Brevet FR2690075A1 — publié le 19931022

La présente invention concerne un dispositif de manutention de patients (malades, accidentés, grabataires, hospitalisés etc....) diminuant de manière très sensible leur manutention ainsi que les efforts du personnel hospitalier affecté à cette tâche. Actuellement la manutention des patients consiste à prendre en poids l'hospitalisé sur son lit, le déposer sur un brancard roulant, le reprendre en poids sur celui-ci, le poser sur la table de radio, le reprendre encore une fois, le reposer sur le brancard, le reprendre... etc, etc... et ce jusqu'à la fin des diverses opérations et interventions et le ramener dans son lit. Ces diverses manipulations sont à chaque fois autant de prises importantes de risques pour le patient avec de surcroît un très grand inconfort et bien trop souvent dans d'atroces souffrances. Ces diverses manipulations sont également pour le "personnel hospitalier" des sources d'efforts considérables dans des positions malaisées, inconfortables,arrivant à créer ainsi des algies dorso-lombaires importantes dans cette corporation. Le dispositif selon l'invention permet de réduire de manière très considérable les désagréments définis dans les chapitres précédents. Le dispositif se caractérise par un ensemble de levage et déplacement mécanisé venant prélever et / ou déposer une civière souple à clavette centrale sur lit, table, radio, scanner etc.. Toute l'originalité du système réside dans la clavette souple de la civière car sans cette innovation le procédé sous cette forme n'aurait pu être mis au point. En effet, au chargement, la civière souple roulée de faible diamètre est semi déroulée sous le patient placé en décubitus costal droit, ensuite le patient est placé en décubitus costal gauche et la civière est alors totalement déroulée sous lui. Le patient n'est jamais levé en poids donc très faible manipulation pour lui-même et pour le personnel. L' ensemble levage et déplacement vient récupérer le patient et le transporte à son lieu de destination. Au déchargement le procédé est encore plus simple, la civière souple est descendue et allégée par appui sur l'organe récepteur. La clavette longitudinale peut alors être retirée désolidarisant ainsi les deux morceaux de la civière. En agissant sur l'organe de levage, les deux demi civières glissent de part et d'autre sous le patient le déposant sur l'organe de réception sans aucune autre manipulation. Deux caractéristiques essentielles, la civière est en PVC souple, les deux bras et la clavette centrale sont en fibre de verre et résine polyester. Ces éléments permettent donc de passer soit en radio soit en scanner sans déchargement du patient de la civière. On notera donc qu'avec une autre civière 1' ensemble de levage et déplacement est disponible pour la manutention d'un autre patient. Le piètement roulant comporte également des caractéristiques particulières. Les tables d'opérations comportent un pied central. Dans sa configuration de base le piètement roulant permet d'encadrer ce pied et d'approcher de la table parallèlement à celle-ci. Il en est de même pour les approches des lits et des tables de radiologie. Les scanners en revanche ont un piètement longitudinal en prolongement de la partie annulaire du scanner. Il est donc nécessaire d'approcher de la table dans le sens longitudinal. Le piètement roulant comporte deux bras articulés qui déplacés manuellement au moment de l'approche permettent de réaliser cette fonction et de rentrer la civière longitudinalement par rapport à la table. Selon l'invention, ce dispositif original de manutention est tout à fait orienté vers les hôpitaux, cliniques, établissements de personnes âgées,centres de rééducation, hôpitaux mobiles etc, etc... REVENDICATIONS 1) Dispositif de levage, déplacement et dépose d'un patient en position horizontale allongée avec un minimum de manutention pour celui-ci ainsi qu'un minimum d'efforts pour les personnes chargées d'exécuter cette manutention. Caractérisé par un piètement roulant (fig.1) une potence support (fig.2) un ensemble de préhension (fig.3) une civière souple à clavette centrale (fig.4) et l'ensemble du système (fig.5). 2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisée par une civière souple (fig.4) roulée et à demi déroulée sous le patient placé en décubitus costal droit. Le patient est alors ramené en décubitus costal gauche et la civière souple (fig.4) est alors totalement déroulée sous lui. 3) Dispositif selon les revendications 1 et 2 caractérisé par la potence support (fig.2) fixée de manière solidaire sur le piètement roulant (fig.1). L'ensemble de préhension (fig.3) est pendu sous la potence support (fig.2). Ceci constitue ainsi l'ensemble de levage et de déplacement. Celui-ci est amené à la verticale du lieu de saisie du patient à l'aide du système de levage mécanique (fig 2/2) l'ensemble de préhension (fig.3) est descendu au niveau de la civière souple (fig.4) placé sous le patient. Les organes de préhension (fig. 3/1) sont alors encliquetés dans les bras de Ia civière souple (fig.4/2). La montée est effectuée à l'aide du système de levage mécanique (fig.2/2) jusqu'à la partie haute de la potence support (fig.2/1). L'ensemble civière et piètement roulant (fig.5) est alors intimement solidarisé. 4) Dispositif selon l'ensemble des revendications précédentes caractérisé par la solidansation de la civière souple et du piètement roulant qui permet au personnel de manutention de rouler le patient jusqu'à son lieu de destination. L'ensemble civière souple et patient (fig.5) sont alors descendus à l'aide du système de levage mécanique (fig.2/2) jusqu'à allégement de la civière (fig.4) sur l'organe de réception (Iit, table etc...). A ce moment la clavette longitudinale dans l'axe de la civière (fig.4/1) est retirée. Les deux demi civières (fig.4/3) sont alors désolidarisées longitudinalement. A l'aide du système de levage mécanique (fig.2/2) l'ensemble de préhension (fig.3) et les deux demi-civières (fig.4/3) sont remontées, les deux demi-civières (fig.4/3) glissent librement sous le patient et le déposent sans autre manipulation sur le support récepteur (lit, table, etc...) 5) La modification du piètement roulant (fig.lA et 1B) ne relève pas nécessairement de la revendication proprement dite mais est toutefois un accessoire et une amélioration de nature à augmenter et favoriser l'utilisation du produit dans de plus larges domaines, ils ne sont donc présentés ici que pour information.