Brevet FR2727853A1 — publié le 19960614

PORTE EMPREINTE HYDRO-THERMAL A USAGE DENTAIRE Il s'agit d'un porte-empreinte destiné au nettoyage et à la prophylaxie des dents et susceptible de jouer un rôle dans le traitement des gingivites et des parodontopathies (hydrothérapie). Sa caractéristique principale est de fonctionner en circuit fermé et sous pression. Description du porte-empreinte: (FSg 1 et 2) Le porte empreinte sera plein, non perforé. Son manche sera cylindrique et servira à véhiculer: - le spray eau-air (1) - le spray air (2) Il comporte dans la partie au contact avec les tissus sous-jacents, une membrane qui fait corps avec lui (3). indissociable, laquelle sera gonflable. Cette membrane fait le tour du porteempreinte(4) de telle sorte qu'une fois en bouche, en insufflant de l'air par le biais de la turbine (5), on la remplira et elle viendra se plaquer contre les procès alvéolaires, oe qui aura pour but d'isoler les dents et les gencives du reste de la cavité buccale. Cette membrane sera souple, résistante et capable de supporter un programme de stérilisation. * Elle peut aussi être remplacée après chaque usage. Dans ce cas on l'introduira dans le porteempreinte grâce à une gouttière qui fera toot le pourtour du porteempreinte, ou alors par un système de collage (type adhésif). Les parois interne et externe de ce porte-empreinte seront légèrement incurvées vers les procès alvéolaires (6) afin que le système de fixation et d'herméticité représenté par la membrane soit optimal. Ainsi les dents et la gencive baigneront dans une solution appropriée à la manière des ustensiles dans un lave-vaisselle. Structure du porte-empreinte: Les parties interne et externe du porteempreinte comporteront chacune 2 feuillets séparés de 2 à 3 mm environ: (7) A l'intérieur de ces feuillets passeront les canalisations (8) qui amèneront l'eau au regard des dents et ceci, de façon bilatérale c'est à dire qu'une dent aura 2 orifices en face d'elle pour assurer son nettoyage. (Possibilité pour une hémi-arcade d'avoir deux canalisations d'un côté et deux de l'autre. Chaque canalisation irriguera 4 dents.). Une fois positionné en bouche il existera un espace entre les dents et le plafond ou plancher du porteempreinte selon qu'on a affaire à celui du bas ou du haut. En regard des dents et placées immédiatement au dessous (bas) ou au-dessous (haut) de la membrane, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur se trouvent des évacuations pour véhiculer l'eau, la salive et autre solution. Ceci sous-entend que les canalisations dans les feuillets ne soient pas trop volumineuses.Celles-ci occuperont au maxillaire inférieur l'espace supérieur, tandis que le système d'évacuation occupera l'étage inférieur. L'évacuation située dans les feuillets internes et externes sera reliée à un système d'aspiration chirurgicale (9). Un système de canalisations amènera l'eau d'évacuation des feuillets internes vers les feuillets externes afin que le système d'aspiration puisse jouer son rôle. Caractérisdque du manche: (Fig 3 et 4) n servira à la préhension. Sa forme sera cylindrique dans sa partie la plus éloignée du porte-empreffite et aplatie à proximité du corps de l'instrument. Placées l'une au-dessus de l'autre, on trouve les deux arrivées pour recevoir les cordons de la turbine. - celle située au-dessus recevra l'aireau (1). - celle du bas recevra uniquement le spray destiné à remplir la membrane (2). Une conduite amènera l'air jusqu'à l'orifice de remplissage de la membrane. Pour vider la membrane et désinserrer le porte-empreinte une fois en bouche, il suffira d'exercer une pression sur l'arrivée du bas qui fonctionnera à la manière d'une valve d'une roue. On pourra également placer une valve d'évacuation sur la partie inférieure du manche. * L'arrivée supérieure recevra le spray d'eau et d'air. - Le spray d'eau servira à amener l'eau dans le porte-empreinte. -Le spray d'air servira, grâce à la pression, à nettoyer, à agir sur les dents et les gencives. - L'arrivée supérieure est totalement indépendante du spray inférieur. Elle chemine dans le manche et emprunte une première canalisation qui servira à remplir le porte-empreinte dans sa totalité (cas général). Cette partie supérieure comportera une partie centrale mobilisable, circulaire. Elle sera actionnée par un ergot ou autre dispositif (3) En fonction de sa position l'eau passera dans une canalisation et ira au niveau des dents selectionnées. n y aura donc - 1 canalisation pour le remplissage du porte-empreinte (4) - 4 canalisations pour amener l'eau d'un côté (2 pour chaque face) (5) - 4 canalisations pour l'autre côté. Sur la partie inférieure du manche et située le plus près de la lèvre, presque à la jonction entre le manche et le corps du porte-empreinte, se trouve l'évacuation pour l'aspiraffon chirurgicale. On la branchera de la même manière que le cordon à turbine et un clapet anti-retour évitera que l'eau ne s'écoule du porte-empreinte quand celle-ci n'est pas branchée. PS: Quelques variantes sont à apporter à la confection du porte empreinte du haut en raison de la configuration du maxillaire supérieur. n est impératif de ne pas concevoir un porte-empreinte volumineux et encombrant, mais le plus léger possible avec des canalisations robustes en raison de leur diamètre et de la pression intense qu'elles subiront. De plus il est tout à fait possible, même souhaitable de supprimer la deuxième tête de turbine réservée au passage de l'air et de placer sa canalisation avec les autres. La conception du porte-empreinte sera déterminée en fonction de la morphologie osseuse et tiendra compte des zones de rétention rencontrées dans les régions vestlbulaires (haut et bas) et au niveau de la ligne oblique interne (bas) et de la zone rétro-molaire (haut). En fonction de la place disponible dans les feuillets, on pourra également introduire une canalisation pour chaque dent ce qui permettra de ne traiter qu'un élément à la fois. REVENDICATIONS 1) Porte-empreinte hydro-thermal destiné au nettoyage des dents et au traitement des gingivites et des véhiculer le spray eau-air et le spray air, issus de la turbine (Kig I,1,2) grâce à un dispositif cylindrique mobile (Fig. III,3), et du corps proprement dit dans lequel se trouve un réseau de canalisations avec une membrane périphérique sg I,4) et un système d'évacuation des eaux usagées (Fig I,9). 2) Ce porte-empreinte est caractésé par un ensemble de canalisations issues de son manche (Fig III,5) servant à amener l'eau et l'air sous pression en provenance de la turbine, au niveau de chaque dent. 3) Le manche de ce porte-empreinte, selon la revendication 1 est caractérisé par un dispositif cylindrique mobile muni d'un ergot (FIg m,3) qui sert à distribuer l'eau et l'air dans chacune des canalisations (Fig III, 5) 4) Cet ensemble se caractérise aussi selon la revendication 1 par une membrane répartie sur le pourtour du porte-empreinte (Fig I, 4) destinée à assurer son herméticité et son étanchéité avec les tissus sous-jacents. Cette membrane sera gonflée avec l'air de la turbine. 5) Ce porte-empreinte se caractérise aussi selon la revendication 1, par un circuit d'élimination des eaux usagées réparti à l'intérieur du porte-empreinte et branché sur l'aspiration chircale (FIg I, 9).