Brevet FR2758981A1 — publié le 19980807

Description La présente invention concerne un appareil électronique programmable pour l'aide médicalisée: LE SEMAINIER ELECTRONIQUE Le semainier électronique est un appareil qui trouve son plein emploi dans la domaine hospitalier, ou dans tout autre endroit où la prise de médicament nécessite un suivi journalier. I1 permet de distribuer des médicaments à heures fixes suivant quatre tranches horaires et pendant une semaine. Il est destiné à recevoir puis à distribuer des médicaments en forme de gélule ou de pilule. Le marché de la santé est en pleine évolution. En effet la population française, voir européenne, est vieillissante. Il est scientifiquement prouvé que la durée de vie des français augmente d'un trimestre tout les ans, le portant à l'heure actuelle de 82 ans pour les femmes et 73 ans pour les hommes. De plus, les "séniors" aujourd'hui prennent d'avantage soin de leur corps et son conscient que la médecine fait d'énormes progrès afin d'allonger leur vie dans de bonnes conditions. Cet appareil à été conçu pour: * les hôpitaux * les maisons de retraite * les maisons de pays (aide à domicile) * les centres de thalasso * les pharmacies Cet appareil électronique est composé d'un bâti (1) et un barillet (2) contenant les médicaments stockés par une personne du milieu médical. Le bâti (1) est composé d'un afficheur à cristaux liquides(3), de boutons de saisie(4), d'un réceptacle(5),d'un système de sécurité (6), de 4 diodes électroluminescentes(7) et d'un avertisseur sonore(8). Le barillet (2) est composé de 2 éléments: du couvercle transparent et de 29 cases (comprenant celle d'initialisation différente des 28 autres destinées à recevoir les médicaments). Son diamètre est de 15 cm et sa profondeur est de 3,5 cm (formant ainsi des cases de 18 cm3). Ces 2 partics sont liées par un moteur pas à pas (9) et l'ensemble est géré par un micro-contrôleur. L'afficheur à cristaux liquides (3), set à indiquer soit l'heure courante soit heure programmée. Les 4 diodes électroluminescentes (7) servent à identifier le moment de la prise des médicaments ( matin, midi soir, coucher). L'avertisseur sonore (8) prévient le patient que les médicaments sont disponibles. Le réceptacle (5) sert à recevoir les médicaments lors de la prise. Le système de sécurité (6) permet au programmateur de régler l'heure courante et les heures deprises, tout en empêchant le patient de pouvoir modifier les données. Le système est conçu de 2 façons différentes: 1 version sans alimentation de secours (destinée aux établissements équipés d'un groupe électrogène). 1 version avec alimentation de secours(pour les autres établissements). Lorsque l'heure de la prise de médicaments est arrivée, le barillet (2) tourne d'une case, ceci entrainant les médicaments dans la goullotte débouchant sur le réceptacle. Pour la méthode de programmation: se référer au mode d'emploi ci-joint. MODE D'EMPLOI Présentation Le semainier électronique est un système qui trouve son plein emploi dans le domaine hospitalier, ou dans tout autre endroit où la prise de médicaments nécessite un suivi journalier. Il permet de distribuer des médicaments à heures fixes suivant quatre tranches horaires et pendant une semaine. La programmation des heures et des moments de prise a été simplifiée au maximum afin de permettre une plus grande rapidité de mise en oeuvre. Méthode de programmation: Voici la façade du semainier électronique, avec la description des éléments I Heure Minute Sélect 1 4 5 i 2 t (i) Tiroir par lequel s'effectue la récupération des médicaments. Fente dans laquelle est insérée la carte pour modifier les heures. Bouton de changement des heures. L 3 Bouton de changement des minutes. t ( Bouton de sélection ou de validation. Méthode de réglage de l'heure courante 1C) Introduire la carte côté Réglage de l'heure JhLLLIC Çouranre couranle dans la fente. Ls quatres voyants sont éteints. 1 111 - i ") Appuyer sur le bouton Heure afin de hanger les heures.3 > 11-i - I-I I \I v 3 ) Appuver sur le bouton 2vlinute afin de I I I ~ u changer les minutes. () . I ll anger les minutes. j4) - I 1 I I rljT-2.-] I f,") Lorsque le réelae ds I'heure 1 courante est fait. Appuq-er sur le )1 I I I I Bouton Select pour indiquer la fin du 1 i I ) réglaoe de I'heure courante. s'allume et le signal gvo J Wheureawante ") La flèche 2) RolJoe de s'allume et le sinal' . 7/,hsurcowanre la carte de la fente. I 1 I ~ lI I Méthode de programmation des heures de prise de médicaments f Inrrodul re la carte cSté gSS Proonmmarton Proerammation des mo dzs momenrs Iments dans la r/ fente. Le vovant matin esr allumé. r, t II I II I L'afficheur indique 00:00 . IMatin 1 ( f I'Jt)) changer lés heures. ) ~g w~ v I - I I I ~Il A ) Appuyer sur le bouton Minute afin de changer les minutes. C4) t 11 Ft I 40) Lorsque l'heure du matin est | I I | réglée. Appuyer sur le Bouton Select le - À pour passer à l'heure du midi. Le ~ ~ W voyant midi s'allume. I, v 11 5O) Appuyer sur le bouton Heure afin de I l À changer les heures. I QJ I 1 -I 11 6') Appuyer sur le bouton .Minute afin de changer les mlnures. 0 II I-I II i 7 ) Lorsque l'heure du midi est I | I I | ~ réglée. Appuyer sur le Bouton Select | J t I pour passer à l'heure du soir. Le vovant soirs'allume. > soir s'allume. Soir 1 I II I 1' ') Appuyer sur le bouton Heure afin de - |~~ Il I 9 ) Appuyer sur le bouton Minute afin de I I changer les minutes. 34 . ~l I I r Z 10 ) Lorsque l heure du soir est I I I I I I . > réglee. Appuyer sur le Bouton Select pour passer a l-heure du coucher. Le ~ ~ ~ J ' vovant coucher s allurne u &commat; P Coucher lx 0 1 1 ) Appuyer sur le bouton Heurc afin de 1 changer les heures. ( ~l l X l~ l~ J r l -I Il 19c) Appuyer sur le bouton Minute afin de - l - ~ changer les minutes. t. Iii - ~~ Il ~~ I -I I i ") Lorsque I'heure du coucher est pour indiquer la fin de la 0 proammation. I II ( c 1 ~1(1 iMatin appuyé pour indiquer la fin Select de la I I lI 1 I )I programmation. Les quatres - - i!idi heures de programmation (matin, I 1= ~} V II midi, soir et coucher). ainsi que e - leur voyant correspondant vont j j~} Soir défiler. Il = = = 1 '. g > Coucher r ~ > 15') Les Idcs mommu I digits s'éteingnent,' la flèche s'allume, et le signal sonore â indique que vous devez retirer la 1 carte de la fente. ELEMENTS DE L 'ARGUMENTAIRE COMMERCIAL CARACTERISTIQUES AVANTAGES PREUVES -Programmation de la -Gain de temps dans -Horloge distribution des médicaments la surveillance du patient -Matériel individualisé par -Organisation simplifiée -Prototype patient du service -Faible encombrement -Dimensions -Programmation modulable -Autonomie du patient -Demonstration par jour, semaine,quinzaine. -Programmation des commandes de médicaments -Sécurité de la prescription médicale -Adaptation pour comprimés et gélules -Programmation par carte -Le patient n'agit pas sur -Carte en magnétique le matériel démonstration -Innovation technique -Pas de concurrence -Prototype -Conditions de paiment -Remises sur quantités -Voir tarif SCHEMA FONCTIONNEL 1 1 t i ffi 9 l 1 w L r w P t oII "rnpi l tX Rôle des fonctions secondaires Horloge: Pilote le micro-contrôleur sous une fréquence de 8MHz. Circuit de Reset: Permet au micro-contrôleur de se réinitialiser en cas de baisse de tension en dessous d'un seuil de 4.7 volts. Entrées: Boutons, carte, capteurs. Circuit de commande moteur: Permet de piloter le moteur au moment de la distribution des médicaments. Circuit de commande signaux sonores et visuels: Permet d'envoyer les informations nécessaires au circuit de gestion de l'affichage, de commander les leds et le buzzer. SCHEMA FONCTIONNEL DE LA CARTE GESTION E S m - S S t t t e 'r' Circuit .. ;JidSI$;(.i r f ; > l1 m . t~gr D C I1 1 HEF l $ ;tn 2\sys o 3--B5--o D -a O w:i A r rl 1 r = so3 o o3 onF s 4 10 ~ =1 W El tfi t c x n SCHEMA FONCTIONNEL DE LA CARTE SIGNALISATION t w j K o 2 o r I Rôle des fonctions secondaires Commande de l'affichage. Circuit spécialisé permettant de gérer l'afficheur à cristaux liquides (affichage série). Signalisation des moments. La signalisation des moments de prise est effectuée par quatre diodes électroluminescentes correspondantes aux quatre moments (matin, midi, soir, coucher), et par le signal sonore du buzzer. Affichage des informations: Les informations sur l'heure courante ou la programmation des moments de prise sont indiquées sur l'afficheur à cristaux liquides. MT MID so co HER 7 e 9 10 FXCHCE DE L'HEURE ER 10 V C G OWO S 0 1 X r rc . n L l1 3 tIHP P CLD SI P DLEN 53 DC NC IM I .. oSC Ss E 4 Ci Se 'iD 'i u 4C 'iD ~~ 4DP LI 3E 3G 30 3P 3C 3 30P 3D 2E L2 526 lar 20 2G 51 uz > c 71 ~ > n C WWWNNNNNNNNNN rDr w 2DP 2 3 1 uvrrnrnvrurvurrnm =Co vcc loWmeSWKinlO NR]Nl'ÇlcClcCI \ z = vLL I"ToT > lolml'PlgfPIO H crcNh)NNWW(Irrl""TCi. mocvr mcoromomomcvrmo.- 8 r : c ~ > * NNNNrWWWWrDJiZ o Ì Z D sl o m D sl 0 N m D s Xl D w O -- - 1s1 tk r A)D)t ~ C " NF uN r m F > n B atT} 8 tOs F-(5 UJR I : rm O NOMENCLATURE RESISTANCE couche carbone W DIVERSE 13 POTENTIOMETRE multi-tours 10K 1 CONDENSATEUR fiim plastique DIVERSE 3 CONDENSATEUR céramique 22pF 2 BORNIER 14 et 10 broches 3 DIODE ELECTRO-LUMINESCENTE Rouge 4 BUZZER 9v 1 BOUTON POUSSOIR D6 4 QUARTZ 8 MHz 1 MICRO-CONTROLEUR 68HC11 1 AFFICHEUR LCD 4 1 CIRCUIT COMMANDE AFFICHAGE PCF2112 2 CIRCUIT RESET MC34064 1 CIRCUIT INTERFACE ULN2803 1 MOTEUR pas à pas DC12. 0.3A 1 ALGORITHME PRINCIPAL* Début Initialiser le micro-contr"leur Repéter si carte = réglage alors X = 1 fin de si Jusqu'à X = 1 Répéter Si bouton heure appuyé alors HEURE:=HEURE+1 Si HEURE=24 alors HEURE: = 0 Fin de si Fin de si Si bouton minute appuyé alors MINUTE:=MINUTE+1 Si MINUTE = 60 alors MINUTE:=0 Fin de si Fin de si Jusqu'à carte enlevée Répeter Si Heure affichée = Heure programmée alors Faire tourner le moteur d'une case Allumer la led correspondante Allumer le buzzer Répéter Rien Jusqu'à médicaments pris Eteindre la led Eteindre le buzzer Fin de si Si carte présente alors Si carte coté réglage alors Répéter Si bouton heure appuyé alors HEURE: = HEURE + 1 Si HEURE=24 alors HEURE: =0 Fin de si Fin de si Si bouton minute appuyé alors MINUTE: =MINUTE +1 Si MINUTE =60 alors MINUTE: =0 Fin de si Fin de si Jusqu'à carte enlevée Fin de si Si carte coté programmation alors Moment: =0 Répéter Répéter allumer led corresepondante Si bouton heure appuyé alors HEURE: =HEURE + 1 Si HEURE =24 alors HEURE: =0 Fin de si Fin de si Si bouton minute appuyé alors MINUTE: = MINUTE +1 Si MINUTE =60 alors MINUTE: =0 Fin de si Fin de si Jusqu'à bouton select appuyé Sauvegarder l'heure pour le moment Moment: Moment + 1 Jusqu'à Moment =4 Fin de si Jusqu'à toujours Fin *************************** *Algorithme d'interruption* *************************** Début SECONDE =SECONDE (Toute les secondes) Si SECONDE =60 alors SECONDE: =0 MINUTE:=MINUTE+1 Si MINUTE =60 alors MINUTE: =0 HEURE:=HEURE+1 Si HEURE: = 24 alors HEURE:=0 Fin de si Fin de si Fin de si Afficher la nouvelle heure Fin Revendication Appareil électronique, programmable par le personnel appartenant au milieu médical, qui permet de distribuer des médicaments en forme de gelule ou de pilule. Il est constitué de 2 parties - L'une, le barillet comprenant: * 28 cases identiques pour déposé les médicaments ( 7 jours à 4 prises ou 14 jours à 2 prises) * 1 case différente pour l'initialisation lors de la programmation. - L'autre, le bâti comprenant: * Le moteur pas à pas pour l'avance du barillet à l'heure programmée * Une carte électronique pilotée par un micro-contrôleur qui permet de gérer le fonctionnement de l'appareil. * Une carte électronique affichage qui indique l'heure courante et les heures de prise par affichage numérique et par diodes électroluminescentes. * Un buzzer pour le signal sonore lors de la prise. * Les boutons poussoirs pour la saisie et la validation des données (uniquement actifs si la carte de sécurité est mise en place).