Brevet FR2706291A1 — publié le 19941223

La présenta invention concerne un support polyvalent, adapta- ble sur toutes sortes- de Brancards perme-ttant ainsi l'utilisation de divers- appareils: réservés, jusqu'"ici aux lits- des, patients-. Son- adaptation aux différents- bras- de brancards- existants- qu.'ils. soient de se.ction- ronde ou carrée. ou rectangulaire ou autre se fait. aisément et efficacement.. Ce système de -fixat-ien! permet une rigidité de l'ensemble pouvant. résister- à des tractions- supérieures: à IO Kg dans les! cas o le support. est, utilisé avec- un appareil de- traction ce qui est. sa principale utilité pour l'instant. IO Le support selon l'invention, comme on- le voit sur les- dessins' F.I/5:)' et (F.,2/5) est ur assemblage en forme de UT renversé,, cempor- tant à sa partie supérieure un-système de réglage de l'éeartement desbranches.- lat.érales et sur ces- Brranehes: latérales- des f2xatïons: réglables. en, hauteur' adaptables: sur les bras du brancard. - LTinvention sera mieuxr comprise en, référence aux dessins- dans lesquels:: - La ffigure I/5 représente le suppor- polyvalent dans- son écartement, le plus- faibTe.- - La f-gure 2/5 représente une vue de face dit support. dans son: écar- tement. le- plus- large. - La figure 3/5 représente une vue de dessus' dw support monté sur les bras: du brancard. - La figure. 4/5' représente le détail de Ia elavet-te- - La figure 5/5 représente Ia bague en T.f.lon. Comme on peut le voir- sur les- dessins-r. 1'"assemblage formant. Ie, sup- port compr.ote deuc barres- pleines (If)' et (Et) FoI/5 de préférence en acierz in ze"ab-Ie d-. diamètre de I5- mm en- fbrme de L renversé,, assem- bi6es-, pou-lissantes par- leur- partie supérieure- dans- un tube ('G) F. I/5 et. F.2/5- de'préf'érence en aci-er inoxydaB'le '"un- diamètre de 20 mme et de 2 mms d'.épaisseur. Aihsf selon, le mode de réalisation représenté la partie supérieure de l'iune des- bar.res, ('t) F.2/5 a une l -u=r (Q) de 35 cm," l-a partie supérieure de l-autre, barre (fE) F.2/5 a une lont- gueur C,) de- I5 cm et le tu-be ( soudé à I "extrémité supérieure de- cette mame barreé. a une longueur ('0' de 20 em,; ce qu- auaeris.e un débat'- - tement (:)" P.2/5 de IO0 cm.- -2-- 2706291 Le réglage sefaft par I"intermédiaire d.une vis écroau. (E) et (Mt') F. 2/5 disposée sur. le tuBe. ('G). Ltadaptati.on du dispos-itif de. traction est réalisé par Ii'ftermédiaire de la bague de Téflon- (V) F. 5/5 de diamètre: externe ('Z) de 32 mm et. interme- de 20 mm: (A.'). Cette bague cou-Iiïssant sur le tube U permet, de disposer diféremment et selon les bezoins 1"appareil de traction. La cIawette (rSQ' F-4/5 cons=-i'tuée d'ue tige ('U'tY réalisée sur ce medele permet. lutili1sation- de ltappareil de traction' la. verticale et empêche ain-i sa rotation éventuelle lors de la mise en, tension ou. lors de viBrations: intervenant. pendant. Ie transport. Cette clavette.e s-e positionne d-ans un passage (T) F.5/5 F.2/5- 'un diamètre de 4 mm dans Ia bague. de Téflon, (fV) puis dans; uni deuxieme pas- sage- (') F.2/5 F.3/5 dtun diamètre de 4 mm réalisé dans- le tube (GY à sor= extr.émité extérieure ce. qui immobilise fermement. l'tensemble. I5 Le support pol2xvalent permet t"%tilisation de l'appareil de tractioe & l'horizontale,, en retirant la clavette du. support. ce qui permet une rotation de celui-ci sur leaxe du support. UT autre orifice (Mt) (E} F.2/5 a été prévz sur ce modèle pour fixer dansurn avenir proche- uni plateaw de transport sur le support polyvalent,. Le support poIyyvaIent se- fixe aux différents bras de brancard. par It'intermédiaire de deux pinces métalliques (P) F.I/5- coulissantes sur le bras dut support F.I/5 (E) (f:) Chaque bras a une longueur- (J) F.I/5 de; 3.5 co. C'es pinces- sont constituées- chacune d'un tube G-') du'une longueur (t) de 8 'cm: et d'un diamètre ext.érieur- de 20 ma- et de 2 mm d'épaiïsseur. Le tube (G-) comporte, à sa base une vis écrou.:(E) t') permettant la fixation duw dit. tube sur le bras du support permettant ainsi un! réglage en hauteur de Itensembleo le tube (GY eomporte également une fixation. constituée d"un, fer plat d'une épaisseur (;It) F.I/5 de 3mm incurvé en son centre d'une prof.ondeur de 8 mm. FA F.I/5 sur une; longueur- (;D. F.I/5, de 25- mm. la longueur dm -3- fer prlat étant de 8 cm (") F.1/ et. sa largeur ('S) F.I/ de 3 cm. Le fer plat est relié au tuh.e (G) F.I/5 par l 'intiermédiaire de deux axes ffiletés (' CI F.I/5 et aien ainsi se serrer contre le tube (G), à l'aide de deur vris: afletées (R) F.I/5 se fixant aïnsi sur les bras du brancarct F.3/5 (:B) Les pinces (P) droites- et gaucli-ew peuvent pioeteer à 3600 sur l;axe dm bras dut suppert. polyvaIent, ce quz. permet- de rMduire 1'enom- brement. en, Iargeur- da, aux vwzs de fixation (I) F.I/5- et de positionner ainsi les pinces à l'i'ntéri2eur du support. LtappareiI se- démonte très facilement, et, rapidement. et tient peur de place. Il peut 8tre rangé dans un sac de toile d'un encombrement réduit et. donc peut trouver sa place- aisément dans tous les l vhi:cuIes _iintervention oui en! salle de st.ekage de matzéreI. REVENDICATIOr. 2706291 - A - Support po-lvalent adapta.le sur- tout type de- brancard pour leutïlisation de divers appareils-médicaux, noeemment un appareil de traction,, caractérisé en' ce qu'ilest, constitué par un. ensemble -en forme de U renversé,, comportant.à sa partie supérieure un- système- de réglage de l"écartement des branches latérales' et, sur, les branches latërales, des f ixatifons- réglables en; hauteur- pour' l'adaptation du support aux bras du brancard. - 2 - Support selon- la revendication I,, caractérisé en ce que l'assem- b'lage en forme de U renversé est, constitué de deux barres. pleines (. E) IO et, (M') en; forme de L renversé,, assemblées coulissante pour l'-une d"elles par.' la partie supérieure dans uni tube G soudé sur- la barre (E); de manière à autoriser unti débattement. (tU) de IO cme ce réglage se faisant par lï'in-teriédiaire deune bague en Téflom (V) et Ie blocage à l'aide d'une vis écrou (E) (M') situ,ée en; bout du tube (G). I5 - - Support selon la revendication I ou 2, caractérisé en ce que les: fixations' réglables- enr hauteur- pour- l'adaptation- aux bras du brancard ('nt) sont composées de deux tubes (G) óoulissant sur les parties laté- rales des barres pleines' (E) et. (E'), chaque tube comportant une pince métallique (D) constituée d'un fer- plat incurvé en son centre (D). et maintenu au,tube G' par' deux vis à ailettes (R) (I), chaque pince venant se fixer sur' le bras du brancard. Ces deux pinces peuvent. pivoter à 360 sur les bras Ir et. li' réduisant- ainsi I'encombrement si nécessaire. - 4'- Support. selon l'une quelconque des- revendications I à 3- carac- térisé en' ce qu'-l comporte une clavette (S") qui permet l'utilisation de l'appareil de trac.tion en position verticale en le vérouillant sur le tube (G) eon introduisant la clavette dans le'orifice (T') prévu' a cet. effet sur' le tube G à son: extrémité extérieure. - 5 - Support se-lon, l'une quelconque des' revendications: I à 4 carac- térisé en- ce qu'il comporte en outre une fi'xationr supplémentaire (M') 3P sur- Ia partie. latéraIe du tube (CG) pour' ltadaptation- dCtun plateau de transport -