque de cogner contre le cadre précité. Un autre inconvénient de ce type de lit est lié au fait que le sommier forme un seul et même ensemble avec les panneaux qui constituent le pied et la tête de lit. Ainsi, lorsque l'on actionne les moyens de soulèvement/abaissement pour mettre le sommier en position dite de "déclive"(tete du patient plus basse que ses pieds), c'est cet ensemblc qui prend une position inclinée. Les pied et tête de lit forment alors avec la verticale un angle aigu. Par conséquent, si l'on n'a pas pris soin de prévoir au préalable un cspace suffisant entre la tête de lit et la cloison la plus proche, le panneau vient en bute contre cette cloison lors de l'opération de déclive. Cette dernière ne peut donc pas être réaliséc complètement et la cloison peut se trouver dégradée par le choc. Par ailleurs, il est courant de fixer des accessoires tels que des potences porte-sérum à la tête de lit. Dans les conditions telles qu'exposées ci-dessus il arrive, lors de leur basculement, que ces potences viennent en contact avec les gaines techniques de fourniture de gaz médicaux fixées au mur,ce qui peut se révéler dangereux. Enfin, les lits décrits ci-dessus ne sont guère esthétiques. Ils ont un aspect de "machine sophistiquée" qui ne peut qu'amplifier le stress des patients qu'ils sont appelés à recevoir. La présente invention a pour but de pallier ces inconvénients. Plus précisément, elle a pour objectif de fournir un lit de soins qui est esthétique, dont l'espace situé sous le sommier est dégagé, et dont les panneaux de pied et tête de lit restent dans un plan vertical, même lorsque le sommier est en position de déclive ou de proclive. Cc lit est du type à pieds en forme de profilés creux et à sommier mobile verticalement, dont le cadre est constitué de traverses et de longerons. II est remarquable par le fait qu'une chaîne est fixée, par ses extrémités haute et basse, à l'intérieur de chaque pied et que le sommier comporte, parallèlement à ses traverses situées respectivement du côté de la tête et du pied de lit, un arbre transversal rotatif associé à un moto-réducteur électrique, dont les extrémités opposés portent un pignon d'entraînement qui coopère avec ladite chaîne. Grâce à cet agencement, I'espace situé sous le lit est complètement dégagé. De plus, les équipements permettant de manoeuvrer ne sont pas visibles ou, en tout état de cause, peuvent recevoir un simple capot de masquage et de protection. Extérieurement, le lit selon l'invention s'apparente donc à un lit de type classique. Selon d'autres caractéristiques avantageuses mais non limitatives: - chaque pied en forme de profilé creux comporte une ouverture verticale dirigée vers l'intérieur du lit, pour le passage des extrémités de l'arbre transversal et de ses pignons associés; - les traverses sont fixées, à leurs extrémités, à une plaque verticale disposée dans le pied correspondant, laquelle est traversée par l'arbre transversal; - ladite plaque comporte un pignon fou en rotation, d'axe parallèle au pignon d'entraînement, et qui est disposé au dessus de ce dernier; - ladite chaîne engrène, du côté de son extrémité supérieure, d'abord avec Ic pignon d'entraînement pour former une première boucle, puis avec le pignon fou pour former une seconde boucle orientée dans le sens inverse; - ladite plaque comporte des galets de guidage à l'intérieur du pied; - chaque pied en forme de profilé creux comporte une ouverture verticale de section circulaire, dont les extrémités haute et basse sont aptes à recevoir des équipements additionnels, par emmanchement ou vissage; - lesdits équipements additionnels aptes à être mis en place dans les extrémités basses des pieds consistent en des roulettes, tandis que ceux aptes à être mis en place dans les extrémités hautes sont des instruments à usage médical, tels que des potences ou porte-sérums - le moteur-réducteur équipant la tête de lit est pilotable indépendamment de celui du pied de lit; - il comprend des panneaux de tête et de pied de lit qui sont fixés auxdits pieds en forme de profilés creux. D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui va suivre, d'un exemp]e de réalisation préférentiel. Cette description sera faite en référence aux dessins annexés, dans lesquels: - la figure 1 est une vue simplifiée, en perspective, d'un lit d'hôpital conforme à l'invention recevant un malade; - la figure 2 est une vue en perspective d'une partie de ce lit, qui montre plus particulièrement les équipements permettant de déplacer verticalement le sommier; - la figure 3 est une vue de dessus d'un profilé formant un pied du lit; - la figure 4 est une vue de côté de ce pied, représenté en traits mixtes, et des éléments qu'il renferme, en vue de déplacement du sommier; - la figure 5 est un schéma simplifié, vu de dessus, du cadre de sommier de lit et des pieds associés, destiné à illustrer leur coopération mutuelle; - la figure 6 est un schéma de détail du cadre de sommier de lit, illustrant le montage respectif des longerons et traverses qui le constituent; - la figure 7 est une vue de côté du lit de l'invention, avec son sommier en position dite de "déclive". Le lit représenté sur les figures annexées, et plus particulièrement visible à la figure 1, comporte quatre pieds 2 en forme de profilés creux, ainsi qu'un sommier 3 mobile verticalement. il s'agit en l'espèce d'un lit de soins. Sur la figure, on a représenté le lit avec un matelas M sur lequel a pris place une personne, par exemple un malade H. Les quatre pieds 2 sont constitués chacun d'un profilé métallique creux, ouvert à ses extrémités supérieure et inférieure. II s'agit par exemple de profilés fabriqués par extrusion. Ainsi que cela est visible en référence aux figures 2 et 4, la section générale de chaque pied s'inscrit sensiblement dans un rectangle. Il est délimité par deux parois parallèles et longitudinales 200 et 201 ainsi que par deux parois parallèles et transversales 202 et 203. Une paroi intermédiaire transversale 206, interrompuc en son milieu, sépare le profilé en deux parties 20 et 21. La partie 20, de section rectangulaire, comporte une ouverture verticale 205 dans la paroi 200. Cette ouverture est destinée à être tournée vers l'intérieur du lit. La seconde partie 21 est constituée d'un assemblage de cloisons rectilignes et courbes et délimitent une ouverture verticale de section circulaire 24. Cette dernière borde par un tronçon courbe 204, les parois 201 et 203. Ainsi que le montrent les figures 2 et 4, chaque profilé reçoit, dans sa partie 20, une chaîne 4. Celle-ci, orientée verticalement, est fixée au profilé par ses extrémités haute et basse 40 et 41. L'extrémité haute est fixée contre la paroi 206, au niveau de sa partie centrale interrompue, tandis que l'extrémité basse 41 est fixée à la paroi opposée 202. Nous reviendrons plus loin sur la fonction de cette chaîne. L'ouverture de section circulaire 24 que présente chacun des pieds est notamment destinée à recevoir, au niveau de son extrémité inférieure, une roulette 8 pour le déplacement du lit. De manière connue en soi, cette roulette est associée à une chape 80 traversée par un axe de roulement 81, cette chape étant solidaire d'un manchon 82 de forme cylindrique, dont la taille a été prévue pour être emmanchée ou vissée dans l'ouverture 24. D'une manière similaire, l'extrémité opposée de l'ouverture peut recevoir des équipements susceptibles d'y être emmanchés ou vissés. Il peut s'agir d'équipement médicaux telle qu'une potence 8', comme représentée à la figure 7. On a représenté de manière très schématique à la figure 5 la structure du cadre métallique constituant le sommier. Ce cadre est constitué de deux traverses parallèles 30 qui s'étendent entre les pieds 2, respectivement de la tête du lit T et du pied deìit P. A ces traverses sont fixées deux longerons parallèles 31 qui s'étendent entre les pieds de la tête et du pied de lit. Un tel cadre est bien entendu destiné à recevoir des moyens de support d'un matelas. Toutefois, ceux-ci n'ont pas été représentés sur les figures annexées, afin de ne pas les alourdir inutilement. On reviendra plus en détail sur la structure de ce cadre, en référence à la figure 6. La figure 2 montre qu'à chaque extrémité des traverses 30 est montée une plaque 7 généralement verticale. Celle-ci s'étend à l'intérieur d'un pied 2 associé. Ellc présente une largeur légèrement inférieure à celle qui sépare les parois 202 et 206 de la partie 20 décrite plus haut, de sorte qu'elle peut être déplacée verticalement dans le pied. A la traverse 30 est associée un moteur électrique 5 couplé à un motoréducteur 6. L'arbre de sortie 60 de ce moto-réducteur s'étend parallèlement à la traverse 30. Il s'étend au travers de l'ouverture 205 des profilés et s'interrompt sur le côté opposé de la plaque 7 en traversant un orifice de guidage prévu à cet effet. Au niveau de cette extrémité est monté un pignon moteur 61. Au dessus de ce pignon moteur et du même côté de la plaque est prévu un second pignon 71, qui est monté fou en rotation. Les axes de rotation des deux pignons sont parallèles. Enfin, la plaque porte le long de ses parois verticales opposées, des galets 70 destinés respectivement à rouler le long des parois 202 et 206. Ils sont au nombre de deux le long d'une paroi, et d'un le long de la paroi opposée. Il est à noter que le lit est rigidifié par deux traverses supplémentaires 22 qui s'étendent parallèlement aux premières et sont fixées en partie basse des pieds 2 au moyen de plaques 23. Comme le montrent les figures 2 et 4, la chaîne 4 engrène tout d'abord, du côté de son extrémité supérieure, avec le pignon moteur 61 pour former une première boucle B1 puis, avec le pignon fou 71 pour former une seconde boucle B2 opposée à la précédente. La chaîne décrit donc dans cette zone une forme de "S". Du fait de ce montage, on comprend que le poids du sommier 3 est supporté par les chaînes 4, au niveau de leurs boucles B1 et Bz qui engrènent avec un nombre important de dents des pignons 61 et 71. Il n'y a donc pas de risque de désolidarisation des chaînes et des pignons. En manoeuvrant en synchronisme les moteurs 5 des tête et pied de lit, on peut au choix déplacer verticalement le sommier 3 dans le sens de la montée ou de la descente. Les traverses 30 du lit ainsi que l'arbre 60 avec son moteur et son motoréducteur associés peuvent être masqués à l'aide d'un capot tel que celui C' représenté à la figure 1, de manière à ce que les parties mécaniques en mouvement ne soient pas apparentes. Cela permet de réduire le risque d'accident pour le personnel hospitalier devant manoeuvrer autour du lit. Par ailleurs, cela contribue à améliorer l'aspect esthétique de l'ensemble. D'une façon similaire, les traverses de renforcement 22 peuvent être également recouvertes d'un capot C. Conformément à une caractéristique intéressante de l'invention, les motoréducteurs qui équipent respectivement la tête et le pied de lit peuvent être actionnés indépendamment. Cela signifie qu'il est possible par exemple d'actionner celui équipant la tête de lit dans le sens de l'abaissement du sommier, tandis que l'on actionne celui équipant le pied de lit dans le sens de la montée du sommier. Ce dernier est alors mis dans une position dite de déclive (situation de la figure 7). Pour autoriser une telle manoeuvre, les longerons et traverses du sommier sont pourvus de certains équipements représentés à la figure 6. En l'occurrence, les longerons 31, dont un seul a été représenté sur cette figure, reçoivent à l'une de leurs extrémités, dans une ouverture ménagée à cet effet, une patte coulissante 311 dont l'extrémité libre est articulée par rapport à un axe 301 disposé transversalement à l'intérieur d'une découpure 300 prévue dans la traverse 30. L'extrémité opposée du longeron, non visible sur la figure, est également articulée par rapport à un axe 301 parallèle au précédent. Elle est toutefois dépourvue de patte coulissante. Lorsque le sommier est en position honzontale, la patte coulissante 311 est complètement rentrée à l'intérieur du longeron 31. Par contre, lorsque l'on manoeuvre le sommier de manière à ce qu'il présente une position inclinée, ce déplacement contribue à faire coulisser la pièce 311 par rapport à la traverse 31, comme cela a été représenté à la figure 6. Simultanément, ces traverses pivotent autour des axes 301. Le lit qui vient d'être décrit a donc l'aspect général d'un lit classique et ne ressemble en rien à un lit d'hôpital habituel. Comme on l'a montré ci-dessus, les pieds 2 en forme de profilé creux ont des fonctions multiples. En premier lieu, ils assurent le guidage des pignons 61 et 71 le long des chaînes 4 et intègrent de ce fait le mécanisme permettant de faire varier la hauteur du sommier. En second lieu, ils font office de moyens de fixation pour des roulettes permettant de déplacer facilement le lit. Enfin dans leurs parties supérieures ils permettent de fixer de manière rapide et simple des équipements tels que potence ou porte-sérum. Les panneaux 9 reliant chaque paire de pieds de lit, respectivement au niveau de la tête T et du pied de lit P, restent fixes. En d'autres termes, seul le sommier (et le matelas qu'il porte) est déplacé. On comprend que cela réduit la charge à déplacer par rapport à des lits d'hôpitaux classiques. Par conséquent, la puissance à fournir par les moteurs est diminuée. Du fait que ces panneaux restent fixes, on ne rencontre pas le problème selon l'état de la technique qui fait que ceux-ci viennent en butée contre le mur le plus proche du lit, lorsque le sommier est mis en position de déclive. Par ailleurs, lors de l'actionnement du sommier en position horizontale, il ne se pose plus de problème dc frottement du panneau de tête de lit sur la cloison contre laquelle il est positionné, puisqu' il reste fixe. De plus, les accessoires (potence, porte-sérum) restent en position verticale et n'interfèrent donc pas avec les gaines techniques d'alimentation en gaz médicaux. Enfin, un dernier avantage lié au lit selon la présente invention réside dans le fait qu'il est possible de descendre le sommier très bas le long des pieds de lit, car l'effort supporté par la chaîne et les pignons associés est constant quelle que soit la hauteur dudit sommier. Ceci n'est pas vrai en ce qui concerne les lits classiques à croisillons déformables, car l'effort à fournir pour relever un sommier de sa position la plus basse est très important. REVENDICATIONS 1. Lit de soins, notamment pour hôpital et institutions médicalisées, à pieds (2) en forme de profilés creux et à sommier (3) mobile verticalement, dont le cadre est constitué de traverses (30) et de longerons (31), caractérisé par le fait qu'une chaîne (4) est fixée, par ses extrémités haute et basse, à l'intérieur de chaque pied (2) et que le sommier (3) comporte, parallèlement à ses traverses (30) situées respectivement du côté de la tête (T) et du pied (P) de lit, un arbre transversal rotatif (60) associé à un motoréducteur électrique (6), dont les extrémités opposés portent un pignon d'entraînement (61) qui coopère avec ladite chaîne (4). 2. Lit selon la revendication 1, caractérisé par le fait que chaque pied (2) en forme de profilé creux comporte une ouverture verticale (205) dirigée vers l'intérieur du lit, pour le passage des extrémités de l'arbre transversal (60) et de ses pignons associés (61). 3. Lit selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé par le fait que les traverses (30) sont fixées, à leurs extrémités, à une plaque verticale (7) disposée dans Ic pied correspondant (2), laquelle est traversé par ledit arbre transversal (60). 4. Lit selon la revendication 3, caractérisé par le fait que ladite plaque (7) comporte un pignon fou en rotation (71), d'axe parallèle au pignon d'entraînement (61), et qui est disposé au dessus de ce dernier. S. Lit selon la revendication 4, caractérisé par le fait que ladite chaîne (4) engrène, du côté de son extrémité supérieure, d'abord avec le pignon d'entraînement (61) pour former une première boucle (bu), puis avec le pignon fou (71) pour former une seconde boucle (B2) orientée dans le sens inversc. 6. Lit selon l'une des revendications 3 à 5, caractérisé par le fait que ladite plaque (7) comporte des galets de guidage (70) à l'intérieur du pied (2). 7. Lit selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé par le fait que chaque pied (2) en forme de profilé creux comporte une ouverture verticale (24) de section circulaire, dont les extrémités haute et basse sont aptes à recevoir des équipements additionnels, par emmanchemcnt ou vissage. 8. Lit selon la revendication 7, caractérisé par le fait que lesdits équipe- ments additionnels aptes à être mis en place dans les extrémités basses des pieds consistent en des roulettes (8), tandis que ceux aptes à être mis en place dans les extrémités hautes sont des instruments à usage médical, tels que des potences ou portesérums (8'). 9. Lit selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé par le fait que le moteur-réducteur (6) équipant la tête de lit (T) est pilotable indépendamment de celui du pied de lit (P). 1 0. Lit selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé par le fait qu'il comprend des panneaux (9) de tête (T) et de pied de lit (P) qui sont fixés auxdits pieds (2) en forme de profilés creux.