Brevet FR2759578A1 — publié le 19980821

La présente invention concerne un fauteuil-brancard permettant un transport et une manutention aisée des patients du fauteuil au lit et du lit au fauteuil. Ce dispositif est destiné à facilité le travail des personnels hospitaliers et à assurer un plus grand confort aux patients en leur évitant des efforts inutiles. Cette manutention s'effectue actuellement par des systèmes de lève personnes électriques nécessitant l'emploi de sangles. Ces systèmes n'étant destinés qu'au transfert du patient, le transport est assuré par des fauteuils de type classique uniquement conçus pour le transport. Des fauteuils de transfert électriques sont également utilisés pour la manutention des patients. Ces systèmes qui n'adoptent pas la double position fauteuil et brancard, n'admettent pas de fonctionnement uniquement mécanique du fauteuil. Le patient dans ce système est contraint de s'asseoir sur le siège de transfert. L'invention, le fauteuil-brancard, consiste en un fauteuil pouvant adopter une position de brancard (horizontale) par un basculement de l'ensemble de la structure. Ce basculement, qui met en jeu une articulation spécifique du fauteuil (éléments (4) et (5)), peut être assuré soit par un moteur électrique (9), soit mécaniquement. Le basculement mécanique de la structure est alors facilité par des poignées mobiles (11) situées au bout des accoudoirs du fauteuil. Ainsi, le patient s'étant glissé de son lit au fauteuil en position horizontale (brancard) et l'opérateur hospitalier ayant bloqué l'assise du siège grâce à la goupille de blocage (13), une légère traction du patient, grâce aux poignées mobiles (11), permet le passage de la position horizontale (brancard) à la position verticale (fauteuil). Le patient peut alors être transporté en fauteuil en utilisant les poignées de déplacement (12). L'articulation spécifique qui comporte les éléments (4) et (5) permet un parfait alignement des bras et du dossier du fauteuil sur un plan horizontal (position brancard). Ainsi, le passage du patient du lit au fauteuil ne se trouve pas entravé par les bras du fauteuil. Les dessins annexés illustrent l'invention La figure 1 représente: vue de profil du fauteuil-brancard en rotation La figure 2 représente: vue du fauteuil-brancard en position horizontale (brancard) La figure 3 représente: vue du fauteuil-brancard en position verticale (fauteuil). En référence à ces dessins, le fauteuil-brancard comporte - un dossier (1) -assise du fauteuil (2) - repose jambes mobiles (3) - accoudoirs (4) - système d'articulation spécifique (5) - point de fixation (6) - point de fixation (7) - point de fixation (8) - moteur électrique (9) - support mobile de l'assise du fauteuil (10) - poignées mobiles effectuant un angle de 360" (11) - une articulation spécifique constituée par les éléments 4 et 5 - poignées de déplacement pour diriger le fauteuil (12) - goupille de blocage de l'assise du fauteuil (13) - axe transversal n"14(14) - axe transversal de rotation n"15 (15) - axe n"16 (16) L'ensemble de l'ossature du fauteuil peut être réalisée en acier ou matériaux légers et résistants. Le fauteuil comprend un châssis rectangulaire sur lequel sont fixées 4 roues mobiles permettant de déplacer et de diriger le fauteuil. L'ensemble de l'articulation du fauteuil peut être mise en oeuvre par un vérin électrique (9) qui exerce une traction ou une poussée sur l'axe transversal n" 14 (14) suivant la position recherchée (horizontale ou verticale). L'ensemble du siège (dossier et assise) bascule alors autour de l'axe transversal de rotation n" 15 (15) permettant l'obtention de la position horizontale (brancard) ou verticale (fauteuil). Lors de cette rotation autour de l'axe de rotation n"15 (15) l'ensemble de l'articulation constituée par les accoudoirs et le système articulé n"5 permet un mouvement verticale des accoudoirs. Ces derniers restent alors en permanence parallèle au châssis porteur. Pendant toute la durée de la rotation les accoudoirs restent en position horizontale. En fin de rotation le dossier et les accoudoirs sont situés dans le même alignement et se trouve sur le même plan parallèle au châssis porteur (position horizontale). Les accoudoirs du fauteuil sont alors totalement escamotés permettant au patient de se glisser sans entrave du lit sur le fauteuil en position horizontale. Une position intermédiaire peut être obtenue en faisant basculer l'assise du siège autour de l'axe n" 15 (15). Pour obtenir cette position il faut débloquer l'assise (2) en retirant la goupille de blocage (13). Le support mobile de l'assise du siège (10) peut alors atteindre une position maximale en bout de course autour de l'axe n"16 (16). Cette position maximum permet une position intermédiaire de l'assise du siège (position semi allongée).En l'absence de vérin électrique le mouvement de rotation autour de l'axe transversal de rotation n"15 (15) peut être obtenu mécaniquement et sans grands efforts. L'opérateur bascule alors manuellement le fauteuil vers l'arrière tandis que le patient, grâce aux poignées mobiles (11) exerce une traction vers l'arrière facilitant ainsi le basculement du fauteuil autour de l'axe n0 15. Le fauteuil se retrouve alors en position verticale. L'assise et le dossier du fauteuil sont recouvert d'un revêtement en mousse pour le confort du patient. Cette mousse peut être recouverte par tout revêtement (tissu, cuir, etc...). Revendications 1) Le fauteuil-brancard permettant le transport et une manutention aisée du patient du fauteuil au lit et du lit au fauteuil par un basculement de l'ensemble de la structure qui peut être soit mécanique soit effectuée par un vérin électrique (9) caractérisée par une articulation spécifique (5) articulée en 3 points de fixation (6) (7) (8) permettant l'alignement des accoudoirs (4) dans le prolongement du dossier du fauteuil (1) lors du passage en position horizontale (brancard) en conférant un mouvement verticale aux accoudoirs qui lors du basculement de l'ensemble de la structure autour de l'axe transversal de rotation (15) restent en permanence parallèles au châssis porteur en permettant d'escamoter les accoudoirs (4) en position horizontale afin de faciliter la manutention du patient du lit au fauteuil et du fauteuil au lit. 2) Fauteuil-brancard selon la revendication 1) caractérisé par des poignées mobiles effectuant un angle de 360" (11) permettant de faciliter le basculement de l'ensemble de la structure autour de l'axe de rotation (15) lorsque ce basculement s'effectue mécaniquement et ceci grâce à une traction arrière du patient.