Brevet FR2642856A1 — publié le 19900810

MODULE ATTDTO - UNDZRSEL ADAPTABLE SUR RRANCIIES DE LINETTES La présente invention concerne un module audio-universel adaptable sur toutes branches de lunettes et destiné aux malentendants porteurs de lunettes. On sait que les prothèses auditives rendent un grand service aux malentendants, cependant le port de lunettes et d'une ou deux prothèses auditives rendent ce service désagréable de par le poids et l'encombrement d'un contour d'oreille. Aussi, le malentendant équipé de contours d'oreilles et d'une paire de lunettes, ou d'une paire de lunettes auditives, a tendance à ne pas porter régulièrement son aide auditive, de par la génie occasionnée par l'enc-ombrement~de cette prothèse. De nombreux malentendants sont appareillés par les seuls audioprothésistes. De ce fait,-les opticiens connaissent certaines difficultés à ajuster des lunettes aux personnes équipées de contours d'oreilles, et opposent certaines restrictions à l'emploi de branches auditives qui ne permettent pas le cambrage des branches à chaud Le module vise à remédier à ces inconvénients. En effet, le patient équipé d'une prothèse auditive selon l'invention, ne sera pas plus gdné qu'un simple porteur de lunettes correctrices. AVANTAGES DU MODULE - DISCRETION, Le module adapté sur les branches de lunettes a l'apparence d'une garniture fantaisie attachant les cordons de lunettes, fort à la mode de nos jours. Le tube en résine transparent, amenant les sons vers le conduit auditif est très court et presque invisible aux yeux des interlocuteurs, - FACILITE DE REGIAGE, Contrairement aux appareils conventionnels le potentiomètre et l'interrupteur ne sont pas situés derrière ltoreil}e(pour les contours) ou dans le pavillon ( pour les intra auriculaires) mais directement sur le module, donc au niveau temporal. - CONFORT, Le module étant fixé sur la branche, le malentendant est soulagé du volume et du poids de la prothèse classique et ne risque plus d'savoir les "oreilles décollées" comme souvent lors des appareillages conventionnels. De plus, de par sa position sur la branche au devant du pavillon le poids en est mieux réparti, et son équilibrage évite au patient de resentir le poids de sa prothèse, - LIBERTE DF CHOIX, pour la monture de lunettes, il peut choisir n'importe quel modèle de montures plastique ou métallique, à la seule condition que les branches métalliques comportent un méplat et ne soient pas d'une géométrie totalement cylindrique qui empècherait l'immobilisation du module sur la branche. - NON IM}fOBILISATION des lunettes correctrices durant une réparation de la prothèse auditive en laboratoire. Le module étant détachable en le déclipsant à l'aide d'un simple tournevis, et pouvant être remplacé sur le champ par un module similaire de prêt, - POUR L'OPTICILN, plus de problèmes d'ajustage délicat, le module se positionnant directement sur la branche une fois l'ajustage terminé. Facilité de montage des systèmes "Cros" ou "Bicros" et de dépannage instantané par changement immédiat du cordon de jonction entre les deux modules.(moins-de 5 minutes) - POUR L'AUDIOPROTHESISTE, facilité de réglage directement sur l'oreille de son patient.En soulevant le couvercle du module on trouve les trimmers nécessitant les réglages particuliers compte tenu de la perte auditive du sujet, Donc, inutilité de retirer l'embout de l'oreille du patient pour effectuer les réglages successifs. De plus, l'audioprothésiste n'a pas à recourir à l'opticien pour le montage et l'ajustage de la prothèse. Le présent module sera facilement compris au vu des croquis et illustrations annexés, qui permettent de comprendre l'assemblage du module et sa fixation sur les branches de lunettes. - La figure t représente le module fixé sur la branche à l'aide du clips. - La figure 2 représente le module en vue de face - La figure 3 représente le module en vue de dessus - Les figures 4 & 5 représentent les clips ajustés sur deux branches métalliques de hauteur différentes. - Les figures 6,7, & 8 montrent les modes de fixation du cordon de jonction. Le module audio-universel adaptable aux branches de lunettes comporte un boîtier creux en matière plastique (1) destiné à recevoir l'ensemble électronique de compensation auditive (comprenant, microphone, amplificateur, trimmers de réglage, alimentation par pile, potentiomètre et écouteur). Ses dimensions approximatives sont de 16 mm x 10 mm x 4mm. Sur le module, l'entrée du microphone, qui est soit directionnel soit omnidirectionnel, suivant les besoins du malentendant, est disposée à l'avant du boîtier (2). Le tiroir de pile (3) est combiné au potentiomètre (4); ils sont tous deux situés à l'arrière du module. La sortie de l'écouteur (5) est située à la partie inféro-postérieure du boitier (1), et est reliée au conduit en résine transparente (10), de manière à conduire les informations de 1aide auditive vers le conduit auditif externe du patient. A la base inférieure du boitier (7), se trouve la sortie du cordon de jonction (il), filetée et tripolaire,qui permet la transmisiion des signaux d'un module vers l'autre, en cas de montage type "cros" ou "bicros". Le module est pourvu sur sa face supérieure d'une rainure (6) dans laquelle vient s'articuler un clips (7) permettant de fixer le module (1) sur la branche (8) au moyen d'une vis de blocage (12). Le clips (7)pour branches en matière plastique, aura une profondeur de 3,5 mm, correspondant à l'épaisseur moyenne d'une d'une branche de ce type Dans le cas d'un montage sur branche, métallique, il aura une profondeur de 1,5 mm, épaisseur moyenne d'une branche métallique, et sera doté de butées amovibles (9) afin de pouvoir l'ajuster suivant la hauteur de la branche. Les modules droit et gauche, sont reliés entre eux par un cordon ou une chainette de jonction (13), servant de gaine à un conducteur tripolaire, et équipé à chacune de ses extrémités d'une prise tripolaire filetée (14) permettant d'établir les contacts par les sorties de cordon de jonction (11) en cas d'équipement type "crois" ou "bicros". REVENDICATIONS 1) Module audio-universel adaptable aux branches de lunettes caractérisé en ce qu'il comporte un boitier creux en matière plastique (I) destiné à reversoir l'ensemble électronique de compensation auditive (comprenant, microphone, amplificateur, trimmers de réglage, alimentation par pile, potentiomètre et écouteur), de dimensions approximatives, 16 mm x 10 mm x 4mm. Ce boitier est muni sur sa face supérieure d'une rainure (6), dans laquelle vient s'articuler un clips (7) permettant de fixer le module sur la branche (8) par une vis de blocage (12) 2) Module conforme à la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte sur sa face avant une entrée de microphone (2) qui est soit directionnel, soit onnidirectionnel. 3) Module conforme à la revendication 1, caractérisé encre qu'il comporte sur sa face arrière, un tiroir de pile (3) et un potentiomètre (4). 4) Module conforme à la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte à sa partie inféro-postérieure une sortie d'écouteur (5) reliée à un conduit en résine transparente (10) conduisant les signaux de l'aide auditive vers le conduit auditif du patient et à sa partie inférieure, une sortie de cordon de jonction (il) filetée et tripolaire, permettant la transmission des signaux d'un module vers l'autre. 5) module conforme à l'ensemble des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est pourvu d'un clips (7) destiné à le maintenir sur la branche (8) et verrouillé par une vis de blocage (12). Le clips pour branche en matière plastique ayant une profondeur de 3,5 mm, correspondant à l'épaisseur de ce type de branche, et dans le cas de montage sur branche métallique, il aura une profondeur de 1,5 mn, épaisseur moyenne d'une branche en métal et sera doté de butées amovibles (9) afin de respecter la hauteur de la branche. 6) Ensemble audio-universel constitué par une paire de modules droit et gauche, selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisés en ce qu'ils sont reliés entre eux par une chainette ou un cordon tressé (13), servant de gaine à un conducteur tripolaire, équipé à chacune de ses extrémités d'une prise tripolaire filetée (14) permettant d'établir les contacts par les sorties de cordon de jonction (11) en cas d'équipement type "crois" ou "bicros".