Brevet FR2687934A1 — publié le 19930903

Invention est relative à un dispositif générateur de courants ot de fréquences réglables pour la production de champs magnétiques doubles destinés à réaliser des modifications moléculaires controléss utilisables en analyse et en thérapeutique. I1 existe des dispositifs permettant de créer des champs magné- tiques simples, mais a notre connaissance, il n'en existe pas qui per- mettent-de:régler différentes fréquences en produisant sur un meme appareil des ondes variés et programmables. Le dispositif selon l'invention permet l'obtention de champs magnéti4ues doubles, in vivo ou in vitro, et l'application de courants et d'ondes diverses, sans trop de manipulations fastidieuses. Il est possible, grace à ce dispositif de réaliser des mouvements et des phénomènes moléculaires sur des minéraux, des végétaux et des animaux. Grace a ce dispositif on a pu obtenir de la chrysoeverine (cf. demande de brevet 8902200), ainsi que des modifications controlées sur AllNsw ADN, enzymes, etc. Avec ledit dispositif on peut choisir une forme d'ondes déterminées ainsi sur des courants continus et alternatifs on peut greffer des alternances sous forme d'interférences sur les fréquences d'ondes audibles, ou des signaux d'ondes sinusoidales dont les tensions finales se mani- festent autour de 20 KHZ qui peuvent etre déconnectés. Ces tensions en courant continu sont mesurées avec un voltmetre inclus dans le dispositif, ainsi que l'onde provenant du courant alternatif, les deux apparaissant et fus-ionnant sur un écran solidaire de l'ensemble. L'appareil representé sur le schema fig. 1 fournit une tension en courant continu à laquelle on peut ajouter une tension en courant alternatif dont on pourra choisir diverses formes d'ondes. La tension en courant continu comme en courant alternatif pourra être réglée. A son tour la tension en courant alternatif pourra générer un "T0Nft BURST" sous toutes des formes d'ondes. A la tension finale on ajoutera un signal sinusoidal fixe de 20 REZ non réglable qui pourra etre déconnecté. La tension en courant continu pourra etre mesurée au moyen d'un voltmêtre inclus dans l'appareil, et le signal de courant alternatif devra etre visualisé sur un écran inclus également dans le systéme. L'appareil dispose d'un temporisateur qui déconnecte la sortie et maintient une durée de temps comprise entre 1" 59' 59". Les caractéristiques techniques minimales et maximales du dispositifs sont les suivantes; Tension DC 0 à 12 V Tension AC Max.: 2'5 Vpp Formes d'onde Sinusoidale, carrée, triangulaire, Fréquence AC 20 Hz - 20 KHZ (Min - Max) Qke Fréquence C:A Fixe - 20 KHZ approx. (générateur sinusoidal de fréquence et de tensions fixes) Tension AC Fixe - 500 mVpp (Min.) Relation "Tono Burst" Signal/non signal 8:24 Temps 1" à 59' 59" Sortie court circuitable t L'ensemble du dispositif est representé schématiquement - Fig. 1. Le générateur de fonctions (1) est constitué d'un circuit intégré XR 2206. La stabilité des la fréquence avec la temperature est tres élévée 6 x 1U -5v/ C et sa sortie est court-circuitable. Pour obtenir la tension de sortie nécessaire 2,5Vpp on place un amplificateur de sortie qui est aussi court-circuitable. Le schéma proposé peut fournir cinq formes d'ondes carré, sinusoidale, triangulaire, en dent de scie et rectangulaire et il est capable de les faire varier de 20 Hz à 20 sAz. Sa sortie est reliee å un génerateur d'impulsions (2) qui a été réalise au mayen de 4 circuits intégrés et 3 CM0. Il permet de laisser passer des impulsions pendant une période de temps X, le signal d'entrée etant ensuite annulé pendant une autre periode de temps, dans ce cas 3 X (étant donné que la relation signal/non signal pour le circuit désigne est de 8:24) et ainsi de suite. t,e meme circuit peut etre annule ou miu en Service suivant le type de signal que l'on desire employer a la sortie du generqteur. Ce generateur (2) est relié å un melangeur (3) qui est capable de recevoir d'un cote ledit signai, qui le mélange avec uiie tension de cou- rant continu, obvenu avec un générateur (5) et avec une fréquence fixe d'un générateur de 20 KHz (4) et qui dispose d'une sortie controlée, relié à un temporisateur (8) constitué d'un circuit intégré ICM7217CIPI d'interval permettant d'obtenir des temps de une seconde a 59' 59". reliée a un temporisateur (8) constitué d'un circuit intégré ICM7217CIPI d'InterK+l permettant d'obtenir des temps de une seconde a 59' -59". Ce générateur (4) a une tension de sortie fixe de 5 Vpp du centre aux périphéries Cette tension de sortie (4) s'ajoute à celle du générateur (5) et a celle du générateur (2) au moyen du mélangeur (3) qui peut etre déconnecté manuellement à l'aide de l'interrupteur 2a. Le générateur (5) de tension continu est réglable de O à 12 volts, cette tension peut etre mesurée au moyen d'un voltmètre (6) et visualisée sur l'écran. Ce voltmetre numérique (6) est constitué de 2 circuits intégrés CA 3162 et CA 3161 les deux de BCA. Le premier est un convertisseur A/o et le second un codeur BCD a 7 segments å anode commune. La presentation se réalise à travers 3 écrans qui permettent de visualiser des tensions entre moins 9,9 V et plus 99,9 V. Pour la visualisation de la tension et de la forme d'onde en courant alternatif on utilise un écran de sensibilité: 10 MV/DIV largeur de bande: MHz atténuateur: 1/1, 1/10, 1/100 et masse. impédance d'entrée: lMn ; 5 avec 35 pf. tension maximale d'entrée: 600 Vpp moins de 1 min. - de I KHz. Au moyen de 2 transistors on réalise un générateur d'ultrasons de fréquence fixe appnoximativement de 20 KHz avec alimentation directe du réseau a travers un condensateur avec une tension de sortie de 5 Vpp, la tension de sortie de ce générateur s'ajoute a la somme de la DC et de AC, étant déconnectable. Le temporisateur comporte un écran qui donne le temps de traitement. Quand on appuie sur le bouton de démérrage (z) en meme temps apparait le temps programmé donnant le commencement du compte jusqu'à l'arrivée au O. Indication est donnée en minutes et en secondes Quand l'écran n'indique rien et qu'on voit seulement un point clignotant indiquant les secondes, l'appareil fonctionne seulement pour permettre le réglage, mais a la sortie il n'y a aucun type de signal. Un visualisateur de tension DC indique à tout moment la tension en DC que l'on obtiendra a la sortie quand on mettra en marche le tempo risateur. L'appareil étant au repos le visualisateur que nous pouvons appélé voltmetre indiquera la tension permettant le réglage. Ltécran de 75 mm avec une sensibilité d'entrée de 10 MV/DIV est branchée a la sortie du mélangeur (3) et controlé par le temporisateur (8), ce qui permet de visualiser et de choisir la tension et la forme d'ondes en courant alternatif appliqués a la sortie. Afin de maintenir un champ relativement stérile protégeant les outils de la contamination, on a prévu un générateur de stérilisation a' fibre optique (laser ou autre) (7). Ce générateur a une triple fonc- tion: il crée une interférence sur les ondes de l'écran (9), cette onde se propage et transmet une vibration constante qui agit au niveau des interactions moléculaires des différents tissus sur lesquels les méca nismes décrits sont appliqués Dernier élément indispensable pour le fonctionnement de l'appareil: différentes éléctrodes ont été mises au point pour l'application du cou rant obtenu sur l'objet a traiter, leurs formes variant selon que cette application a lieu sur ou dans les tissus. l'une de ces éléctrodes est representée - fig.* . Elle produit des inductions éléctromagnétiques a double champ. Elle est constituée d'un support creux isolant (1) sur lequel est placé une boussole afin de controler le nord individuel du patient (récépteur) par rapport au nord magnétique. Deux ressorts (2) (3) à pression-dépression sont fixés sur l'autre coté-du support, ils sont placés l'un dans l'autre, isolés entre eux et ils peuvent etre polarisés indépendamment l'un de l'autre. Ils sont branchés éléctriquement à un connecteur supporté par le ressort exterieur et au ressort intérieur par un fil (4). L'éléctrode de la fig. est constituée de deux supports isolants (s et S 9, sur l'un est monté un connecteu rCA)relié au dispositif, ie circuit oscillant(Calimcpte une bobine montée sur l'axe de l'aiguille mandrin. L'éléctrode de la fig.Q comporte une plaque isolante munie d'un revettement de CU contenant un circuit imprimé de forme quadripolaire d'écrite dans le brevet FR N @@ 2.636.966. L'eléctrode de la fig. 7 est un porte-objet à centre creux, capable d'attirer a un endroit précis du porte-objet des cellules ou des molécules polarisées a l'aide de l'appareil et dont on veut controler la traction par différents tissus ou substances. L'action des ondes obtenus par le dispositif d'écrit ci-dessus se repercute indistinctement in vivo et in vitro sur les mineraux, les végétaux et les animaux. Cette action est utilisée en analyse en laboratoire ainsi qu'en thérapeutique médicale ou esthétique, ainsi (iu'en manipulation génétique, biologique, physique ou chimique. Définition des réferences de la planche - 8 a - Source d'alimentation générale et générateur de courant continu. b - Générateur de fonctions. c - Générateur d'impulsions. d : Temporisateur. e - Voltmetre numérique de tension de courant continu. f - Visualisateur de courant alternatif. g - Oscilateur a 20 KHz. h - Générateur de stérilisation. 1 - Visualisateur du temporisateur. 2 - Visualisateur de tension DC. 3 - Presélecteur tM temporisateur. 4 - Départ. 5 - Aurez du cycle. 6 - Niveau courant continu. 7 - Niveau courant alternatif. 8 - Normal, Reverse. 9 - 10 - 11 - Sorties 12 - Fréquence. 13 - Sélécteur d'onde. 14 - FX1, FX2 Intérrupteur. 15 - Indicateur de "Burst Tone". 16 - "Burst Tone" . 17 - 20 KHz. 18 - Indicateur stérilisation. 19 - Stérilisation. 20 - Sortie Générateur Stérilisation. 21 - Eccan visualisant courant alternatif. 22 - 23 - 24 - Entrées. REVENDICATIONS 1 - Dispositif générateur de courants et de fréquences réglables pour la production de champs magnétiques doubles caractérisé en ce qu'il - est constitué des éléments suivants: un générateur de fonctions t1). un générateur d'impulsions (2). un mélangeur (3). un générateur de tension de courant continu (5). un générateur de fréquence fixe de 20 KHz (4). un temporisateur (8). un générateur stérilisation (7). un oscilateur (9). des éléctrodes d'application du courant obtenu. 2 - Dispositif selon la revandication 1 dont les caractéristiques techniques sont les suivantes: -f 3 - Dispositif selon la revandication 1 ccractérisé en ce que le gé nerateur de fonctions (1) comporte un circuit intégré permettant une variation de 20 Hz a 20 KHz et une sortie qui le relie au gé nerateur d'impulsions (2). 4 - Dispositif selon la revandication 1 caractérisé en ce que le gene rateur d'impulsions (2) est réalisé au moyen de quatre circuits intégrés dont un opérationnel et trois CMUS, il permit le passage de signal d'entrée pendant un temps x et l'annule ensuite pendant un temps SsX ( la relation signal/non signal de ce circuit étant de 8:24 et ainsi de suite). 5 - Dispositif selon la revandication 1 caractérisé en ce que le signal produit par le genérateur (2) est recu dans le mélangeur (3).qui peut mélanger ledit signal avec une tension de courant continu ob tenue avec le générateur (5) et avec une fréquence fixe d'un généra teur de 20 Kz (4) et qui dispose d'une sortie controlée reliee å un temporisateur (8). Il peut etre déconnecte manuellement å l'aide de l'interrupteur Za. b - Dispositif selon l'ensemble des revandications precedentes caracte- risée en ce que le temporisateur (uJ est constitué d'un circuit in tigre SCM7217Clpl d'InterAl permettant d'obtenir des temps de 1" 59' 599. 7 - Dispositif selon la revandication I caracterisé en ce que le voltmètre numérique (6) est constitué de deux circuits intégrés CA 3162 et CA 3161, le premier étant un convertlsxeur AD et le second un codeur BC9;a 7 segments a anode commune, il permet de visualiser des tensions entre -S,9 V et 4 ss, V sur écran. 8 - Dispositif -selon la revandication I caracterise en ce que pour visualiser la tension et la forme d'onde en courant alternatif on utilise un osciloscope (9) avec ecran de 15 mm. ayant les ca racteristiques suivantes: sensibilite: lu M@/DI@. largeur ae bande: 5 MHz: atténuateur: 1/1, 1/10, 1/100 et masse. impédance d'entrée: une Mn. z 5% avec 35 pf. tension maximale d'entrée: 600 Vpp moins de 1 Min. et moins de 1 KHz. 9 - Dispositif selon l & revandication 1 caractérisé en ce que la fre- quence fixe (4) d'environ 20 KHz est obtenue au moyen de deux tran* sistors avec alimentation du réseau a travers un condensateur avec une tension de sortie de 5 Vpp. La tension de sortie de ce généra teur s'ajoute à la somme de DC et de AC. 10 - Dispositif selon la revandication 1 caractérisé en ce que le généra teur de stérilisation a fibre optique est constitué par deux lames métalliques séparées par un isolant auxquels est appliquée une haute tension produisant l'effet couronne. 11.- Dispositif selon la revandication 1 caractérisé en ce que fig. 4 est constituée d'un support creux isolant sur lequel est fixée une boussole. Deux ressorts (2) et (3) sont fixés de l'autre coté du support, placés l'un dans l'autre, isolés entre eux, et peuvent etre polarisés indépendamment l'un de lt'autre. l'autre. Ils sont branchés aux connecteurs directement par le ressort extérieur et au moyen d'un fil (4) au ressort intérieur. lS^--Dispositif selon la revandication 1 caractérisé en ce que l'élétrode fig. 5 est constituée de deux supports isolants, un connecteur A est relié au dispositif, le circuit C alimente une bobine montée sur l'axe de l'aiguille-mandrin 13 - Dispositif selon la revandication 1 caractérisé en ce wue l'é léctrode porte-objet å centre creux de la fig. 7 est capable d'attirer a un endroit précis du porte-objet des cellules ou des moléculles polarisées a l'aide de l'appareil. 14 - Utilisation du dispositif décrit dans l'ensemble des revandica tions précédentes pour la réalisation de modifications moléculaires controlées en analyse et en thérapeutique.