Brevet FR2734708A1 — publié le 19961206

DISPOSITIF DE RECUEIL ET D'INACTIVATION MlCROBIOLOGlQUE ET VIRAL DES PRODUITS D'ASPIRATION CHIRURGICALE ADAPTABLE AUX EQUIPEMENTS DENTAIRES ET CHIRURGICAUX. La présente invention concerne un dispositif de recueil des sécrétions d'aspiration chirurgicale pour les cabinets dentaires, permettant de les retenir, d'inactiver les microorganismes qu'elles contiennent évitant ainsi de polluer les réseaux d'évacuation des eaux usées, de lutter contre l'infection nosocomiale et de les soustraire à la vue du patient. L'aspiration des sécrétions (sang, pus, salive) et des liquides de refroidissement des instruments rotatifs (eau, sérum physiologique) utilisés lors du traitement des dents ou du fraisage de l'os se fait traditionnellement par des systèmes d'aspiration qui sont incorporés à l'équipement dentaire (encore appelé unit), soit par des "pompes à salive" à effet Venturi, soit par des pompes d'aspiration électriques dites à anneau d'eau ou à anneau d'air, ou de toute autre conception, reliées par des tubulures à la canule d'aspiration intrabuccale. Les produits aspirés sont directement rejetés dans le réseau d'évacuation des eaux usées, sans traitement préalable et polluent ainsi les siphons des éviers et les tuyaux d'évacuation. La tuyauterie qui supporte la canule d'aspiration intrabuccale au contact du patient est elle même polluée.Pour lutter contre I'infection nosocomiale, les fabricants préconisent la stérilisation de ces tuyauteries et ont donc conçu des tuyaux démontables. Dans la pratique, pour des cabinets dont la fréquence de rotation des patients est proche de la demie heure, il est matériellement impossible de procéder à leur décontamination et à leur stérilisation du fait de leur encombrement, de leur prix et des investissements nécessaires afin d'en disposer d'un stérile pour chaque patient (nombre de tuyaux et autoclave ayant un volume de chambre suffisant pour les contenir). Notre dispositif permet de remédier à tous ces inconvénients. II comporte, partant du patient vers la pompe d'aspiration, branchés en série (Fig. 1, de face et Fig. 2 de profil). 1") une canule intrabuccale A à usage unique ou stérilisable (en métal ou matière plastique autoclavable). 2") un tuyau d'aspiration B supportant la canule. 3 ) un bocal de recueil des sécrétions et liquides C avec une entrée "patienr P et une sortie "vide" V munie d'une soupape anti-débordement S. 4 ) un bocal de faible volume D de 250 ml, chargé de condenser les embruns qui pounaient se produire dans le bocal C lorsque le niveau liquidien s'élève et être aspirés dans la tubulure. 5 ) un manomètre à dépression E pour vérifier que la puissance d'aspiration du circuit est toujours au niveau désir6, par simple obturation de la lumière du tuyau supportant la canule. 6 ) une valve-filtre antimicrobienne F hydrophobe, verrouillant automatiquement le circuit en cas de défaillance du système anti-débordement du flacon de recueil des sécrétions C, chargée de garantir le circuit d'aspiration et la pompe contre toute pollution (microbienne ou liquidienne). 7 ) un adaptateur G permettant de brancher notre système au circuit existant en série sur les équipements dentaires. 8 ) un boitier H. Les actes effectués en cabinet dentaire le sont toujours sur des patients vigiles qu'un bocal se remplissant de sécrétions sanguinolentes visibles pourrait émotionner. Le boitier est destiné à soustraire le bocal de la vue du patient et contenir les différents éléments du système. II se compose : d'un support Hs comportant un socle Hs 1 reposant sur quatre roulettes (HS2) qui assurent la mobilité du boitier sur le sol et d'une partie verticale, le dos du boitier Hs3 maintenu au socle par deux joues Hs4 triangulaires. Le bocal A est arrimé au socle par un étrier Hss fixé par des ressorts à boudin ou des bandes élastiques Hs, facilitant son remplacement lors des changements de bocaux. L'élasticité des attaches permet d'utiliser tout type de bocaux présents actuellement sur le marché. Le bocal de condensation D et le manomètre E sont fixés sur le dos du support H ainsi que la poignée P servant au transport éventuel du système. - d'un capot Hc (FIG. 3 vue face arrière) s'adaptant sur le support, cachant ainsi le bocal A. et maintenus ensemble par deux ressorts R, fixés à leurs bases (R1 et R2), permettant au capot de pivoter vers l'avant libérant ainsi l'accès au bocal C pour le changement du tuyau B à chaque patient Le mouvement de bascule du capot est limité par un petit cable K solidaire du capot et d'une joue (K1 et K2). II est possible de solidariser le boitier à l'équipement. Des trous prévus sur la partie verticale du socle servant à la fixation d'un support. La poignée et les roulettes peuvent alors être enlevées. 9 ) Des sachets délitables I ou des cartouches renfermant une poudre antiseptique, ou de la poudre antiseptique soluble, placés avant utilisation dans le bocal C rendent les sécrétions inactives du point de vue microbiologique et viral au fur et à mesure de leur recueil, supprimant ainsi l'ensemencement microbiologique et viral des siphons et tuyauteries lors de leur rejet. Ce dispositif évite la contamination du patient par le changement systématique de la canule A et de la tuyauterie B qui la relie au bocal C. Ces tuyaux B sont soit à usage unique, soit autoclavables prédécoupés ou à couper d'un rouleau. Dans ce dernier cas, il existe des rouleaux de tuyaux dont la lumière varie périodiquement (renflement) autorisant l'adaptation de canules de diamètres différents. Peu encombrants, transparents (facilité de contrôle de la propreté après lavage), de prix modique, ces différents tuyaux facilitent le respect d'une asepsie rigoureuse. Ce dispositif adaptable à tous les équipements dentaires possédant une aspiration chirurgicale permet d'économiser sur les produits de décontamination habituellement utilisés pour désinfecter les canalisations et tuyauteries des systèmes existants, désinfection le plus souvent incornplète. De plus, les débris dentaires, muqueux, osseux et de matériaux de reconstitution sont bloqués dans le bocal. II n'est plus nécessaire de nettoyer les filtres placés dans les aspirations intégrées aux équipements. Les risques de blessures et de contamination du praticien ou du personnel d'entretien lors de leur manipulation sont totalement supprimés. REVENDICATIONS 1") Dispositif de recueil et d'inactivation microbiologique et viral des produits d'aspiration chirurgicale adaptable aux équipements dentaires et chirurgicaux comportant une pompe d'aspiration V reliée à la canule d'aspiration des sécrétions du patient par un système de récupération et d'inactivation des sécrétions caractérisé en ce que ledit système comporte branché en série en partant du patient vers la pompe d'aspiration: - un bocal de recueil des sécrétions et liquide C avec une entrée patient P et une sortie vide V, - un bocal D chargé de condenser les embruns qui pourraient se produire dans le bocal C, - une valve filtre antimicrobienne F hydrophobe chargée de garantir le circuit d'aspiration et la pompe contre toute pollution. 2") Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte un manomètre à dépression E pour vérifier que la puissance d'aspiration du circuit soit toujours au niveau désiré, par simple obturation de la lumière du tuyau supportant la canule. 3 ) Dispositif selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce qu'il comporte un boîtier H destiné à soustraire le bocal C de la vue du patient et contenir les différents éléments du système. 4 ) Dispositif selon la revendication 3 caractérisé en ce que le support Hs se compose: - d'un socle Hsl reposant sur quatre roulettes (Hs2) qui assurent la mobilité du boîtier sur le sol et d'une partie verticale, le dos du boîtier Hs3 maintenu au socle par deux joues Hs4 triangulaires. Le bocal C est arrimé au socle par un étirer Hs5 fixé par des ressorts à boudin ou des banaes élastiques HS6 facilitant son remplacement lors des changements de bocaux, - d'un capot Hc s'adaptant sur le support cachant aussi le bocal C, maintenus ensemble par deux ressorts R fixés à leur base, permettant au capot de pivoter vers l'avant, libérant ainsi le bocal C pour le changement du tuyau B à chaque patient. Le mouvement de bascule du capot est limité par un petit câble K solidaire du capot et d'une joue.