Brevet FR2644350A1 — publié le 19900921

SURMODULATEUR ET REGULATEUR D'AIR A FREQUENCE VARIABLE La présente invention a pour objet un appareillage propre å moduler en amplitude et en fréquence un jet d'air continu lors de son passage par un diffuseur cylindrique. Nous avons expliqué dans le Brevet 8219841 la respiration par balayage d'air à double canaux concentriques et dans le brevet 8517899 évoqué, outre la commande automatique, la présence d'un rideau à mouvement latéral, percé de deux trous placés de telle sorte qu'ils permettent une diffusion gazeuse volumétriquement constante tout en restant légèrement dépressive. La présente invention a donc pour objet un appareillage qui utilise un système à obturateur rond, tournant dans le canal central d'insufflation (voir Brevet 8219841). Selon la présente invention, nous avons modifié le Bloc A de la figure 1 Plan I du Brevet 8219841 (Plan I fig. 1 de la présente invention). Nous avons conçu un système comprenant un micro-moteur à réducteur, inséré dans le bloc de plexiglas et qui commande le volet rond, épousant la section intérieure du tube d'inspiration. Plan I fig. 1 et Plan Il fig. 1 et 2, nous y avons adjoint un variateur électronique (non figuré) commandant automatiquement la fréquence du mouvement du volet, en fonction du rythme et de l'amplitude respiratoire.Cet équipage fonctionne de la façon suivante a) Lorsque l'appareil de ventilation pulmonaire (décrit dans les Brevets 8219841 et 8517899) fonctionne à jet continu par balayage d'air, ce système à volet tournant crée une modulation dans ce balayage selon une courbe en forme de solénoide (2 modulations sur 4 sont en dépression) , comme la fréquence d'obturation du volet peut varier de O à 4 par seconde, par exemple, plus la fréquence est lente et plus l'amplitude est importante. b) Lorsque l'appareil de ventilation pulmonaire fonctionne, modulé par le rideau (Plan I, fig. 1 du Brevet n0 8517899), il crée, grâce à celui-ci, déjà une amplitude d'inspiration et d'expiration d'évidence forcées, mais dont les pressions et dépressions sont limitées dans le temps puisque le rideau (Brevet 8517899) est percé de deux trous (page 3 ligne 44 à 47). Le fait de mettre en fonction l'obturateur de la présente invention crée une plage supplémentaire de pression et de dépression dans le fonctionnement de la ventilation (Brevet 8219841 et 8517899) ou, plus précisément, fait naître deux plages supplémentaires de ventilation en pression et en dépression sur la courbe de respiration pulmonaire en forme de solénoide. On peut méme dire qu'elles les intensifient plus profondément, selon la vitesse de travail de l'équipage modulateur. Nous y avons adjoint (Plan Il fig. 1 et 2) une soupape de sécurité réglable, afin d'éviter tout incident dû à une surpression. Afin de limiter toute perte de pression trop importante, due éventuellement à la présence des deux orifices dans le rideau face aux canaux d'écoulement (voir Brevet 8517899 page 3 lignes 44 à 50 ; nous avons adjoint dans la masse du rideau Plan III fig. 1, ceci pour pouvoir augmenter les pressions et surtout pour pouvoir les régler séparément, nous avons donc ajouté dans la masse du rideau Plan III fig. 1 de la présente invention le traversant dans toute sa longueur, deux axes autonomes percés chacun d'un orifice face au trou correspondant du rideau et dont la particularité est que (avec un petit tournevis) on puisse faire tourner ces axes individuellement Plan III fig. 2, ceci ayant pour effet d'obturer plus ou moins le trou considéré du rideau afin d'augmenter séparément la pression ou la dépression de ce système pulmoventilatoire Plan III fig. 3. Deux regards disposés de chaque côté du boîtier en plexiglas à chaque bout de la cage du rideau permettent de passer le tournevis déjà cité pour les réglages Plan III fig. 2. Cette opération se fait à rideau immobile (Brevet 8517899 page 2 lignes 39 et 40) . Deux vis rendent hermétiques les deux canaux des axes qui viennent d'être décrits. REVENDICATIONS 10 - Commande d'un dispositif de ventilation pulmonaire caractérisée par le fait qu'elle comporte un équipage à volet tournant apte à moduler un jet d'air (destiné aux poumons) soit par balayage à jet continu, soit par modulation lorsque le rideau fonctionne. 20 - Commande d'un dispositif de ventilation pulmonaire caractérisé par le fait qu'elle comporte un micro-moto-réducteur à débrayage automatique et remise à zéro en cas d'arrêt de modulation. 30 - Commande d'un dispositif de ventilation pulmonaire caractérisée par le fait qu'elle comporte, enfilés dans le rideau à chaque extrémité et munis aussi chacun d'un orifice deux axes dont la particularité, en tournant sur eux-mêmes, est d'obturer plus ou moins les orifices de ce rideau.