Brevet FR2673837A1 — publié le 19920918

DESCRIPTION GENERALE DE L'INVENTION Llinvention est "UNE BAIGNOIRE DIHYDROTHERAPIE à FONCTIONS MULTIPLES", avec COUVERCLE, POTENCE et des APPAREILS. BAIGNOIRE et COUVERCLE sont dotés D'UN SYSTEME de DOUBLES COQUES entre lesquelles un DISPOSITIF de CLOISONNEMENTS permet de créer des ZONES INDEPENDANTES de CIRCULATION DIEU. De plus, ces COQUES étant OUVRANTES cela permet un NETTOYAGE approfondi, garantissant une HYGIENE RIGOUREUSE. Elle est destinée au corps médical et para-médical, aux esthéticiennes et aux particuliers. Cette baignoire (PL 1/9)(Fig l) est composée de: 1 Baignoire (1) à 2 coques (66+67). 1 Couvercle (2) à 2 coques (68+69). 1 Siège-hamac en filet (souple ou rigide) (3). 1 Colonne verticale (6). 1 Rampe (4) coulissant sur la colonne (6). 1 Chariot (5) pour l'hydromassage manuel (6) coulissant sur la rampe (4). 1 Reservoir d'eau (7). 1 Préfiltre (8). 3 Pompes (9)(10)(11). 1 Filtre (12) 1 Réchauffeur (13). 1 Générateur de vapeur (14). 1 Générateur d'air (chaud ou froid) (15) 1 Nourrice de distribution d'eau des circuits (16). 1 Tableau de commande (17). 1 Générateur d'ozone (18). 1 Evacuation d'eau (19). 1 Arrivée d'eau chaude et froide avec mélangeur bain-douche (20). 1 Tuyau flexible-lance (22) sur mélangeur (20). 1 Tuyau flexible-lance (21) fonctionnant en circuit. TECHNIQUES ANTERIEURES 1)- Les baignoires traditionnelles, destinées au corps médical ou aux particuliers présentent à ce jour plusieurs inconvénients: A)- 1 coque unique, parfois à double fond soudé, non ouvrable, avec une entrée d'eau unique: impossibilité de nettoyage du double fond, ni d'une vidange totale de l'eau qui stagnera entre deux soins. B)- Système de tuyaux de distribution, et appareillage que l'on ne peut ni nettoyer, ni vidanger entièrement, donc là aussi stagnation et croupissement de l'eau restante avant les prochains soins. Tout le système de circuit d'eau dans ces baignoires (tuyaux, coque et appareils) a donc un inconvénient majeur: ne pouvant être ni nettoyés ni vidangés complètement, l'eau chargée de bactéries, de restes de produits de soin, et de micro-organismes va devenir en quelques heures un véritable bouillon de culture. Ce processus augmentera au fur et à mesure des soins, surtout s'ils sont espacés, sans aucune possibilité de stopper ce phénomène. Si on utilise des produits désinfectants, ces produits attaquent certaines parties de l'ensemble ce qui provoque une coloration de lteau du roux au noir. Donc tous ces procédés ne présentent aucune garantie d'hygiène et peuvent être plus dangereux que curatifs pour les patients qui l'utilisent. 2)- Les baignoires traditionnelles ont d'autres inconvénients dûs à leur conception: A)- Elles ne fonctionnent que remplies d'eau. Le patient est donc immergé dans l'eau, et l'hydromassage, n'est en fait qu'un brassage ou un bouillonnement de cette eau (dans laquelle a été, éventuellement injecté de l'air par un compresseur bruyant): ce bain à bulles n'apporte donc pas un véritable "massage" par l'eau. B)- Les quelques jets filiformes de sorties d'eau que comportent certaines baignoires professionnelles (en plus des bulles d'air) arrivent sous l'eau. Encore une fois: inefficacité, car ces jets sont freinés par la masse d'eau avant de toucher le patient. C)- Le patient est allongé ou assis dans la baignoire, en contact avec celle-ci, par conséquent, toutes les parties de son corps qui touchent le fond (dos, fesses, cuisses,jambes) ne profiteront pas ni du brassage ni des jets dont une partie sera bouchée par le corps. Donc: inefficacité des soins sur les 90% des parties du corps les plus importantes à traiter. Tous les systèmes existants dans les baignoires actuelles, n'apportent donc finalement qu'un soin de relaxation et non pas une véritable possibilité d'hydromassage efficace et curatif, ponctuel ou général propre à aider réellement l'utilisateur. Les baignoires traditionnelles ne servent donc qu'à un seul usage : la relaxation par brassage de l'eau, éventuellement additionnée de produits de soins. Les cabinets médicaux ou para-médicaux qui les utilisent doivent posséder en plus, d'autres appareils de soin, s'ils veulent pratiquer d'autres techniques d'hydrothérapie; comme le bain de vapeur, le traitement par l'ozone, la sudation, l'hydromassage à la lance ou manuel. L'ensernble de tous ces appareils demande beaucoup de place, et bien sûr un énorme investissement pour être complet, donc éfficace. SOLUTIONS APPORTEES PAR L'INVENTION La présente invention supprime tous les inconvénients précités, et apporte, en plus, nombre de nouveautés techniques, comme suit: Ip L'HYGIENE: Cette hygiène est rigoureusement apportée par diverses solutions: 1)- La baignoire (1)(Fig 5) se compose de deux coques (66+67) qui s'articulent autour de charnières (Fig 6+7). 2)- Le couvercle (2)(Fig 5) est composé de deux coques (68+69) qui s'articulent autour de charnières (Fig 6+7). Les coques de la baignoire et du couvercle s'ouvrent aisément pour un nettoyage facile et minutieux, et une désinfection rapide entre les soins. 3)- Les tuyaux de raccordement solides et souples sont démontables et facile à nettoyer. 4)- Les pompes (9+10+11)(Fig 1) qui actionnent l'ensemble de la circulation d'eau sont suffisemment puissantes pour faciliter le nettoyage intérieur des circuits, et pour un parfait nettoyage des éléments à l'aide du flexible-lance (22). 5)- L'ensemble de l'appareillage est conçu pour être totalement vidé (chaque appareil est relié au tuyau de vidange (19 B) en plan incliné, ainsi l'eau du circuit est entièrement rejetée après usage, sans aucune stagnation). 6)- En cas de besoin, il est possible de projeter dans les circuits une vapeur d'eau bouillante avec ozone ou autres produits pour désinfecter et aseptiser encore plus complètement le système tout entier. Enfin il est possible, de traiter et sécher l'ensemble par de l'air chaud injecté dans les circuits. IIF MULTIFONCTIONS : en un seul appareil: A)- Hydromassage (Fig 21): ce système de massage par jets d'eau, dans une coque de baignoire vide est une innovation car: 1)- La coque (67) qui forme le fond est percée d'un grand nombre de trous, disposés sur une grande partie de sa surface, et permettant de "masser" le corps tout entier, par dessous (Fig 16). 2)- même système pour la coque (68) qui ferme le couvercle, pour "masser" le corps tout entier par dessus (Fig 19). 3)- Ces trous se présentent sous trois formes d'ouvertures, calculés pour être aussi efficaces que possible suivant la partie du corps vers laquelle ils sont dirigés (Fig 11) : a)- Petits trous ronds pour multi-jets filiformes. b)- Trous triangulaires pour jets plus larges, balayants et plus percutants. c)- Trous en forme de croissant pour un jet enveloppant pour les parties arrondies (jambes, cuisses, bras). 4)- Ces trous sont percés dans les coques soit perpendiculairement à celles-ci pour obtenir des jets droits, soit en biais pour un massage qui "remonte" en suivant le sens de la circulation sanguine, (comme dans un massage manuel) (Fig 12). 5)- Lorsque l'eau passe par ces trous, à travers la coque vers l'intérieur de la baignoire (fig 21), ce circuit se fait, dans une baignoire vide = les jets ne sont donc pas freinés par la masse d'eau, et frappent directement le corps du patient, en gardant toute leur efficacité. 6)- Le patient n'est pas allongé ou assis au fond de la baignoire, mais sur un siègehamac amovible (3). AVANTAGES du SYSTEME : Le corps entier est "suspendu" au centre de la baignoire sans toucher le fond et les parrois, et donc, tous les jets sont opérationnels, sur les côtés, dessous et dessus, et le patient est parfaitement massé. 7)- Le siège-hamac (3) est en filet à larges mailles (Fig 1+17), ce qui permet aux jets de frapper à travers les trous, pour ne laisser aucunes parties du corps sans soin. 8)- Le système de sections séparées (Fig 15+19) par des moulures et joints d'étanchéité (avec entrées d'eau, et robinets de commandes individuels) couvrant entièrement l'une des coques du fond, et l'une des coques du couvercle, permet d'obtenir plusieurs "sections de massage" individuellement programmables suivant les besoins : les massages seront donc plus légers ou plus forts selon les endroits du corps à traiter, avec la possibilité de couper complètement certaines sections. Tout ceci est très facilement programmable par les robinets du tableau de bord (Fig 2) et donc très facile à utiliser par le masseur. On peut ainsi commander séparément chaque partie du corps : jambe droite ou gauche, ventre, seins, épaule gauche, bras droit etc... 9)- Cette fonction d'hydromassage se fait avec une eau en circuit fermé, en petite quantité (puisque la baignoire est vide) soit 5 à 10 litres contenus dans le réservoir (7)(Fig 1). A cela plusieurs avantages: - Rapidité d'utilisation sans perte de temps pour un remplissage. - Economie d'eau. - Efficacité plus grande des produits de soin mélangés à l'eau, puisqu'ils seront moins dilués, donc économie de produits. En résumé, lors de l'utilisation de la baignoire en hydromassage par jets, le patient est véritablement massé par l'eau (soit intégralement soit en partie suivant le besoin). C'est un réel massage, aussi efficace et aussi complet que si plusieurs masseurs massaient manuellement le patient, en même temps, de la tête aux pieds à la fois sur le dos, et sur le devant du corps. Donc: plus d'efficacité, plus de régularité, moins de perte de temps, et moins de fatigue, que si les mêmes opérations étaient faites manuellement, puisque le tout est automatique. B)- BAIN BOUILLONNANT (Fig 22): Ce système de bain bouillonnant possède plusieurs avantages en comparaison des systèmes existants: 1)- Le patient est allongé ou assis sur le siège-hamac (3) au milieu de l'eau, et profite donc du brassage de l'eau ou du mélange air et eau sur le corps tout entier. 2)- Le patient ne touchant pas le fond et les parrois de la baignoire, son corps ne bouche pas les sorties des buses (73) amenant l'eau et l'air. 3)- Le générateur d'air (Fig 13) de cette invention est silencieux, car il ne fonctionne pas avec un compresseur. 4)- L'air produit par ce générateur, peut être chaud ou froid, au choix. 5)- Cet air peut être chargé d'émanations de produits de soins (81)(Huiles essentielles par exemple), donc plus efficace dans certains traitements. 6)- Cet eau+air arrive dans la baignoire par les buses (73) réparties sur le fond, mais également peut arriver par le circuit d'hydromassage par tous les trous de la surface des coques. Les résultats dans l'utilisation de la baignoire en "Bain-bulles", sera donc meilleur pour la relaxation: position du corps flottant entre deux eaux, meilleure répartition des bulles autour du corps, eau plus oxygénée et moins de bruit de moteur. C)- BAIN DE VAPEUR (Fig 23): Ce système transforme la baignoire en hammam, pour tous les soins requérant cette technique. Avantages: Service et soin supplémentaire dans la même baignoire. - Vapeur instantanée sans besoin d'une longue chauffe comme dans un sauna. - Visage du patient hors de l'habitacle: donc soin plus facile à supporter. - Possibilité d'associer à la vapeur, par le générateur d'air chaud, les émanations de produits de soins. - L'adjonction de l'air chaud (dont la température est réglable) permet de moduler la température de la vapeur. D)- BAIN D'OZONE: (Fig 23): Conjugué avec le bain de vapeur ci-dessus, l'apport de l'ozone, et éventuellement de produits de soin par le générateur d'ozone (18), augmente l'efficacité des traitements médicaux requérants cette thérapie. De plus, ce circuit vapeur+ozone peut servir, éventuellement, à aseptiser tout le circuit baignoire+appareillage+tuyaux, en cas de nettoyage approfondi. E)- SUDATION (Fig 24): Ce système permet d'insuffler dans la baignoire de l'air chaud et sec, destiné à faire transpirer le patient sans l'utilisation de systèmes de couvertures chauffantes ou de paraffine. Avantages: Un service simple et plus facile à manipuler que les systèmes de sudation existants.- Une fonction supplémentaire pour la même baignoire. F)- TRAITEMENTS LOCALISES (Fig 25): conjuguant l'hydrothérapie + le massage manuel permettant au masseur de se servir de l'eau provenant de la rampe(4), et de choisir pour cela: soit l'eau de la ville, qui sera au fur et à mesure rejetée à l'égout après l'utilisation, soit l'eau de circulation (additionnée ou non de produits de soin) revenant en circuit fermé par les pompes pendant tout le soin. Avantages: 1)- Plusieurs type de jets directionnels et ponctuels aident au soin. 2)- Les produits de massage se trouvent à portée de main de l'utilisateur. 3)- Possibilité d'utilisation en circuit fermé, donc plus d'efficacité avec économie de produits. G)- LE MASSAGE LOCALISE et MANUEL à LA LANCE en circuit à l'aide du flexible (21)(Fig 1). H)- AUTRES FONCTIONS: possibilité d'associations des différentes fonctions précitées, selon les besoins et les indications. GENERALITES SUR L'INVENTION Plusieurs possibilités pour cette baignoire: - Selon les besoins et les goûts. - Selon les corps de métier qui l'utiliseront. - Selon les possibilités financières des utilisateurs. Cette baignoire pourra être fabriquée: - en plastique (opaque ou transparent), en fibre de verre, en métal, etc... - de dimensions et de débits variables. - avec tous ses accessoires et toutes ses fonctions, ou avec seulement un choix d'une ou plusieurs fonctions. - Sous plusieurs formes suivant les types de soin, et toutes les variantes. - avec des robinets et des vannes, manuels ou sous forme d'électrovannes. Compléments d'information: - Préfiltre, pompes, filtre, réchauffeur, générateur de vapeur, générateur d'ozone, reservoir d'eau, raccords, charnières, joints, fixations rapides, potence, rampe téléscopique ou à ressort, existent déjà sur le marché et pourront donc être utilisés pour cette fabrication. - L'ensemble de ces éléments pourra être disposé sous la baignoire, sous le tableau de commande ou ailleurs suivant le besoin. - L'aIimentation en eau de chaque "section de massage" devra être légèrement supérieur à l'ensemble du débit des sorties des jets. - La table de commande pourra être installée indifféremment, et suivant les désidératas des utilisateurs: à Ia tête ou aux pieds de la baignoire, ou ailleurs. L'ouverture des coques peut se faire soit manuellement, soit à l'aide d'un système de verrins avec amortisseurs, soit électriquement. LISTE de PRESENTATION des DIFFERENTES PLANCHES et DESSINS - (Pl 1/9) - Fig 1 : Schéma général de l'invention. - (PL 2/9) - Fig 2 : Tableau de commande. -Fig 3 : Détail de la nourrice de distribution des circuits en eau. - Fig 4 : Types de robinets gradués. - Fig 5 : Schéma d'ouverture des coques (baignoire et couvercle). - (PL 3/9) - Fig 6 : Coupe longitudinale schématique de la baignoire. - Fig 7 : Détail de ltarticulation des coques avec embout d'arrivée d'eau. - Fig 8 : Coupe transversale schématique de la baignoire. - Fig 9 : Détails des fermetures des coques. - Fig 10: Détails des joints d'étanchéité, des moulures et des buses. - Fig 11: Schéma des différents types de trous pour jets. - Fig 12: Schéma de percements pour les jets directionnels. - Fig 13: Coupe longitudinale schématique de générateur d'air. - Fig 14: Coupe schématique transversale du système de guide pour les pièces flottantes du générateur d'air. - (PL 4/9) - Fig 15: Projection schématique de la surface de la coque (66). - Fig 16: Projection schématique de la surface de la coque (67). - Fig 17: Projection schématique du siège-hamac amovible. - (PL 5/9) - Fig 18: Lit de massage amovible. - Fig 19: Projection schématique de la surface de la coque (68). - Fig 20: Projection schématique de la surface de la coque (69). - (PL 6/9) - Fig 21: schéma de fonctionnement de l'hydromassage. - Fig 22: schéma de fonctionnement du bain bouillonnant. - (PL 7/9) - Fig 23: schéma de fonctionnement du bain de vapeur et ozone. - (PL 8/9) - Fig 25: schéma de fonctionnement pour l'hydromassage manuel. - Fig 26: détail de la colonne et rampe. - Fig 27: détail du chariot porte récipients. - Fig 28: détail de l'arrivée d'eau par le flexible, à la nourrice. - Fig 29: coupe transversale du chariot et du rail. - Fig 30: détail de la nourrice avec ses tubes-douchettes. - (PL 9/9): Variantes - Fig 31: Cabine verticale intégrale. - Fig 32: Coupe transversale de la cabine 31. - Fig 33: Ouverture des coques de la cabine 31. - Fig 34: Mini-Cabine verticale pour soins ponctuels. - Fig 35: Caisson pour soins des jambes. - Fig 36: Cabine horizontale pour animaux. DESCRIPTION DE L'INVENTION L'invention (Fig 1) est composée de 4 parties - LA BAIGNOIRE (1) à 2 coques (66+67). - LE COUVERCLE (2) à 2 coques (68+69). - L'ensemble POTENCE : (COLONNE (6) + RAMPE (4) + CHARIOT (5). - L'APPAREILLAGE. DESCRIPTION de la BAIGNOIRE La baignoire comprend 2 coques (66+67). Première COQUE (66)(Fig 5+15): (située en dessous), a une surface extérieure brute. Sur sa face intérieure, elle est émaillée et possède des séparations avec joints d'étanchéité (71), délimitant des sections indépendantes les unes des autres. (Ces joints d'étanchéité (71) seront, soit encastrés dans des moulures en U (71 B), de 1 à 2 cm de haut, moulées dans la masse de la coque, à la fabrication, soit simplement collées sur la surface de la coque). - Chaque section (74)(Fig 7) possède une entrée d'eau indépendante (73), avec un embout (74 B) et un joint d'étanchéité (71), sur laquelle arrivera le tuyau d'eau venant de la nourrice de distribution (l6)(Fig 3), et commandée individuellement par un robinet au tableau de commande. - Sur le fond de cette coque, 6 ouvertures (73)(Fig 10+15) avec joints d'étanchéité (71), pour l'arrivée d'eau+air, et une ouverture (19) de (b50 mm minimum avec joint d'étanchéité (71), servant à l'aspiration de l'eau de la baignoire par les pompes, ou à la vidange de la baignoire (19 B). - Sur le haut de la coque, du côté des pieds, 2 ouvertures (92) avec joints d'étanchéité (71), pour l'arrivée de la vapeur et de ltozone. - Le bord de la coque (70)(Fig 6), developpé en (Fig 7), forme une bordure extérieure, dans laquelle viendront s'encastrer les autres coques pour éviter les écoulements d'eau vers le sol. - Tout le tour et en retrait de ce bord, un joint d'étanchéité (71) avec la 2ème coque. - Répartis autour de la coque (Fig 8) developpé en (Fig 9), 5 systèmes de fixations rapides (75) ou plus, pour fermer hermétiquement l'ensemble des 2 coques. - Au bout, du côté pieds, des charnières (72) où viendront s'articuler les autres coques. Deuxième COQUE (67)(Fig 5 + 16): Elle possède une parroi émaillée et lisse des 2 côtés, simplement percée de trous. - Les trous des jets (76+77+78)(Fig 11+12+16) et le choix de leurs formes, sont répartis sur la surface des "sections de massage" délimitées dans la coque (66). Lorsque les 2 coques (66+67) sont refermées hermétiquement, les robinets du tableau de bord permettent donc de commander ces zônes de jets individuellement, créant dans chaque "section" (74) une circulation d'eau indépendante. - 6 ouvertures (73)(Fig 10 + 16) de 20 mm de Qi minimum, taraudées à l'intérieur pour visser des buses de sortie d'eau (73 B). - Une ouverture (19) d'aspiration d'eau ou de vidange d'eau (19 B). - 2 ouvertures (92) de 20 mm de 0) minimum, d'arrivée de la vapeur et ozone. - Sur les parrois sont fixés 10 crochets ou anneaux (94) ou plus, pour attacher le siège-hamac (3)(Fig 16+17). Ce siège-hamac est en maille souple, ou en grillage rigide, en forme de hamac ou de siège, sa forme est calculée pour ne pas freiner l'eau des jets, et pour un accès facile du patient. - De chaque côté, 2 poignées (93)(Fig 16) pour faciliter l'installation et la sortie du patient. - Au bord, du côté pieds, les charnières (72) pour l'articulation avec la 1ère coque. - Au bord, du côté tête, un appui-tête (107). NOTA: les joints d'étanchéité (71) et moulures (71 B) de séparation fixés sur la coque (66), peuvent indifféremment être fixés au choix sur la face inférieure de la coque (67). DESCRIPTION du COUVERCLE Le couvercle (2)(Fig 5) comprend 2 coques (68+69). Première COQUE (inférieure) (68)(Fig 7+19): - Elle est émaillée sur ses 2 faces. - Elle vient s'encastrer par dessus la coque (67) s'articulant autour des charnières (72). - Elle est en forme d'encoche ronde au niveau de la tête pour laisser passer le cou du patient. - Elle possède les mêmes descriptifs de "sections de massage" délimitées par des moulures (71 B) et joints (71) d'étanchéité que la coque (66). - Elle possède le même système de trous pour les jets (Fig 11+12) que la coque (67). - Elle possède sur son pourtour et légèrement en retrait du bord, des fixations rapides (96) où viendront s'accrocher sa 2ème coque (69). - Elle possède un dispositif de charnières (97) sur lesquelles s'articule sa 2ème coque (69). - A l'arrière, un système étanche d'un contacteur de marche/arrêt automatique relié au tableau de bord, pour une coupure de circuit avec l'ouverture du couvercle. La mise en marche se fera avec la fermeture du couvercle. Deuxième COQUE (supérieure) (69)(Fig 20): - Elle est émaillée sur ses 2 faces. - Elle possède 10 trous d'arrivée d'eau (73)(Fig 7) avec embouts (74 B) et joints d'étanchéité (71), où vont se brancher des tuyaux souples (pour permettre la rotation et l'ouverture de la coque). Ces tuyaux emmenent l'eau du circuit en passant par la nourrice (16) et sont commandés par les robinets du tableau de commande. - Elle s'articule sur la coque inférieure (68) par les charnières (97). DESCRIPTION de Ensemble POTENCE : (COLONNE+RAMPE+CHARIOT) LA POTENCE (4+5+6)(Fig 25): Elle permet d'associer le massage manuel à l'hydrothérapie et ceci toujours avec la même baignoire. Pour cette utilisation, l'ensemble de couvercle (2) est relevé à la verticale, on pose le "lit de massage" (95)(Fig 18) en treillage horizontal, sur l'ensemble baignoire (1), qui vient s'encastrer en lieu et place du couvercle. Ce système comporte 3 parties: At LA COLONNE (6)(Fig 25+26): Elle est encastrée à la tête de la baignoire dans le tableau de commande. Elle est composée: - D'un axe tubulaire avec ouverture longitudinale (6) pour le passage du tuyau flexible (42) vers la rampe (4). - D'un tuyau flexible (42) branché avant la nourrice (16) et la vanne à 3 voies (52) qui coulisse dans cette colonne, et dont l'arrivée d'eau est commandée par un robinet au tableau de commande vers la nourrice (101) du chariot (Fig 28). BF LA RAMPE (4)(Fig 25+26+29): Elle coulisse sur la colonne (6) verticalement pour l'amener à bonne hauteur d'utilisation. Elle pivote également autour de la colonne vers la gauche ou la droite, à I'horizontale. - Elle est constituée d'un rail creux (4) avec une ouverture longitudinale contenant le flexible coulissant (42), (elle peut être aussi: télescopique ou formée d'un système de ressorts extensibles). Ct LE CHARIOT (5)(Fig 25+27+30): il est constitué de: - Un porte récipients (5) qui coulisse sur la rampe (4). - Des récipients (100+100 B) avec des robinets (98) pour contenir des produits de soins. - Une nourrice de distribution d'eau (101) dans laquelle arrive le flexible (42). - L'un des récipient (100 B) est relié directement à la nourrice par un raccord démontable (99) pour obtenir un mélange eau+produits de soin. - Au bout de la nourrice (101) partent 4 tubes, possédant chacun un robinet individuel (106) à savoir: - 1 tube pour une douchette (103) réglable. - 1 tube pour une rampe transversale (102) à jets filiformes. - 1 tube droit (104) avec jets triangulaires. - 1 tube droit (105) avec jets en croissant. NOTA: éventuellement un autre tube avec robinet et raccord rapide pour recevoir d'autres accessoires. DESCRIPTION de L'APPAREILLAGE 1 > LE RESERVOIR (7)(Fig 1)- Relié à la baigoire et préfiltre (8). - ll sert à compenser l'eau de la circulation pour éviter un manque d'eau dans le circuit et un désamorçage des pompes. - De capacité variable suivant les dimensions de la baignoire. 2 > LE PREFILTRE (8)(Fig 1), sert à retenir les impuretés les plus grosses (cheveux, matières, produits). 3t LES POMPES (9+10+11)(Fig l), servent à aspirer l'eau de la baignoire et à la refouler vers la nourrice et circuits. Elles peuvent être de capacités variables. - Les pompes (9+10) sont reliées en parallèle au préfiltre (8) et au tuyau de refoulement (19 C). - La pompe (11) est installée après le réchauffeur (13), elle sert à augmenter la pression de l'eau. - La pompe (9) est de 3 à 5 m3/heure de débit, et de 0.5 à 1 bar de pression. - La pompe (10) est de 8 à 10 m3/heure de débit, et de 1 à 1,5 bars de pression. - La pompe (11) est de 2 à 5 m3/heure de débit, et de 1,5 à 2 bars de pression. 4) LE FILTRE (12)(Fig 1), de 10 à 16 m3/heure. 5 > LE RECHAUFFEUR (13)(Fig 1), sert pour maintenir l'eau des circuits à température constante. Sa puissance est de 6 KW minimum, à chauffe rapide. 6 > GENERATEURS de VAPEUR et OZONE (14)et(18)(Fig 1), alliant les productions de vapeur et d'ozone, et permettant l'adjonction d'huiles essentielles. 8 > GENERATEUR D'AIR (15)(Fig 1+13+14): Cette invention est un système permettant la production d'air chaud ou froid, seul ou chargé d'émanation de produits. I1 est composé de modules cylindriques emboîtables comprenant: AF Un boîtier (80) à fond perforé (79), avec couvercle perforé (63), destiné à contenir du coton (81) ou autre, imbibé de produits, dont on veut mélanger les émanations à l'air. BF Un extracteur d'air (82), à vitesse et débit variables avec rhéostat, relié au tableau de commande par un cordon (84) et interrupteur(62). C Une résistance électrique blindée (85), de forme allongée reliée au tableau de commande par un cordon (86) avec un interrupteur (64). Cette résistance est fixée sous un disque perforé (85 B). Sous la résistance un autre disque (85 C) avec une grande ouverture ronde bordée d'un joint d'étanchéité. D)- Un cylindre (83): comportant: - Une balle de caoutchouc "flottante" (87). - Un cylindre de polystirène (88) concave et "flottant". Ces deux éléments sont emprisonnés entre 3 tiges (89) qui les guident et sont fixés sur un fond perforé (89 B). L'ensemble de ces éléments superposés comme précités, sont logés dans des tubes cylindriques (83), empilables s'emboîtant les uns dans les autres et permettant un démontage facile. Le tout est fixé sur un support par des vis (90). En dessous se trouve un tuyau (91) de sortie d'air qui est relié au tuyau d'eau venant de la nourrice (16). Grâce à ce système on peut donc: - soit envoyer l'air seul pour la sudation. - soit mélanger l'air à la vapeur pour le bain de vapeur. - soit mélanger les bulles d'air à l'eau pour le bain bouillonnant et autres. 9 > TABLEAU de COMMANDE (17)(Fig 1+2), il groupe les commandes de toutes les fonctions. Les cadrans et lampes témoin permettent la surveillance, et le réglage de toutes ces fonctions. A savoir: 1)- ROBINETS d'eau gradués pour L'HYDROMASSAGE (Fig 2+4), alimentants les différentes "sections de massage" en réglant le débit à savoir: A)- Pour les coques de la baignoire: NO 23 = jambe gauche. NO 24 = Jambe droite. NO 25 = Bras gauche. NO 26 = Bras droit. NO 27 = Pied gauche. NO 28 = Pied droit. NO 29 = Flanc gauche. NO 30 = Flanc droit. NO 31 = Fesses. NO 32 = Dos. B)- Pour les coques du couvercle (2): NO 33 = Jambe gauche. NO 34 = Jambe droite. NO 35 = Bras gauche. NO 36 = Bras droit. NO 37 = Epaule gauche. NO 38 = Epaule droite. NO 39 = Buste (côté gauche). NO 39 B = Buste (côté droit). NO 40 = Ventre (côté gauche). NO 40 B = Ventre (côté droit). C)- Pour la rampe-chariot (5): NO 41 = Alimentation du flexible (42) en eau de ville. NO 42 = Alimentation du flexible (42) en eau de circuit. 2)-ROBINETS pour AUTES FONCTIONS: NO 43 = vidange de la baignoire. N 44 = vidange de l'appareillage. NO 45 = Mélangeur eau de la ville (chaude et froide) avec inverseur baignoire (2) et flexile-lance (22)(Fig 1). NO 46 = alimentation du flexible-lance (21) pour le massage localisé en circuit. C)- Pour la Vapeur: NO 47 = Cadran de pression du générateur (14). NO 48 = robinet de remplissage du générateur. NO 49 = cadran témoin du niveau d'eau du générateur. D)- Pour l'eau des circuits: NO 50 = Cadran de pression d'eau de la nourrice (16). NO 51 = Thermomètre de l'eau des circuits. NO 52 = Vanne à 3 voies pour l'inversion des circuit : Fermée + Bain Bouillonnant + Hydromassage. C)- Pour les commandes électriques (les interrupteurs sont des inter/disjoncteurs avec lampes témoins): NO 53 = inter générateur ozone. NO 54 = inter général. NO 55 = Thermostat vapeur. NO 56 = inter vapeur. NO 57 = inter pompe (9). NO 58 = Inter pompe (10). NO 59 = Inter pompe (11). NO 61 = inter réchauffeur. NO 60 = Thermostat de précision de l'eau des circuits. NO 62 = inter/rhéostat générateur d'air. NO 63 = couvercle entrée air. N 64 = inter chauffage air. N 65 = thermostat chauffage air. N 108 = minuterie de marche/durée/arrêt automatique des circuits. METHODE, FONCTIONNEMENT, et APPLICATIONS Mise sous tension générale par l'interrupteur général (54). 1 > HYDROMASSAGE (Fig 21): Méthode: - Ouverture du couvercle (2). - Mise en position de la vanne à 3 voies (52) en hydromassage. - Fermeture des robinets de vidange (43+44). - Remplissage en eau chaude des circuits et appareillage par robinet (20) jusqu'à l'apparition de l'eau dans la baignoire par l'orifice (19). - Mise en route d'une ou des pompes (9 - 10 - 11) par inter (57 - 58 - 59). - Mise en route du réchauffeur (13) par inter (61). - Réglage de la température par thermostat (60). - Ouvertures des robinets de commandes des différentes sections de massage désirées (23 à 42). - Toutes les autres commandes sont fermées. - Installation du patient sur le siège-hamac (3). - Fermeture du couvercle : donc mise en marche automatique de l'ensemble. - Réglage et enclanchement de la minuterie (108) pour S durée et arrêt du soin. Fonctionnement: L'eau est aspirée par l'orifice (19) vers le réservoir, puis le préfiltre, les pompes, le filtre, le réchauffeur, la nourrice de distribution (16) vers les sections (choisies) de massage dans les doubles coques par les embouts (74 B) puis sort à travers la coque (67) et le couvercle (68) par les trous des jets directionnels en frappant le patient. - L'eau est récupérée dans la baignoire par l'orifice (19) pour un nouveau cycle. Applications: Les résultats de ce soin peuvent être spectaculaires pour le relachement musculaire, l'atonie tissulaire, une mauvaise circulation du sang, une mauvaise circulation lymphatique, la rétention d'eau, les problèmes intestinaux, les hématomes ou cicatrices post opératoires, et tout les traitements esthétiques ou de kinésithérapie et thalassothérapie. Ceci toujours avec possibilité de traitements généraux ou ponctuels. 2t BAIN BOUILLONNANT (Fig 22): Méthode: - Ouverture du couvercle (2). - Mise en position de la vanne à 3 voies (52) en bain bouillonnant. - Fermeture des robinets de vidange (43+44). - Remplissage des circuits, du réservoir et de la baignoire par robinet (20) jusqu'à la hauteur désirée. - Mise en route d'une ou des pompes (9 - 10 - 11) par inter (57 - 58 - 59). - Mise en route du réchauffeur (13) par inter (61). - Réglage température par thermostat (60). - Mise en route du générateur d'air (15) par inter (62+64+65). - Toutes les autres commandes sont fermées. - Installation du patient sur le siège-hamac (3). - Fermeture du couvercle, donc mise en route du système. - Réglage et enclanchement de la minuterie (108) pour -: durée et arrêt du soin. Fonctionnement: L'eau est aspirée par l'orifice (19) vers le réservoir, le préfiltre, les pompes, le filtre, le réchauffeur, la vanne 3 voies, puis se mélange à I'air injecté, et retourne à la baignoire par les orifices (73), créant un mélange eau+bulles. Applications: Relaxation et massage doux. Variantes : En mettant la vanne à 3 voies (52) en E position, les deux circuits hydromassage et bain bouillonnant fonctionnent en même temps. On peut ainsi enrichir le bain à bulles en air pour en faire un bain petillant plus oxygéné, car le mélange eau+air arrive dans la baignoire aussi bien par les buses (73) que par tous les trous des jets de l'hydromassage. 3t BAIN de VAPEUR : (Fig 23) Méthode: - Ouverture du couvercle (2). - Mise en position de la vanne à 3 voies en position fermée. - Fermeture des robinets de vidange (43+44). - Remplissage d'eau du générateur de vapeur (14) par robinet (48)(contrôle (49). - Mise sous tension du générateur de vapeur (14) par inter (56). - Réglage température par thermostat (55). - Installation du patient sur siège-hamac (3). - Toutes les autres commandes sont fermées. - Fermeture du couvercle, donc mise en route du système. - Réglage et enclanchement de la minuterie (108) pour : durée et arrêt du soin. Fonctionnement: La vapeur part du générateur (14) puis se répend dans la baignoire par les buses (92). La condensation de vapeur tombe au fond de la baignoire, puis s'écoule par l'orifice (19), dans le réservoir (7) pour être évacuée en fin de soin par (19 B). Variante : Association vapeur + air: - Mise en route du générateur d'air (15) par l'inter (62+64) et le thermostat (65). On mélange ainsi, plus ou moins d'air à température plus ou moins chaude, ce qui permet de tempérer le bain de vapeur suivant le besoin et le soin sera plus supportable par tous les patients même fragiles. Applications: Rétention d'eau, oedèmes, nettoyage profond de l'épiderme. Thérapies des voies respiratoires avec adjonction de produits à inhaler, etc... 4t BAIN D'OZONE : Méthode: Identique au bain-vapeur, mais en plus: - Mise en route du générateur d'ozone (18) par inter (53), l'ozone se mélangera à la vapeur et sortira par les buses (92). Applications: Les mêmes que pour le bain-vapeur, mais l'adjonction de l'ozone permet en plus de soigner efficacement les dermatoses et tous problèmes nécessitant un soin plus aseptisant. 5t SUDATION : Méthode: - Ouverture du couvercle. - Mise en position de la vanne à 3 voies en position fermée. - Fermeture des robinets de vidange (43+44). - Mise sous tension du générateur d'air (15) par inter (62+64) et thermostat (65). - Le patient est enduit d'un produit de soins destiné à le faire transpirer et recouvert d'un film plastique. - Le patient est allongé sur le siège-hamac (3). - Le couvercle de la baignoire est hermétiquement fermé, et donc mise en route du système. - Réglage et enclanchement de la minuterie (108) pour : durée et arrêt du soin. Fonctionnement: Le générateur d'air propulse l'air chaud dans le "caisson" formé par la baignoire fermée. Applications: Excellent traitement pour la retention d'eau, les oedèmes, et tous les traitements kinési ou esthétiques du corps nécessitant l'élimination rapide des toxines. 6 > TRAITEMENTS LOCALISES : (Fig 25). AF MASSAGE MANUEL avec HYDROTHERAPIE: Méthode: En circuit fermé: - Le couvercle (2) est ouvert et remonté à la verticale, il reste ouvert pendant le soin. - Un cadre-filet de massage rigide et horizontal (95), est posé sur les coques de la baignoire. - Remplissage des circuits, jusqu'à apparition de l'eau par l'orifice (19). - Mise en position vanne 3 voies (52) en position fermée. - Mise en route de la pompe (9) par inter (57), ou autre pompe. - Fermeture des robinets de vidange (43+44). - Mise en route du réchauffeur (13) par inter (61). - Réglage température par thermostat (60). - Le patient est installé sur ce lit de massage, sur le dos, ou sur le ventre. - La rampe (4) coulisse vers le bas, sur la colonne (6), jusqu'à hauteur désirée pour l'hydrothérapie manuelle. - Le masseur peut exercer son massage manuel en se servant de l'eau qui couIe par l'un des tubes (102-103-104-105) de la nourrice (101), (l'eau s'évacuera dans la baignoire à travers le filet). - La nourrice (101) avec ses tubes-jets se trouvant sur le chariot coulissant (5), permet de faire couler l'eau de la tête au pieds du patient en faisant simplement coulisser le chariot sur la rail de la rampe, au fur et à mesure du massage, et de varier le champs de projection de l'eau en montant ou déscendant la rampe. - Le chariot (5) contient des récipients (100+100 B) avec robinets (106) pour les produits de soins nécessaires au masseur : à portée de sa main, ils facilitent son travail. - L'un des récipient est relié par un tube (99) à la nourrice (101), par où passe l'eau: possibilité donc de mélanger à volonté les produits de soin à l'eau. - Mise en route du contacteur du couvercle manuellement. - Ouverture du robinet (42). - Ouvertures des robinets (106) de douchettes des tubes (102 - 103 - 104 ou 105) selon besoin. Fonctionnement: L'eau est aspirée par l'orifice (19), passe par le réservoir, le préfiltre, la pompe, le filtre, le réchauffeur, et le flexible (42). Elle sort donc par l'une ou plusieurs douchettes de la nourrice (101), et retombe sur le patient (additionnée de produit de soin si nécessaire par le récipient (100 B). Elle passe à travers le filet, puis retombe au fond de la baignoire pour un nouveau cycle. NOTA: Si le débit et la pression d'eau sont très forts, on peut ouvrir un peu le circuit de bain bouillonnant. Si le débit et pression ne sont pas assez forts, on peut mettre en route une 2ème pompe. Méthode en circuit d'eau de la ville : identique à la précédente, mais: - On alimente le flexible (42) par le robinet (41). - Le robinet de vidange (43) est ouvert. Applications: Massage manuel avec hydrothérapie pour soins spéciaux, généraux ou ponctuels, quand on veut augmenter l'efficacité du soin. BF MASSAGE LOCALISE à la LANCE : Méthode, et Fonctionnement: identique à (A), mais fermeture flexible (42), et ouverture du robinet (46), qui alimente le flexible-lance (21). Cette lance possède un système à jets variable. Applications: pour des soins ponctuels, où la force et la précision du jet sont demandées. 7 > AUTRES FONCTIONS Différentes associations des soins et systèmes précités peuvent apporter d'autres types de soin. Exemples: Douche écossaise : Association système d'hydromassage froid et chaud à intervalles réguliers successifs commandé par une minuterie. Sauna Finlandais : Association système du bain de vapeur et de l'hydromassage froid à intervalles réguliers et successifs. DOUCHE de RINCAGE : Possibilité pour le patient de se doucher après le soin (pour éliminer les produits sur la peau) grâce à la douchette (103) de la rampe. ASEPTISATION de la BAIGNOIRE Méthode, et Fonctionnement: - Vidange baignoire et circuits par (19 B). - Envoyer l'eau dans la baignoire comme pour hydromassage. - Additionner d'un produit désinfectant et parfumé. - Mettre en marche quelques minutes et arrêter, puis inverser la vanne en bain bouillonnant et faire marcher quelques minutes ainsi que la rampe. - Vidanger et recommencer mêmes opérations avec eau propre pour rinçage et vidanger. - Envoyer vapeur dans les 2 circuits avec ozone et vidanger. - Envoyer air chaud pour séchage complet et arrêter. NOTA : De temps en temps, ouvrir les coques complètement pour un nettoyage et brossage plus approfondis. Se servir du flexible indépendant (22) alimenté par l'eau de la ville. Vider et nettoyer aussi périodiquement le panier du préfiltre. VARIANTES 1 > CABINE VERTICALE INTEGRALE (Fig 31 + 32) : pour HYDROMASSAGE à jets, BAIN de VAPEUR, SUDATION, et DOUCHE. Cette cabine est en forme de deux demi cercles, à doubles coques ouvrantes (Fig 33), pivotant autour d'un axe-colonne. Elle est conçue pour que le patient soit debout, avec les mêmes dispositifs, systèmes et applications que dans la baignoire. 2t MINI 3t CAISSON SPECIAL JAMBES (Fig 35): Petit caisson plus spécialement conçu pour les soins des jambes. Mêmes dispositifs et systèmes que la baignoire. 4 > CABINE SPECIALE ANIMAUX (Fig 36) : Des cabines d'hydromassage pour vaches, veaux, moutons, chevaux, etc... de forme appropriée, permettront d'une part de nettoyer les animaux, d'autre part de les masser pour attendrir et persiller la chair, et augmenter le volume de la masse musculaire. NOTA: Le caisson spécial jambes, peut être conçu aussi pour les chevaux de course. 5 > AUTRES EMPLOIS Tous usages industriels et autres domaines. REVENDICATIONS 1 > Dispositif et système pour "Une Baignoire d'Hydrothérapie à Fonctions Multiples" , caractérisé en ce qu'ils comportent : Une Baignoire (1), Un Couvercle (2), Une Potence (4*5+6) et des Appareils. Baignoire et Couvercle sont dotés d'un système de Doubles Coques entre lesquelles un dispositif de cloisonnements permet de créer des Zônes indépendantes de circulation d'eau. De plus, ces Coques sont ouvrantes pour le nettoyage. 2 > Dispositif selon la revendication 1) caractérisé en ce que la Baignoire d'yhdrothérapie (1), est dotée de Doubles Coques ouvrante (66+67), reliées l'une à l'autre par des charnières (72). 3 > Dispositif selon la revendication 1) caractérisé en ce que le Couvercle (2) de la baignoire d'hydrothérapie, est doté de Doubles Coques ouvrantes (68+69), reliée l'une à l'autre par des charnières (97). Ce couvercle s'articulant lui même sur la baignoire par les charnières (72). 4 > Dispositif selon la revendication 2) et la revendication 3) caractérisé en ce que les coques (66)et(68), ainsi que (67) et (69) sont divisées à l'intérieur en Zônes indépendantes (74), séparées par des Moulures en forme de U (71 B) et joints d'étanchéité (71), délimitants des Sections de massage individuelles (74). 5 > Dispositif selon la revendication '.) et la revendication 3) caractérisé en ce que les coques (67) de la baignoire, et (68) du couvercle, sur les faces situées vers l'intérieur de la baignoire sont percées de Trous de trois formes différentes : Ronds (76) pour les jets d'eau filiformes, Triangulaires (78) pour les jets plus larges et plus percutants, en forme de Croissants (77) pour les jets enveloppants. 6 > Dispositif selon la revendication 5) caractérisé en ce que les Trous sont percés dans l'épaisseur de la coque , soit perpendiculairement à celle-ci pour des jets droits, soit en biais pour des jets plus "rasant et balayant". TF Dispositif selon la revendication 1) caractérisé en ce que la baignoire (1) comporte un Siège-Hamac amovible (3), de forme étudiée. Ce siège-hamac est en Filet à larges mailles souples ou rigides, découpé et accroché dans la baignoire par des anneaux (94) ou autre, et décollé du fond et des parrois. 8 > Dispositif selon la revendication 1) caractérisé en ce que la baignoire d'hydrothérapie comporte un système de Potence : (Colonne (6) + Rampe (4) + Chariot coulissant(5), permettant d'effectuer un massage manuel avec jets d'eau en circuit fermé, ou en eau de ville. 9t Dispositif selon la revendication 1) et la revendication 8) caractérisé en ce que le Chariot (5) 'coulissant sur la rampe (4) est porteur de : sur le dessus, des Récipients de produits de soins (100+100 B), et en dessous : une Nourrice de distribution d'eau (101), reliée au récpient (100 B) par un raccord démontable (99), et possédant 4 Tubes à jets d'eau (102+103+104+105) ou plus avec robinets (106). Les jets sont variables et directionels. 10)- Dispositif selon la revendication l) caractérisé en ce que le système possède un Lit de massage amovible (95), en forme de cadre-filet à mailles larges se posant en lieu et place du couvercle (2) lorsque celui-ci est à la position verticale. 11 > Dispositif selon la revendication 1) caractérisé en ce que l'appareillage de circulation d'eau est un système qui comporte trois Pompes (9+10+11), asu plus, de débits et pressions différents. 12t Dispositif selon la revendication 1) caractérisé en ce que l'appareillage comprend un système de Générateur d'air (15), silencieux, constitué de Modules cylindriques emboîtables (83), permettant de produire de l'air chaud ou froid. I1 permet de transporter des émanations de produits de soins. 13t Application du dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, à l'hydromassage, au bain bouillonnant, bain de vapeur, bain d'ozone, sudation, massage manuel avec eau, massage localisé, associations de différentes fonctions, et autres applications et variantes.