Brevet FR2755363A1 — publié le 19980507

La présente invention, due aux travaux de Monsieur Jean terre RIOiGDST a pour objet un dispositif mécanique basculant pour hanaicapés. na présente invention concerne plus précisément un dispositif de casculement côté droit ou côté gauche du corps du malade par rapport a la position horizontale. Ce cnanement de position est indispensable aux patients devant rester couché avant immooilisation quasi totale, elle est alors effectuée par l'intervention du corps infirmier. lia présente invention permet au malade par Dasculement en roulant.de changer lui-même sa position et de répartir ainsi la cnarge du corps sur différents côtés, cette présente invention actuellement expérimentée avec des handicapés à motricité très réduite avec son modèle unique donne entière satisfaction. L'originalité consiste à rapporter sur les côtés du lit deux ailes de demi-largeur à celle du sommier, lequel sommier est relié au bati fixe du lit, par des axes de pivotement placés au centre de celui-ci à la tête et au pied du lit, les dites ailes latérales sont alors reliées au cadre principal du sommier par trois a quatre pivots, les autres extrêmités des ailes sont en appui sur le cadre support du lit par l'intermédiaire de roulements à rouleaux, le maintien et la stabilité du sommier et des ailes sont assurés par un verin irréversible commandé par un moteur électrique. Le moteur électrique du type à courant continu est alimenté par batterie 12 volts, cet ensemble est comparable aux dispositifs de fermeture et d'ouverture de porte arrière de véhicules de transport. le malade peut alors de lui même agir sur une commande électrique avec inversion de polarité. Cette inversion fait tourner le moteur dans un sens direct ou dans un sens indirect, faisant basculer le sommier principal à droite ou à gaucne, des contacts verrouillant les mouvements en fin de course évitant ainsi les ailes aléchåpper de leurs rouleau. La comnande peut s'effectuer par boutons contacteurs manuels droit ou gauche, elle est ootenue éa- lement par mouvement de la tête pour les malades sans motricité manuelle. La présente innovation intéresse les malades des hôpitaux, les handicapés à domicile, les personnes âgées à résidence, elle garantit au malade isolé, la possiDilité de cnanger de position et lui éviter les escarres et les hématomes liés à une position constante trop prolongée sur une face du corps. L'invention sera mieux comprise å la lecture de la 'description qui suit, celle-ci non limitative est donnée à titre d'exemple, on a représenté - sur la ligure 1 la position du sommier incliné sur la droite comme un Z couché droit - sur la figure 2 la position du sommier incliné sur la gaucne comme un Z inversé - sur la figure 3 on constate le sommier avec son axe de rotation, le bâti support avec le verin électrique. our davantage de compréhension de cette innovation, les figures 4-5-6 clarifieront les principes. Sur la figure 4, présentation du lit vue de face, il peut être distingué le cadre principal (1), celui-ci est une construction métallique tubulaire soudée du type mobilier hopital ou est une construction bois. Au centre, à l'aplomb du pilier central se placent les pivots (2) du sommier à ressorts, ou à lattes(3). Sur cette figure le sommier est en position horizontale (traits pleins - ou inclinée traits mixtes). Le verin électrique (4) est fixé à la structure du sommier et à la structure principale, des orifices (5) permettent de placer l'axe du verin à des angles différents et permettent ainsi d'en faire varier la course. Sur le sommier basculant grâce aux pivots (2), se trouvent montés latéralement les ailes (6) et (7). es ailes sont en bois plein ou en cadre avec lattes ou en cadre avec ressorts, elles sont liées au sommier central grâce aux pivots (8) et (9). Sur la figure 3, présentation du lit en vue latérale il peut être observé le cadre (1), le sommier (2) muni des montants d'extrémité, pour ie maintien du matelas, piéces (ils), (tu), en partie inférieure du sommier se trouvent les fixations (12) du verin. Le long de la face latérale, droite en gauche son fixées les galets (13), ils assurent les appuis et le roulement des ailes pendant le basculement. Sur la figure 6, présentation du lit en vue supérieure, il peut etre observé les axes de liaison des ailes avec le sommier (pièces ó et 7) et axes pivots (s et 9). - REVENDICATIONS - 1 - Dispositif de lit basculant pour handicapé caractérisé en ce qu'il comporte en combinaison un cadre principal (1), celui ci est une construction métallique tubulaire soudée du type mobilier d'hôpital ou est une construction en bois. Au centre, à l'aplomb du pilier central se placent les pivots (2) du sommier à ressorts ou à lattes (3) Le vérin électrique (4) est fixé à la structure du sommier et a la structure principale, des orifices (5) permettent de placer l'axe du vérin a des angles différents et permettent ainsi d'en faire varier la course. Sur le sommier basculant grâce aux pivots (2) se trouvent montées latéralement les ailes (6) et (7) Les ailes sont en bois plein ou en cadre avec lattes ou en cadre avec ressorts, elles sont liées au sommier central grâce aux pivots (8) et (9). - 2 - Dispositif selon la revendication 1 caractérisé par le cadre (i), le sommier (2) muni de montants d'extrémité pour le mai- tien du matelas, pièces (10) & (11), en partie inférieure de sommier se trouvent les fixations (12) du vérin - 3 - Dispositif selon les revendications 1, 2, caractérisé en ce que le long de la face latérale droite et gauche sont fixés les galets (13), ils assurent les appuis et le roulement des ailes pendant le basculement. - 4 - Dispositif selon les revendications 1, 2, 3, caractérisé par la présentation du lit en vue supérieure, il Deut-être obser vé les axes de liaison des ailes avec le sommier (pièces 6,7 et axes pivots (8 & 9).