Brevet FR2690747A1 — publié le 19931105

La présente invention concerne un anémomètre. La plupart des anémomètres présents sur le marché ont de grandes dimensions et sont fragiles. Ceci est dO en partie au type de capteur qu'ils utilisent. Ils sont généralement munis d'une éolienne volumineuse dépassant largement le corps du bottier de lecture. Ces capteurs sont prédisposés aux chocs qui ont un effet néfaste sur la précision de la mesure, lorsque l'appareil n'est pas complètement déterioré. L'anémomètre, selon l'invention permet de remédier à ces inconvénients. - Il comporte, selon une première caractéristique, une éolienne bi-pales tel). n titre d'exemplesy sont représentées figures i et 2 des réalisations possibles de cette éolienne. Elle permet de capter la vitesse du vent et de la transformer en vitesse de rotation. Selon le mode particulier de réalisation, l'éolienne peut être à axe vertical et peut avoir une forme rectangulaire (fig ia, nib), demi-circulaire (fig 2a, Zb), ou autre. Elle est constituée de deux aubes (2) et (3). Elle est sensible a une gamme très étendue de directions du vent. Elle est ouverte sur l'extrémité supérieure contrairement au rotor de Savonius (Brevet 601266 . l925), qui, lui, possède deux flasques. Ce capteur peut ainsi être sensible à un vent arrivant par le dessus. La forme demi-circulaire (fig 2) a l'avantage de supprimer le point mort que l'on peut constater sur le rotor de Savonius. Le capteur, grâce à son profil spécial peut se ranger dans le prolongement du bottier (4) indicateur de vitesse (fig 6). - L'anémométre comporte, selon une deuxième caractéristique, un bottier (4) qui supporte l'éolienne (l), permet de maintenir en position le dispositif de guidage en rotation et contient l'unité de traitement des informations captées. Il sert aussi de support à l'afficheur. Les figures 7 et 8 donnent un exemple possible de réalisation du bottier (4). - L'anémomètre comporte, selon une troisième caractéristique, un dispositif de guidage en rotation de l'éolienne. Ce dernier contribue à réaliser la transformation :"vitesse du vent - vitesse de rotation". Les figures 3, 4 et 5 donnent des exemples possibles de réalisations de ces systèmes de guidage. Le montage en paliers courts (fig 3), peut utiliser deux roulements à billes (7) et (8) montés serrés sur l'axe (9) et ajustés dans un logement cylindrique (10) solidaire du bottier (4) par liaison encastrement. Le montage en palier long (Fig 4) peut être autolubrifiant ou Téflon PTFE (6) a faibles frottements avec une butée ponctuelle (12) (contact sur plan (13)). Le plan (13) peut être en matériau dur. Il peut constituer une partie du boiter (4) ou peut être rapporté à celui-ci. Le montage peut etre un guidage entre-pointes (fig 5) avec pivot-saphir et réglage axial par crapaudine (14). Ce montage nécessite tout de même la présence d'un palier rapporté (15) à l'extrémité du capteur (1) qui a pour effet de perturber de façon infime l'écoulement de l'air. - L'appareil comporte selon une quatrième caractéristique un système de transformation de la vitesse de rotation de l'axe (5) en une grandeur physique adaptée à la commande de l'afficheur (6). La grandeur physique peut être mecanique, électrique, magnétique ou autre. La réalisation du dispositif de transformation n'est pas limitative. Un exemple de réalisation est donné à la figure 7. Il peut comporter une fourche optique (16) associée à une roue dentée (17) montée en bout de l'axe de rotation (9) et un convertisseur fréquence-tension appartenant au circuit électronique (5). Dans l'éventualité d'une réalisation électrique du dispositif, une alimentation devra entre envisagée. Elle peut entre à piles, accumulateurs rechargeables ou solaire. Une régulation de cette alimentation pourra entre envisagée. - L'appareil comporte selon une cinquième caractéristique un afficheur (6). Ce dernier permet la visualisation de la vitesse du vent mesurée. Il peut être à aiguille, digital ou peut utiliser un bargraph ou autre. Un exemple de réalisation est donné figure 7. Le bargraph représenté peut étire opto-électronique ou à cristaux liquides. Ce type d'afficheur à l'avantage d'être trés concret et représentatif. Il permet, de plus, de visualiser simultanément à l'aide de différentes échelles la vitesse du vent dans plusieurs unités. Son emploi n'est pas limité à l'invention, il peut s'adapter sur n'importe quel autre type d'anémomètre. - L'anémomètre peut comporter des spécifications optionnelles comme celles définies ci dessous: Des graduations (18) dans une ou plusieurs unités peuvent être disposées de part et d'autre de l'afficheur (6). Un exemple de disposition est décrit figure 7. Mais celui-ci n'est pas limitatif. Un capuchon (19) peut entre réalisé en vue de protéger l'éolienne (1) lors du transport de l'appareil (fig 8). Un abaque (20) spécifique aux véliplanchistes, peut entre rajouté sur la face arrière (21) de l'appareil par exemple (fig 8). En tenant compte du poids du pratiquant, de son flotteur et des conditions anémométriques, l'abaque permettra de choisir la surface de voile adéquate. Cet abaque peut entre associé a n'importe quel type d'anémomètre. Une trappe (22) à piles peut tre incorporée au boiter Un dispositif d'étanchéité du boîtier (4) peut être envi sagé ainsi qu'une tropicalisation du circuit électrique (5). Une dragonne (23) peut être associée au boîtier (4). Elle peut permettre à l'utilisateur d'éviter la chute de son appareil. Un dispositif (24) permettant d'éviter le contact de la poussière avec les éléments assurant le guidage et le bon fonctionnement de l'appareil, peut aussi être pris en compte. Un bouton de mise en marche (25) non saillant peut être aussi envisagé pour eviter la mise sous tension accidentelle de l'appareil pendant son transport. REVENDICATIONS 1)Anémomètre caractérisé en ce que son éolienne (1) est bi-pales. 2)Anémomètre, selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'éolienne (1) est constituée de deux aubes (2) et (3) demi-cylindriques profilées et ouvertes sur le dessus. 3)ynémomètre, selon les revendications 1 ou 2 caractérisé en ce que l'éolienne (1) vient se loger, en position de repos, dans le prolongement du boiter (4). 4)némomètre, selon les revendications 1, 2 ou caractérisé en ce qu'il comporte un afficheur de type "bargraph" (6). 5) Anémomètre, selon la revendication 4, caractérisé en ce que différentes échelles (18) représentatives de la vitesse du vent sont inscrites de part et d'autre de l'afficheur (6). 65Rnémomètre, selon l une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte une dragonne (23). 7)Anémomètres selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il possède un capuchon protecteur (19) de l'éolienne (1) venant s'ajuster sur le boîtier (4). 8)Anémomètre, selon l'une quelconque des revendicat"s précédentes, caractérisé en ce qu'il peur être particulièrement adapté aux véliplanchistes lorsqu il est associé a un abaque (20) leur permettant de choisir voile a gréer en fonction de leur poids, de leur flotteurs et des conditions anémométriques.