Brevet FR2716718A1 — publié le 19950901

La présente invention concerne un dispositif appelé manifold à tiroir, conçu pour réaliser dans un ordre obligatoire et, par une seule action, les trois fonctions nécessaires pour la mise en service des manomètres différentiels, à savoir - Isolement - Equilibre - Mesure Les techniques antérieures proposent des solutions à plusieurs robinets indépendants n'imposant pas systématiquement la manipulation de ceux-ci dans un ordre déterminé, lors de la mise en service des manomètres ou tout autre instrument de mesure de pression différentielle, créant ainsi un risque d'altérer leur mécanisme et de les rendre imprécis ou défectueux. Le domaine d'application de ce dispositif s'étend au raccordement de toutes prises de pression différentielle à un instrument de mesure, mais en particulier pour la mesure de niveau de liquides cryogéniques dans des réservoirs sous pression (Fig 4). Dans ce cas d'application, deux caractéristiques sont à prendre en considération - l'écart important entre la forte pression statique à l'intérieur du réservoir, et la faible pression différentielle représentant la hauteur du liquide à mesurer, d'où la recherche de protection des éléments sensibles des instruments contre les surpressions accidentelles, et surtout les erreurs de manipulation des utilisateurs lors des manoeuvres. - La mise en circuit liquide (à basse température) et de la phase gazeuse, en cas de fausse manipulation, risquant de faire givrer dangereusement les canalisations avec leurs accessoires, vannes, soupapes, etc...empèchant ensuite leur fonctionnement. L'avantage de l'invention est mis en évidence par le fait que le passage de la position "Isolement" à la position "Mesure" doit se faire obligatoirement par une position intermédiaire appelée "Equilibre" ou "Equipression" et ceci par la phase gazeuse (-). L'importance de cette particularité de l'invention, autre que d'éliminer les inconvénients décrits ci-dessus, est que la pression statique (-) arrivant simultanément de part et d'autre de l'élément sensible de l'instrument, celui-ci ne subit aucun effet de choc pouvant altérer sa précision. Dans ce dispositif, le manifold distributeur est composé d'un corps (A) dans lequel coulisse un piston distributeur (B) manoeuvré dans son déplacement longitudinal par un levier de commande (C). Le principe d'entrainement de B par C est réalisé par un système à crémaillere solidaire du piston (B) et un pignon solidaire du levier (C). La position des joints toriques (D) et (E) placés sur le piston (B) permettent lors de son déplacement de réaliser dans un ordre prédéterminé la liaison entre les orifices 1, 2, 3 et 4 (Fig 1). L'étanchéïté de l'ensemble est garantie par un bouchon fileté et deux joints toriques sur le pignon du levier (C). Le principe de fonctionnement de ce dispositif comprend trois fonctions qui sont - Isolement (Fig I) - Equilibre-Equipression (Fig II) - Mesure (Fig III) Afin de faciliter la description du fonctionnement, nous indiquons pour mémoire - Orifice 1 Pression + (Pression statique + Hauteur de liquide) - Orifice 2 Pression - (Pression statique) - Orifice 3 Liaison manomètre différentiel Pression + - Orifice 4 Liaison manomètre différentiel Pression Le faible déplacement en rotation d'un quart de tour génère une usure éventuelle extrèmement faible et donc une durée de vie et une fiabilité très grande. Les autres joints isolant les orifices travaillent en translation l'usinage des orifices arrivant dans le cylindre de distribution n'entraine aucun dommage sur ceux-ci. Cette particularité est permise grâce à un usinage très précis, perçage dans le corps principal du distributeur. REVENDICATIONS 1/ Le manifold distributeur pour manomètres différentiels se caratérise en ce qu'il est constitué d'un corps A dans lequel coulisse un piston distributeur B, manoeuvré dans son déplacement longitudinal par un levier C, le piston étant entrainé par le dit levier de commande au moyen d'un système de crémaillerie solidaire du piston B et d'un pignon solidaire du levier C, et de joints toriques D.E. placés sur le dit piston B assurant lors du déplacement du piston des liaisons séquencées entre des orifices 1 2 3 4 pratiqués dans le corps du manifold pour obtenir trois fonctions différentes, Isolement, Equilibre Equipression et Mesure. 2/ Le manifold selon revendication 1 se caractérise par le fait qu'il comporte un bouchon fileté et deux joints toriques sur le pignon du levier destinés à assure l'étanchéité de l'ensemble De cette façon, les joints toriques sur l'axe de manoeuvre en rotation assurent l'étanchéité complète de l'ensemble vis à vis de l'extérieur. Le faible déplacement en rotation d'un quart de tour génère une usure éventuelle extrèmement faible et donc une durée de vie et une fiabilité très grande. Les autres joints isolant les orifices travaillent en translation l'usinage des orifices arrivant dans le cylindre de distribution n'entraine aucun dommage sur ceux-ci. Cette particularité est permise grâce à un usinage très précis, perçage dans le corps principal du distributeur.