Brevet FR2739083A1 — publié le 19970328

La présente invention concerne un appareil distributeur de médicaments en forme de granules. La fréquence des prises et la multiplicité des produits utilisés en homéopathie est l'inconvénient majeur du traitement. Face aux problèmes d'oubli, aux difficultés de lecture des ordonnances, à la compréhension du traitement, il n'existait pas à notre connaissance jusqu'à ce jour, un appareil permettant de faciliter le traitement des patients soignés en homéopathie. Le dispositif selon l'invention permet de remédier à ces inconvénients. Il comporte en effet selon une première caractéristique a) Un barillet. b) Un boitier. a) te barillet Il s'agit d'un chargeur-distributeur pouvant contenir des granules préalablement stockées permettant ainsi à celles-ci de glisser au fur et à mesure de la rotation de l'appareil au niveau inférieur. b) Le boitier : Il s'agit d'un boitier dans lequel tourne le barillet La partie supérieure est composée d'ouvertures permettant le remplissage, la partie inférieure comporte une gouttière cylindrique de réception. Sur le devant de l'appareil est placé un mécanisme de progammation ainsi que l'avertisseur sonore. Cet appareil trouve une application particulièrement importante, bien que non exclusive, dans le domaine du contrôle de la prise du médicament par un utilisateur. Mais il connait aussi d'autres utilisations : - Eliminer pendant une semaine la lecture de l'ordonnance - Ne plus oublier la ou les prises des granules grâce à l'avertisseur sonore - Diminuer le travail du consommateur ou de l'auxilliaire médical avec un chargement hebdomadaire, - Pouvoir être utiliser par les non-voyants - Recevoir toutes les prescriptions sous forme de granules homéopathiques - Pouvoir se déplacer sans l'ensemble des tubes d'homéopathie - Améliorer l'efficacité du traitement en déterminant de manière trés précise le moment de la prise. La simplicité et la maniabilité de l'appareil lui assure sa fiabilité. Le couvercle chapeautant le chargeur permet une utilisation en tout lieu y compris en voyage. La sonnerie permet l'utisation par tous malades avec en sus un rappel de l'horaire. Les lucarnes frontales permettent de vérifier le bon fonctionnement des opérations. Les dessins annexés illustrent l'invention - La figure 1 représente une vue générale de l'appareil - La figure 2 représente une vue en coupe - La figure 3 représente une vue générale du mécanisme d'entrainement - La figure 4 représente la facade de l'appareil. DESCRIPTIF ET FONCTIONNEMENT En références à ces dessins Le distributeur automatique se compose de deux parties essentielles - Le boitier - Le barillet 1) Le boitier : Il supporte l'ensemble des pièces mécaniques permettant la rotation et l'ouverture des trappes 21 a) Le moteur 15 IL s'agit d'un moteur soit mécanique, soit électrique, entrainant l'arbre à cames 23 par l'intermédiaire d'un engrenage 17 b) L'arbre à cames 22 L'arbre à cames 23 effectue une révolution en 24 heures. Durant cette révolution, à des périodes déterminées, l'arbre à cames ouvre des trappes 21 permettant la sortie des granules. L'angle entre les cames correspond à un temps pré-déterminé qui est le temps entre deux prises de granules. c) L'entrainement du barillet 2 L'arbre à cames 23 commande une roue munie d'un ergot 16 permettant de déverrouiller barillet 2 et de le déplacer d'un secteur équivalent à un septième , soit un jour. Il est évident que le déplacement du barillet fait en période de non traitement, donc la nuit. Le verrou 19 du barillet est également muni d'un bouton poussoir de déverrouillage manuel 5, afin de favoriser la rotation du barillet 2 pendant la période de chargement. Une molette située située postérieurement à l'appareil permet la rotation manuelle du barillet pour le chargement 4 d) Le feu de trappes 21 L'arbre à cames 23 est composé d'un nombre de cames égal au nombre de compartiments divisant le barillet 2 Sous la poussée de la came, un doigt situé sur la trappe 21 permet l'ouverture de celle-ci qui se referme ensuite automatiquement sous l'effet d'un ressort 22 Les granules descendent par gravitation dans une gouttière 11 Lors de leur passage, les granules passant sur une plaque sensible 24 déclenchent l'avertisseur sonore 25 Cet avertisseur sonore est réglé pour s'arrêter dans un temps prédéterminé , mais un poussoir 13 situé sur l'appareil permet l'arret de l'avertisseur sonore par l'utilisateur. e) L'entonnoir 3 Afin de faciliter le chargement de granules, un système d'entonnoir amovible se placera sur la partie supérieure de l'appareil au jour et à l'heure souhaités. 2) Le barillet 2 Il se présente sous une forme cylindrique divisée en sept secteurs correspondant chacun à un jour de la semaine. Chaque secteur est lui-même divisé en un certain nombre de compartiments correspondant chacun à l'heure de la distribution de granules. Dans la version de base, ce nombre a été déterminé à sept subdivisions correspondant à une prise chaque deux heures soit de huit heures à vingt heures. Il est évident que le nombre de subdivisions peut être modifié en fonction des besoins du corps médical. En avant du barillet est positionné un disque d'entrainement 18 muni de canelures permettant l'enclenchement de l'ergot actionnant la. rotation du barillet 2 chaque 24 heures. Sur la tranche du disque, se situe une plage permettant l'inscription des jours, et visible sur la facade de l'appareil au travers d'une fenêtre 7 pour faciliter le remplissage de l'appareil par les patients. La rotation du barillet s'effectue à l'intérieur d'un logement 20 aménagé dans le boitier 1 sur un axe traversant de part en part celui-ci et dépassant le boitier sur sa partie postérieure afin de recevoir la molette d'entrainement manuel 4 FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL : 1) Le chargement Il s'effectue aprés l'ouverture du couvercle 9 en faisant coulisser l'entonnoir 3 en face de chaque compartiment 10 correspondant aux heures de distribution désirées pour le jour choisi. Pour effectuer 1' opération du changement de jour il faut préalablement appuyer sur le poussoir de déverrouillage 5 et faire pivoter le barillet 2 grâce à la molette située postérieurement à l'appareil 4 , les autres chargements se faisant de la même façon. 2) la mise à l'heure Lorsque l'opération de chargement est terminée, la mise à l'heure s'effectue aprés la fermeture du couvercle 9 rendant hermétique l'appareil. I1 faut appuyer sur le bouton de déverrouillage 5 et tourner le bouton 6 jusqu'à ce que l'heure désirée s'affiche dans la lucarne 8 d'indication de l'heure. Relacher ensuite le poussoir afin de réenclencher le moteur. 3) la progammation du jour Il suffit d'appuyer sur le bouton de déverrouillage 5 et tourner la molette 4 postérieure de façon à obtenir le jour désiré dans la lucarne d'affichage 7 des jours. La vérification se fait en lachant le poussoir de blocage de la molette. La prise de médicaments s'effectue par gravité et les médicaments sont récupérés par un orifice de réception 12 sur la partie postérieure de l'appareil. Le dispositif selon l'invention est particulièrement destiné à la distribution de traitements homéopathiques en forme de granules. 1 - Boitier 2 - Barillet. 3 - Entonnoir et sa glissière 4 - Bouton d'entrainement manuel du barillet 5 - Poussoir de déverrouillage 6 - Bouton de réglage de l'heure 7 - Fenêtre de lecture du jour 8 - Fenêtre de lecture de l'heure 9 - Couvercle 10 - Orifice de remplissage 11 - Gouttière de réception 12 - Orifice de réception des granules 13 - Bouton d'arrêt de l'avertisseur sonore 14 - Grille de l'avertisseur sonore 15 - Moteur 16 - Pignon intermédiaire avec disque à ergot 17 - Pignon d'entrainement arbre à cames 18 - Disque canelé d'entrainement du barillet 19 - Verrou du barillet 20 - Logement du barillet 21 - Trappes 22 - Ressort de fermetures des trappes 23 - Cames (Arbre) 24 - Plaque sensible 25 - Avertisseur sonore REVENDICATIONS 1) Appareil distributeur automatique de traitement homéopathique sous forme de granules, de capacité hebdomadaire, caractérisé en ce qu'il comporte un boitier dans lequel tourne un barillet distributeur actionné par un moteur ( 15 ) et muni d'un avertisseur sonore ( 25 ) s'enclenchant lors du passage des granules sur une plaque sensible (24). 2) Dispositif selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le barillet est actionné par un moteur soit électrique, soit mécanique. 3) Dispositif selon la revendication l ou 2, caractérisé en ce que la distribution des granules se fait par l'ouverture de trappes (21) commandées par un jeu de cames (23). 4) Dispositif selon la revendication l, caractérisé en ce que l'avertisseur sonore (25) est commandé par le passage des granules sur une plaque sensible (24) 5) Dispositif selon la revendication précédente, caractérisé en ce que l'avertisseur sonore (25) peut être interrompu manuellement par un bouton poussoir (13) 6) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce qu'un bouton poussoir (5) permet de dévérouiller le barillet (2) lors du remplissage. 7) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que la réception des granules peut s'effectuer, soit dans un nombre de tiroirs correspondant au nombre de distributions, soit dans une gouttière de réception (11). 8) Dispositif selon la revendication numéro 6, caractérisé en ce qu'un entonnoir (3) facilite le remplissage de l'appareil. 9) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'appareil de base comprend un barillet distributeur (2) divisé en sept secteurs correspondant chacun à un jour de la semaine et que chaque secteur est lui-même divisé en sept compartiments correspondant aux différentes heures de distribution des granules. En fonction des besoins des patients, le nombre de secteurs ou de compartiments peut être augmenté ou diminué par des variantes de fabrication.