Brevet FR2755860A1 — publié le 19980522

Dispositif pour suspendre les perfusions, en milieu hospitalier ou à domicile, permettant au malade de se déplacer sans avoir la contrainte de rouler les pieds à sérum existant à ce jour. Modèle 1/6 : gilet en toile métis (1) très croisé, fermé par trois bandes d'auto-agrippant (2) dans le sens de la largeur. Une sangle cousue dans le dos (3), niveau taille, vient se fermer sur le devant avec une boucle (4). Le dos comporte sur le côté une grande poche de 46 X 20 cm (5), ouverture sur le haut, dans laquelle est glissé un U renversé de 76 X 18.4 cm (6) en métal de 26m X 0.03. Sur le haut du U au centre, est soudé un crochet (7) incliné sur l'extérieur du vêtement ; ce crochet permet de suspendre le sac à perfusion. La poche peut-être soit à gauche, soit à droite, selon le membre perfusé, mais pour plus de facilité pour le personnel médical, deux poches seront prévues dès la fabrication du vêtement. De même pour l'accrochage de la perfusion qui se fait côté dos, il peut-être inversé et regarder côté face - pour permettre l'assise du malade - ce qui donnerait comme vision l'idée d'un perroquet posé sur une épaule. Selon le traumatisme du patient, le gilet aura une ouverture sur le côté, soit à gauche, soit à droite, en conservant 1 ouverture de face, ou les deux côtés seront ouverts ; le gilet s'enfilera alors par la tête - ou encore une ouverture côté dos avec sangle de maintien fixée devant ou fermeture croisée comme les robes-tablier. De grandes emmanchures facilitent le passage de la perfusion. La partie métallique sera en alliage léger ou en tout autre matériau léger et solide. Sa forme en U peut-être modifiée - fermée en bas ou pleine de haut en bas ou sur une partie seulement ; cette partie pleine peut-être ajourée,genre grille. La fermeture du gilet peut-être remplacée par des boutons, boutons pressions, de même que la boucle de la sangle sera ce qui assurera une meilleure fermeture légère et solide au choix du fabricant. Il existe dans le milieu hospitalier des tiges télescopiques sur lesquelles sont suspendues les perfusions. Pour permettre leur utilisation, on peut prévoir une barre transversale supplémentaire - niveau poche - sur laquelle serait fixé un anneau dans le même axe un autre anneau serait fixé sur la barre supérieure. I1 suffirait alors d'y intro duire la tige télescopique qui aurait pour avantage de surélever la hauteur de la perfusion. Le sac à perfusion devra être mis dans une poche à air pour comprimer le liquide et compenser ainsi le manque de hauteur. Une bande élastique, genre serre-tête, maintient la perfusion contre le support (30). Modèle 2/6 :variante avec sangles toiléeslen cuir ou bandes plastifiées (8). Pour commodité, seul le terme sangle sera employé. Les sangles (largeur 4 cm environ) suivent le corps tel un vêtement. Deux sangles latérales espacées de 12 cm environ vont de la taille devant à la taille dos en passant sur l'épaule (4) où elles sont retenues entre elles par une sangle cousue (9). Trois sangles horizontales (10) niveau taille, niveau côtes, niveau poitrine sont cousues ou fixées aux intersections. Leur fermeture sera comme décrit modèle A (4). Les quatres sangles dos sont prolongées de 40 cm, retournées et piquées sur les sangles dos ; faisant ainsi une gaine dans laquelle sont glissées les barres du U décrit en A. Pour ce modèle, la largeur du U est réduite à 12 cm environ (11). Modèle 3/6 : coque moulée (12) formant un pont incliné de 15 cm de largeur. Ce pont est posé sur l'épaule, une épaulette (13) fixée avec de l'auto-agrippant le maintient droit et protège l'épaule, il descend jusqu'à la taille en s'inclinant vers le milieu du corps côté face, vers le milieu du corps côté dos. Cette coque est en plastique ou autre matériau léger et solide garantissant une utilisation saine pour le malade et un entretien facile pour le personnel hospitalier. Tout en étant rigide, elle devra garder une certaine souplesse, surtout sur le devant pour ne pas gêner la respiration au niveau des poumons et la digestion au niveau de l'estomac. Cette coque est maintenue sur le corps par une large sangle (14) de 10 cm, fixée au dos et fermée devant par un auto-agrippant de la largeur de la sangle et chevauchant d'au moins 15 cm. Le support à perfusion décrit en A s'arrête à mi-dos, il est fixé par 4 rivets (15) sur chaque barre du U. Sa largeur sera celle du modèle B (11) - 12 cm. Modèle 4/6 : genre sac à dos. Deux sangles de 4 cm environ (15) passent sur chaque épaule et vont du niveau de la taille devant au niveau taille dos. Les extrémités (17) sont repliées sur 6 cm et cousues pour former un passant dans lequel glisse une sangle (18) venant se fermer sur le devant par une boucle (4). Une partie en tissu épais ou matelassé (19) est cousue sur les deux sangles côté dos, elle va d'une dizaine de centimètres en dessous du cou, jusqu'au bas des sangles. Elle comporte une poche (5) au centre comme dans modèle A. Une autre sangle (20) vient renforcer la stabilité et coulisse dans des passants de 6 cm (21) cousus niveau poitrine sur les quatres sangles latérales. La partie rigide (4) supportant la perfusion sera comme dans modèle A glissée dans la poche. L'avantage de ce modèle est la possibilité d'avoir une hauteur de perfusion supérieure aux autres modèles. Plus tard, lorsque sera trouvée la possibilité de perfuser sans l'obligation d'avoir une poche à perfusion plus élevée que le membre perfusé, ce modèle très pratique pourra être utilisé sans support avec la perfusion maintenue dans le dos. Modèle 5/6 : casque (22) fait d'un cercle (23) de 19 cm de diamètre environ en fil d'acier doux de 5 mm, sur lequel sont soudés deux arceaux (24) de même matière se croisant en leur centre, de 25 cm de hauteur environ. La partie circulaire est recouverte d'une mousse caoutchoutée (25) de 4 cm de diamètre. Cette mousse est fendue jusqu'à son centre pour pouvoir se mettre fgt CO h s et s'enlever à volonté (ce système en protection ou en isolation). Deux pattes en sangles la maintiennent sur le cercle par deux boutons-pressions (27) et se terminent par une boucle pour fermeture sous le menton (28). A l'intersection des arceaux, sur le dessus, est soudé un gros anneau (29) pour permettre de suspendre le casque. Dessous un crochet (7) genre mousqueton est fixé pour accrocher la perfusion. Ce casque s'adresse surtout aux enfants. Beaucoup de couleurs vives devront être employées (vert, rouge, bleu, jaune...). Ne pas hésiter à rajouter des antennes pour accentuer l'aspect extra-terrestre, cela aidera l'enfant à accepter davantage cette contrainte. Modèle 6/6 : ce modèle s'inspirant du modèle sac à dos apporte une modification au niveau de sa confection et du support. Sur le dos, une partie matelassée (31) de 25 cm de large sur 35 cm de de haut environ est maintenuesur le corps par deux sangles (32), cousues sur le haut à un centimètre du bord. Ces deux sangles passent sur chaque épaule et s'arrêtent niveau taille en se terminant par une partie retournée de 6 cm (17) formant passants. Deux autres sangles (33) cousues de chaque côte en bas viennnent se fermer sur le devant après avoir été glissées dans les passants des deux sangles latérales. Sur cette partie matelassée est appliquée une grande poche (34) de 25 cm X 27 cm ; cette poche contiendra le support à perfusion (35). Cette poche aura 25 cm de largeur et une hauteur dépassant la tête d'au moins 10 cm, toujours dans la limite du déséquilibre. La barre transversale supérieure sera crantée de six créneaux (36) dans lesquels s'enserreront quatres crochets (37) mobiles, permettant de déplacer les perfusions sans aucune difficulté. Si le support choisi est le U renversé, une couture (38) supplémentaire sera faite pour maintenir les barres du U. Milieu dos, niveau poitrine, une sangle est fixée solidement sur la poche et la partie matelassée. Elle vient se fermer sur le devant après avoir été glissée dans des passants de 6 cm (21) cousus sur les deux sangles latérales avant. Si le support demi-plein est choisi, cette sangle sera maintenue par trois passants (40) cousus sur la poche (un au centre et un de chaque côté). Sur les deux sangles latérales, côté devant légérement en dessous de l'épaule, un système de réglage (41) de la hauteur de la sangle sera posé, ce qui permettra d'adapter ce modèle à des malades de tailles différentes. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Les dimensions indiquées dans tous les modèles correspondent à une taille moyenne, prévoir plus petit ou plus grand selon la corpulence du malade. Les matériaux employés sont laissés au choix du fabricant, mais le critère principal en sera le côté sain. Lorsqu'une fibre naturelle pourra faire le même usage qu'une synthétique, elle sera choisie de préférence. Les parties rigides du support seront dans une matière légère, non allergisante et facile a nettoyer. Les crochets seront fermés genre mousqueton. Les boucles de fermeture seront faciles d'emploi et sûres. les sacs à perfusion seront mis dans une poche à air dans tous les modèles. Labande élastique maintenant la perfusion contre le support est utilisée aussi dans tous les modèles. Parfois deux produits sont perfusés ; pour cela prévoir un crochet supplémentaire de chaque côté du crochet central. I1 faut conserver le crochet central pour ne pas cléséquilibrer le support si une seule perfusion est utilisée. Les supports de perfusion pourront être surélevés jusqu'à la limite du déséquilibre. Les modèles 2/6 - 3/6 - 4/6 - 6/6 arrivent à la taille, dans le souci d'apporter plus d'équilibre au support} Ils pourront descendre jusqu'au fessier, mais sans gêner l'assise du malade. Un mélange des caractéristiques de chaque modèle peut-être fait pour créer un nouveau modèle. REVENDICATIONS 1) Dispositif permettant au malade de transporter sur lui-même son liquide à perfusion rendant ainsi ses déplacement plus aisés. Caractérisé par un gilet (1) avec dans le dos une grande poche (5) dans laquelle est glissé un support métallique (6) en forme de U renversé et atteignant la hauteur de la tête. Sur le haut de ce support est soudé un crochet (7) qui permet de suspendre la perfusion mise dans un sac à air. Ce gilet est fermé par des bandes auto-agrippantes (2). Une sangle (3) niveau taille et fermant sur le devant renforce l'équilibre du support. 2) Dispositif selon revendication 1, caractérisé par sa forme en harnais, fait de sangles (8) dans lesquelles s'enfilent côté dos les barres du support décrit en 1. Deux sangles sur chaque épaule (9) vont de la taille devant à la taille dos. Trois sangles (10) niveau taille, ctes et poitrine et fermant sur le devant maintiennent le support à perfusion. 3) Dispositif selon revendication 1, caractérisé parsa forme en pont et son matériau genre plastique (12). Cette coque passe sur l'épaule pour arriver de chaque côté au niveau de la taille. Au dos est fixé le support à perfusion, une large sangle (14) maintient le tout contre le corps au niveau de la taille. 4) Dispositif selon revendication 1, caractérisé par sa forme sac à dos. Comme pour le sac à dos deux sangles (15) maintiennent la partie arrière, passent sur les épaules et servent de passants (17) à la sangle de la taille. Au centre, la partie arrière (19) comporte une grande poche (5) dans laquelle est fixé le support à perfusion (6). Une sangle (20) niveau poitrine vient renforcer l'équilibre du support. 5) Dispositif permettant au malade de transporter son liquide à perfusion, caractérisé par son aspect casque (22) sur un tour de tête en acier doux (23) recouvert de mousse sont soudés deux arceaux (24) de 25 cm de hauteur sous lequel est suspendue la perfusion. Deux pattes en sangle (26) enserrent la mousse au niveaudes oreilles et viennent se fermer sous le menton (28). Prévu pour les enfants, des couleurs vives sont conseillées. 6) Dispositif selon revendication 1, caractérisé par sa forme sac à dos. Une partie matelassée (31) est munie d'une grande poche dans laquelle est glissé un support à perfusion (35) de 24 cm de large et dont la heuteur dépasse la tête. Cette partie dorsale est maintenue sur le corps par deux sangles latérales (32) et deux sangles horizontales (33). Les sangles latérales sont réglables en hauteur (41).