Brevet FR2651989A1 — publié le 19910322

La présente invention concerne un dispositif en élastommêre Parfaitconducteur électrique perméable aux rayons X.Cet élas tomère contient des particules d'aluminium d'une granulométrie inférieure à 60 microns. Ces particules d'aluminium assurent la bonne conduction électrique dans l'élastomère et ne sont pas une gène à la perméabilité aux Rayons X du dispositf. Ce dispositif est particulièrement destiné à la fabrication de plaques, coussins, matelas, de table d'opération ou de radiologie permettant le bon fonctionnement du bistouri électrique. Les bistouris électriques habituels fontionnent grâce à une électrode d'une part, et d'une plaque de contact d'autre part. Le patient est mis en contact avec la plaque du bistouri qui est la plus part du temps glissée sous ses fesses, de sorte que le contact fesse plaque métallique soit le plus large possible. Dans le cas ou ce contact serait insuffisant des brûlures cutazmaés au cintact de la plaque seraient à constater par inversion des poles électriques. Ces plaques métalliques sont rigides, épousent mal les formes anatomiques et le contact peau plaque est irrégulier. Ces plaques métalliques inoxidables sont imperméables aux rayons X. La nécéssité de pratiquer des clichés radiologiques en per-opératoire obligent le personnel des salles d'opération à les déplacer en cousus d'intervention.Perte de temps , fautes d'aseptie.Ces plaques comportent donc deux inconvenients:inperméabilité aux rayons X et rigidité. Le dispositif selon l'invention se propose de re médier à ces inconvénients. Le dispositif selon l'invention est consitué par un élastomè re réticul a froid choisi dans la gamme des polynréthanes (polybutadienne+ isocyanates) ou des silicones dont les avantages sont le choix de la souplesse et la perméabilité aux rayons X. Pour otenir une parfaite conduction électrique dans ces élastomère non conduteurs j'ai ajouté des particules d'aluminium d'une granulomètrie inférieure à 60 microns, jusqu' à l'obtention d'une bonne condution électrique pour chacun de ce deux élastommères. L'aluminium réduit en fine particules n'est pas un facteur de gène pour le passage des rayons X.Les clichés radiologiques obtenus prouvent que pour une épaisseur de 1cm. avec un alliage polyurethane de 85gr+85 gr. d'aluminium en particules d'une granulomètrie inférieure à 60 microns j'ai obtenu un alliage d'une dureté de 10 à 20 shores A qui laisse passer parfaitement bien les rayons X à 35 KV 3 MAS et 0,04 sec. la conductibilité électrique est parfaite. Pour un alliage de 85gr de silicone (olysiloxane)+85 gr. d'aluminium dont la granulomètrie est inférieure à 60 microns j'ai obtenu un alliage de 15 à 20 shores A. Sur un zchantillon prélevé, d'une épaisseur de 4 cm, la perméabilité aux rayons X électrique est bonne à 35 KV 3W et 0,04 secondes. Ta conductibilité est parfaite. Compte tenu des qualites de conductibilité électrique, de perméabilite aux rayons X, et de souplesse il peut être envisagé de fabriquer des cossins de table d'opération, de table de radiologie de toute épaisseur, de toute longueur, de toute largeur de toUtE forme. Selon des modes particuliers de réalisations pourront être utilisés des alliages aluminium+latex,aluminium+caoutch ouc,aluminium+P.V.C.,aluminium+polyéthylene dont il conviendra d'ajuster les proportions de l'élastomère et de l'alumi nium. Ces élastomère devront correspondre avec les normes imposées par la santé. Les dessins anexés illustrent l'invention. La figure 1 represente l'invention en coupe longi tudinale, la figure 2 représente l'invention en coupe sagitale.Les figure 1 et 2 en référence à ces dessins representent le dispositif en élastomère (1) saturé de particules d'aluminium, ce élastomère Ci) est traversé longitudinalement et latéralement dans la partie médiane de son épaisseur par deux cables électriques capteurs(2) et(3) reliés au négatif du bistouri électrique. Ces deux capteurs (2)et(3) sont eux mèmes soudés sur un grillage d'aluminium (4) dont l'épaisseursera variable mais non génante au passage des rayons X Le grillage (4) à pour fonction d'assurer une meilleure solid ité de l'élastomère et de bien répartir la conduction électrique de celui-ci.L'épaisse-# du dispositif (1)sera au plus de 3cm. Mais pourra etre collé sur un support quelconque en matière plastique souple ou dur lui-meme perméable aux rayons X. Pour obtenir un effet similaire pourront être choisis des grillages en cuivre. R E V E N D I C A T I O N S 1) Dispositif en élastomère de polyurethane, silicone, caoutchouc, latex, P.V.C. saturé d'aluminium (i) d'une granulométrie inférieure à 60 microns. Traversé sur toute sa surface dans la partie médiane de son épaisseur par un fin grillage (4) d'aluminium ou de cuivre d'une épaisseur suffisante pour permettre aux rayons X de passer, sur lequel viennent se fixer latéralement par soudure ou autre deux cables électriques capteurs (2)et (3,' 2)Dispositif selon revendication 1 caractérisé par le fait que l'élastomère saturé d'aluminium (') est traversé latéralement et longitudinalement dans la partie médiane de son épaisseur par deux cables capteurs (2) et (3) 3) Dispositif selon revendications 1,et 2 , caractérisé par le fait qu'il est traversé dans le partie médiane de son épaisseur et sur toute sa surface par un fin grillage en aluminium ou en cuivre perméable aux rayons X.(4) sur lequel viennent se fixer latéralement deux cables capteurs.(2) et (3) 4) Dispositif selon revendications ",2,3, caractérisé par le fait que l'on peut choisir la souplesse et la nature du polymère utilisé. 5) Dispositif selon revendications 1,2,3,4,caractérisé par le fait que le dispositf(~) pourra être collé sur des plaques en matière plastique ou autre souples ou rigides permèables aux rayons X.