Brevet FR2667503A1 — publié le 19920410

La présente invention concerne un détecteur-stimulateur de points de reflexe et d'acupuncture. Au cours de ce siècle, ltélectroniaue a connu deux applications distinctes dans le domaine de l'acupuncture. La première de ces applications a été l'identification électrique de points d'acupuncture. Pour ce faire, des instruments adéquats ont été mis au point tant en Chine qu'au Japon et en Europe. La seconde application est l'utilisation de sondes électriques en remplacement des aiguilles dans la thérapie par acupuncture. L'acupuncture électrique ou électronique est un fait largement accepté qui a en outre suscité un grand nombre d'écrits. La présente invention concerne un modèle compact très complet, ayant à la fois plusieurs fonctions combinables par simple manipulation de boutons adéquats. Selon l'invention, le nouveau détecteur-stimulateur sera commercialisé sous la dénomination "modèle PV 700 B" qui présente toutes les caractéristiques possibles et voulues pour le thérapeute dans le sens large du terme. Le JAVEL modèle PV 700 B offre tous les avantages des anciens modèles multifonctions et des améliorations du contrôle de la pulsation électrique. Tout traitement insuffisant ou trop important est évité. La thérapie recourt à des pulsations de basse fréquence se situant dans une gamme à variation constante de 2,5 à 200 Hz. Généralement les basses fréquences sont utilisées pour les thérapies circulatoires et lymphatiques, les moyennes fréquences pour les systèmes nerveux central et pcriphériques tandis que les hautes fréquences sont réputées utiles pour le traitement de certaines affections organiques.Les pulsations électriques d'intensité et de fréquence variables sont communiquées à l'aide d'électrodes afin de stimuler le système nerveux et rusculaire. On applique parfois deux électrodes en même temps. Le JAVEL modèle PV 700 3 est un système sur, avec ou sans aiguille à la disposition de tous les praticiens. Selon un mode de réalisation particulier, en référence au dessin annexé, le détecteur-stimulateur regroupe dans un même boîtier un circuit de détection des points de réflexe et d'acupuncture et un circuit de stimulation ou traitement de ces points, ces circuits étant alimentés par des piles ou accumulateurs et conmandés par un interrupteur général (7) et un flip-flop (8) pour les impulsions positives et négatives. Les fréquences sont sélectionnées de #anioee précise et fixées en opérant sur le régulator de fréquence (6) avec visualisation par l'indicateur lumineux de fréquence (5). Les impulsions délivrées par les circuits sont positives ou négatives (9) en sortie i ou carrées asymétriques et biphasées en sortie 2 (10) ou ondulées en sortie 3 (11) selon qu'on opère en mode de détection par l'intermédiaire de sonde ou de stimulation par sonde, par rouleau, pointe sèche, pointe mousse, par électrodes, par aiguilles. Des moyens (12) permettent dans le cas d'impulsion ondulée un traitement pour la perte de poids. Le détecteur-stimulateur est également équipé de moyens de contrôle d'intensité (2) pour les sorties OP/1, OP/2, ainsi que de moyens de contrôle d'intensité (4) pour la sortie OP/3, ces derniers permettant un contrôle de sensibilité lorsque l'on utilise des sondes de détection. Le niveau de charge des accumulateurs ou des batteries est mesuré et indiqué par un balayage sur un tableau d'affichage (1). Le parfait fonctionnement de l'appareil est visible par un témoin, notamment une diode (3). L' ILrP0RTAt#0E ET LES PARTICUL##RITES ESSEÇTiELLES hU LODELE PV 700 B ET SES DIFFERENTES FONCTIONS (a) le bouton de détection et de stimulation permet une détection précise et une stimulation immédiate en permutant le bouton. (b) Le changement de polarité positive ou négative peut se faire immediatement pendant le traitement en permutant le bouton de sortie. OP/1, qui permet de donner des stimulations positives ou négatives suivant qu'on le désire, est la sortie à utiliser pour la détection et pour la stimulation sans aiguille et avec la tête, avec la sonde et avec les roulettes électriques également. La pulsion positive a été spécialement conçue afin de réduire l'énergie d'organe entamé ou infecté. La pulsion négative a été spécialement conçue afin de charger d'énergie les organes qui sont devenus faibles, en état de faiblesse ou fatigue généralisées. (c) La sortie OP/2 est pour les impulsions carrées asymétriques biphasées. (d) La sortie 0F/3 est une nouveauté et concerne les impulsions ondulées spécialement conçues pour la perte de poids. (e) Le bouton rouge est l'indicateur de fréquence. (f) Le régulateur de fréquence permet de fixer la fréquence fixe voulue que jamais un praticien n'arrive à déterminer avec pré- cision puisque dans cet appareil les fréquences ont été fixées de 2,5 Hz à 200 Hz suivant un repère déterminé, à savoir a, b,C.; , valant 2,5 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz, 40 Hz, 80 Hz -t -160 Hz,180 Hz et 200 H Les fréquences fixes fixées sont une commodité pour la faci lité du praticien de trouver exactement ce qu'il désire et de le fixer, et en outre il peut passer du positif au négatif. REVEI,DICAlIONS 1 ) Détecteur-stimulateur de points de réflexe et d'acupuncture, caractérisé en ce qu'il regroupe dans un même boitier un circuit de détection des points de réflexe et d'acupuncture et un circuit de stimulation ou traitement de ces points, ces circuits étant alimentés par des piles ou accumulateurs et commandés par un interrupteur général (7) et un flip-flop (8) pour les impulsions positives et négatives ; les fréquences appliquées étant sélec tionnées de manière précise et fixées en opérant sur le régulator de fréquence (6) avec visualisation par l'indicateur lumineux de fréquence (5). 22) Le détecteur-stimulateur selon la revendication 12 est caractérisé en ce que les impulsions délivrées par les circuits sont positives ou négatives (9) en sortie 1 ou carrées asymétriques et biphasées en sortie 2 (10) ou ondulées en sortie 3 (11) selon qu'on opère en mode détection par l'intermédiaire de sonde ou de stimulation par sonde, par rouleau, pointe sèche, pointe mousse, par électrodes, par aiguilles. 32) Le détecteur-stimulateur selon la revendication 12 est caractérisé en ce que des moyens (12) permettent dans le cas d'impulsion ondu lée un traitement pour la perte de poids. 42) Le détecteur-stimulateur selon la revendication 12 est caractérisé en ce qu'il est ég-slement équipé de moyens de contrôle d'intensité (2) pour les sorties OP/1, OP/2, ainsi que de moyens de contrôle d'intensité (4) pour la sortie OP/3, ces derniers permettant un contrôle de sensibilté lorsque l'on utilise des sondes de détec tion. 52) Le détecteur-stimulateur selon la revendication 12 est caractérisé en ce que le niveau de charge des accumulateurs ou des batteries est mesuré et indiqué par un balayage sur un tableau d'affichage(1)