Brevet FR2682876A1 — publié le 19930430

La présente invention à pour objet à titre de produit industriel nouveau un dispositif de robinet à boisseau pour perfusions medicales et sa fixation sur toute taille et forme de montant de literie hospitaliere. Ce dispositif est remarquable en ce qu'il comporte un boisseau rotatif bicônique ou sphérique prisonnier de deux detni carters formant la partie externe du robinet.Ces deux demi carters étant assembles de façon étanche par un moyen mecanique chimique ou phisique quelconque. Le choix des materiaux entrent en jeux pour obtenir un bon jointage des carteres sans blocage du boisseau . Les deux demi carters peuvent etre obtenus à titre d'exemple en materiau plastique rigide soudable et le boisseau en materiau souple antiadherant. Le dispositif de fixation sur le montant des lits hospitaliers ou autres elements tubulaires est constitué d'un V à 90 servant de repos aux tubes ronds ou carres et d'un fermoir souple issue d'un côté du V, venant contourner le tube de literie et rejoignant l'autre côté du receptacle en V. Ce fermoir peut-etre soit élastique, soit souple et munie de crantes d'ajourages ou crochets permettant l'ajustement de la tension. Le systeme V plus fermoir peut-etre independant de la robineterie et relié par un moyen quelconque tel que pincement ou enboitement etc... Le dispositif ainsi conçu presente les avantages suivants: Pour le robinet par lui meme. a/Fabrication et mise au point des outillages plus aisée compte tenu du nombre limite des parties mobiles à ajuster dans le moule. b/Limitation du nombre de plans de joints dans la partie active du robinet qui, dans les formules actuelles,sont un risque de fuite et d'usure. demi carters amenant la possibilite de traitement de surface specifique de celles ci. d/Possibilite d'inclure entre les demi carters d'eventuels filtres,calibres ou sondes de controle etc... necessairs à l'action médicale. Pour la fixation: e/Le dispositif acceptant toute forme et taille courante de literie hospitaliere,l'operateur trouve immediatement un support adequat et va plus rapidement à l'action medicale. f/L'action d'attache du fermoir est simple et evidente d'ou un gain de temps precieux. g/Le positionnement est reglable à toute hauteur de literie ou de mât annexe ameliorant ainsi l'acces par l'operateur tout en s'éloignant de la proximité du patient. Une forme d'execution de l invention est décrite ci apres à titre indicatif et nullement limitatif en se reportant aux dessins anexés. La figure 1 est une vue de dessus Dhn demi carter de rampe 4voies avec son dipositif de fixation muni d' un fermoir elastique. La figure 2 est une vue en coupe de l'ensemble demi carters et boisseau assemblés. Le present dispositif est obtenu en matieres plastiques moulées comme la majorité des versions déja sur le marché. 1 est un boisseau biconique en materiau semi souple antiadherant inseré entre deux demi carters 2 et 3 en materiau rigide.Ces carters sont assemblés de façon etanche. 4 constitue la clef de manoeuvre du boisseau. La fixation sur la literie est obtenue par un V à 90 avec de larges ailes 5 pour la stabilite Un crochet de chaque coté 6 et 7 permet l'accrochage d'un bracelet caoutchouc 8 qui assure la tension et le serrage de tubes de tailles tres differentes. Il est bien entendu que la presente innovation n'est pas limitée au mode de realisation decrit et represente qui constitue seulement un exemple auquel de nombreuses modifications peuvent etre apportées sans que l'on s'ecarte de la presente invention. REVENDICATIONS 1 )Dispositif de robinet à boisseau pour perfusions et sa fixation sur toute taille de literie hospitaliere qui jusqu'alors était elaboré à partir d'un corps de robinet monobloc et de fixation type serre joint ou clips; or, la caracteristique à titre nouveau de ce dispositif intervient sur le fait que le corps exterieur du. robinet est obtenu en deux demies coquilles reunies de façons étanches,et le dispositif de fixation - est constitué d un berceau d'appui et d'un fermoir souple ajustable. 2 )Dispositif selon la revendication 1 caracterisé par le fait que le corps du robinet est constitue de deux demi carters emprisonnant le boisseau 3 )Dispositif selon la revendication 1 caracterisé par le fait que les deux demi carters sont assembles par une liaison etanche 4 ) Dispositif selon la revendication 1 caracterisé par le fait que l'acces avant assemblage permet le controle direct des canalisations 5 ) Dispositif selon la revendication 1 caracterisé par le fait que l'acces avant assemblage permet d'inclure dans les canalisations differents elements tels que traitement de surface,filtres,calibres, sondes etc., pour maitriser l'ecoulement des fluides. 6 ) Dispositif selon la revendication 1 caracterisé par le fait que la fixation du robinet admet de par sa conception des formes et des tailles differentes de montants de literie hospitaliere 7 ) D Dispositif selon la revendication 1 caracterisé par le fait que le V d'appui est muni d'un fermoir souple ajustable en tension et longueur.