Brevet FR2645444A1 — publié le 19901012

La présente invention concerne une seringue d'in jection stérilisable dont la fixation de l'aiguille au corps de la seringue se fait actuellement par un système de pas de vis, telles les seringues utilisées dans l'art dentaire ou véterinaire distribuées par exemple par ANTHOGYR (figure #). Cette seringue est constituée d'un portecartouche dans lequel on insère la carpule du produit à injecter et d'un piston (21 articule par rapport au corps de la seringue (1). L'extrémite de la seringue présente un pas de vis mâle permettant la solidarisation importante de l'aiguille (dont la base présente un pas de vis femelle) avec le corps de la seringue. Cette solidarisation importante entre l'aiguille et la seringue est necessaire du fait des injections intraosseuses et/ou les tissus durs afin d'éviter la désolidarisation de l'aiguille avec la seringue lors du retrait de l'ensemble par le manipulateur à la fin de l'injection. Cette solidarisation est aussi nécessaire du fait de la forte pression qui existe à la base de l'aiguille lors de la poussée du produit injectable (du fait du rapport de diamètre important existant entre . la lumière de l'aiguille et la cartouche de produit injectable). On connaît bien le principe de la séparation de l'aiguille dentaire du corps de la seringue dentaire - soit par repose du capuchon protecteur de l'aiguille et dévissage de l'aiguille avec le risque de piqure de l'opérateur lors du réencapuchonnage. - soit par l'utilisation d'une pince Kocher ou d'une boite a aiguilles permettant de dévisser l'aiguille du corps de la seringue. Ce dernier système est plus sûr mais peu pratique car nécessite 1 'usage des deux mains du manipulateur. La présente invention permet, après utilisation de l'ensemble seringue-aiguille, la séparation de l'aiguille du corps de la seringue (ou porte carpule) sans que le manipulateur ait à approcher sa main de l'aiguille en utilisant le capuchon protecteur pour dévisser l'aiguille (7) du corps de la seringue. Les aiguilles (7) utilisées se caractérisent par le fait que la base (4) en plastique de l'aiguille (présentant un filetage interne), est située entre les deux extrémités métalliques de l'aiguille proprement dite" (5) dans lequel circule le produit injecté. L'une des extrémités perçant le bouchon caoutchouc de la carpule contenant le produit injecté, l'autre extrémité entrant en contact avec le tissus nécessitant l'injection (figure 2). Les moyens mis en oeuvre pour obtenir ce résultat sont les suivants - L'extrémité male (6), habituellement filetée du corps de la seringue ne présente . soit plus qu'une seule spire de filetage (figure 3) . soit de légers reliefs de toutes formes possibles sur sa surface (figure 4). La première solution permet. après emboîtement de l'aiguille dentaire (7), par une seule rotation, sa mise en position finale sur le corps de la seringue (1). La deuxième solution permet d'obtenir le même résultat par un frottement doux sur l'embout male (6) parsemé de petits reliefs (embout mâle de la seringue). Ces deux modes de fixation, permettent d'ôter le capuchon de l'aiguille dentaire avant l'injection sans que celle-ci soit emportée par le capuchon. - L'embout male (6) du corps de la seringue diffère aussi des embouts filetés actuels . soit par sa longueur plus importante, per mettant à la base de l'aiguille de#ne pas entrer en contact avec l'extrémité circu laire plane du corps (cylindrique) de la seringue. . soit par la présence d'une butée (8) a sa base (figure 5). L'excès de longueur de l'embout maIe (6) de la seringue ou la butée (8) placée a la base de l'embout male correspondent à l ou 2 mm de longueur. Les deux systèmes permettent ainsi de laisser volontairement un espace (9) entre la base de l'aiguille et la partie plane circulaire de l'extrémité du corps de la seringue (1). C'est dans cet espace (3) de 1 a 2 millimètres que pénètre le bord (10) de l'orifice de la boite réceptacle å aiguilles. Ainsi par simple traction-exercée sur la base de l'aiguille (4), celle-ci se désolidarise du corps de la seringue (1), et vient tomber à l'intérieur de la boite (figure 6). Bien entendu cette opération se fait après l'injection. Il est a noter que cet espace (9) peut aussi être obtenu par diminution de la longueur de l'embase (4) femelle de l'aiguille (7) (profondeur de la cavité filetée de l'embase de l'aiguille plus courte de l à 2 millimètres. De mime la spire unique de filetage peut aussi bien concerner le filetage de la partie interne de l'embase (4) de l'aiguille (7 > que l'embout (6) male de la seringue. Il est à noter que l'embase (4) de l'aiguille (7) étant en plastique ou matériel faiblement déformable et solidarisée a l'embout (6) de la seringue par un seul filet, la traction exercée par le manipulateur (une fois le verrou (il) levé) sur le corps de la seringue entraîne une déformation du filet plastique de l'embase (4) de l'aiguille (7) (effacement du filet plastique) et donc la désolidarisation du système aiguille-seringue. - Un dispositif de verrouillage (11) de l'aiguille (7) sur l'embout male (6) du corps de la seringue (11. Ce dispositif de verrouillage . soit coiffe la base (4) de l'aiguille. . soit coopère avec une partie de la base (4) de l'aiguille mâle (téton) ou femelle (trou ou fente). Ce dispositif (il) peut être mis en position de verrouillage ou déverrouillé d'une seule main par exemple avec le pouce. Exemple de réalisation (figure 7 et 8) Dispositif pivotant autour d'un axe (12) perpendiculaire à l'axe de la seringue (1) et comportant vers l'extrémité (en rapport avec l'embout de la seringue) des parties telles que des crochets (13) qui en position de verrouillage viennent coiffer la base (4) de l'aiguille, de telle sorte que celle-ci (l'aiguille) (7) soit bloquée contre la base (6) de la seringue. En position déverrouillée, les crochets (13) sont (par basculement) mis dans une position hors du chemin que doit suivre l'aiguille (7) pour Etre désolidarisée de la seringue. Le moyen pour basculer les crochets peut être un simple levier (14), solidaire des crochets (13) et articulé sur l'axe (12). Le levier (14) peut avoir une forme inscrite dans un cylindre, et comportant des ouvertures. Une ouverture (15) permet le passage du corps de la seringue lors du mouvement. En position de verrouillage le corps de la seringue est à l'intérieur du cylindre. . En position déverrouillée le corps de la seringue sort du cylindre. Une échancrure (16) permet le passage de l'extré- mité de la seringue à l'intérieur du dispositif et permet le mouvement relatif de la seringue par rapport au cylindre. Une troisième ouverture (17) opposée à l'ouverture (15) permet de voir le niveau du produit d'injection dans la carpule (18). Le diamètre du cylindre est très légèrement supérieur a celui de la seringue. Les mouvements relatifs de la seringue par rapport au cylindre sont centrés sur un axe de rotation (12) perpendiculaire a l'axe du corps de la seringue et du cylindre. L'ouverture (15) est pratiquée par enlèvement d'une moitié du cylindre. Eventuellement pour obtenir un verrouillage du dispositif ~ on peut pour pratiquer l'ouverture (15) enlever un peu moins qu'un demi-cylindre de telle sorte qu'on obtienne un effet de clipsage de lthemy-cylindre sur le corps de la seringue (1). - Fonctionnement : Le manipulateur après avoir garni le corps (l) de la seringue a cartouche de type ANTHOGYR avec une carpule (18) de liquide anesthésique ou autre substance, fixe une aiguille dentaire (7) sur l'embout male (6) du corps de la seringue (1). L'aiguille dentaire est alors simplement solidarisée par frottement doux ou par l'existence d'une spire de pas de vis. Cette solidarisation légère permet d'ôter le capuchon protecteur de l'aiguille dentaire sans désolidariser l'aiguille dentaire (7) du corps de la seringue. Puis le manipulateur bascule a fond le verrou (ll) contre le corps de la seringue (1) et ainsi les crochets (13) se retrouvent de part et d'autre de la base (4) de l'aiguille. ils appuient sur la face supérieure de la collerette (18) de plus gros diamètre de la base (4) de l'aiguille, et empêche tout mouvement de translation de celle-ci par rapport au corps de la seringue (l) (figure B). Le système de verrouillage est donc ainsi armé. Du fait de la différence de longueur entre l'embout male (6) de la seringue et la profondeur de l'embase femelle de l'aiguille dentaire, il existe un espace (9) de quelques millimètres entre la base (4) de l'aiguille et l'extrémité plane circulaire (19) du corps de la seringue (1) . Le verrou (ll) étant armé celui-ci épouse la forme du corps de la seringue (1) et diminue ainsi l'encombre- ment du système durant l'injection. après injection, le manipulateur déverrouille, libérant ainsi la base (4) de l'aiguille des crochets (13) qui l'enserrent et permettant ainsi le mouvement possible de translation de l'aiguille (7). Le manipulateur introduit ensuite l'aiguille (7) jusqu'a sa base (4) dans la fente d'une boite réceptacle a aiguilles. Le bord (10) de la fente de la boite étant suffisamment mince pour se loger dans l'espace (9) créé entre la base de l'aiguille (4) et la face circulaire plane (19) constituant l'extrémité du corps de la seringue (1) . Après cette manoeuvre le manipulateur exerce une traction (,20) dans l'axe (figure 6) de la seringue (1) sur le corps (1) de celle-ci. Du fait de la faible solidarisation entre l'aiguille dentaire (7) (frottement doux ou engagement dans une spire de pas de vis peu marqué) et l'embout male (6) de la seringue, l'aiguille (7) tombe dans la boite. Le manipulateur a pu ainsi, sans aucun risque de piqure avec l'aiguille dentaire (7) souillée, jeter cette dernière dans un#réceptacle a l'abri de toute contamination. Il est a noter que cette manoeuvre de désolidarisation de l'aiguille dentaire (7) par rapport au corps de la seringue peut entre effectuée d'une seule main. Le déverrouillage se faisant en soulevant l'extrémité (14) du verrou (il) la plus éloignée de l'aiguille avec le pouce (ongle du pouce) et en utilisant un réceptacle sol i- darisé (scotch double face, glissière, vis, velcro) à un meuble ou au dos du fauteuil dentaire. - Matériaux utilisés Tous les matériaux ayant la solidité et l'elasti- cité requise peuvent être utilises moyennant la possibilité de stérilisation répétée (métaux, alliages métalliques, plastiques, nylons). - Formes du système verrou (11) Toutes les formes peuvent être envisagées dans la mesure ou une fois armé, le système (11) doit être le moins encombrant possible. La description ci-dessus montre une des possibilités de forme envisageable. - Le système de verrou (ll) peut entre bilatéral, le second verrou pivotant lui aussi sur le même axe (12) mais en position controlatérale au premier verrou permettant ainsi d'enserrer la base (4) de l'aiguille (5) 3 la façon des mors d'une tenaille. - L'axe (12) peut etre placé a différentes hauteurs du corps de la seringue (1). On peut envisager de le placer à l'extrémité du corps de la seringue constitué par une bague circulaire (21) vissée sur le corps de la seringue et dont l'une des faces circulaires (19) (de la bague) est fermée et porte l'embout male (6? de la seringue. Cette variante présente l'avantage d'entraîner une faible modification de la seringue actuelle ; seule cette bague (21) sur laquelle serait monté le verrou (ll) amovible serait modifiée. Sa mise en place exacte lors de son vissage sur le corps (l) de la seringue serait assurée par une petite vis de blocage se logeant dans un trou fileté pratiqué dans l'épaisseur de cette bague (21). Le serrage de la vis de blocage permettrait le blocage final de la bague (21) dans la position souhaitée. Remarque : Il est possible que la partie interne des crochets (13) en rapport avec la base (4) de l'aiguille soit constituée de lames coupantes entamant le plastique de la base (4) de l'aiguille (7) lors du verrouillage du système (11) et permettant une solidarisation parfaite de l'ensemble aiguille-seringue. Il est a noter qu'une légère élasticité des crochets (13) peut être nécessaire pour une adaptation et tenue parfaite de l'ensemble aiguille-seringue. Cette légère élasticité peut exister soit . dans l'axe perpendiculaire à l'axe de l'ensemble du verrou (il) ; les crochets (13) pouvant s'éloigner ou se rapprocher légèrement l'un de l'autre. . dans le même axe que le verrou (11) (et que le corps de la seringue (1) une fois le système (il) verrouillé) afin d'appuyer parfaitement sur la face supérieure de la collerette (18) de la base (4) de l'aiguille (7). REVENDICATIONS 1) Seringue d'injection porte-carpule stérilisable caractérisée par le fait qu'elle comporte un moyen de verrouillage de l'aiguille jetable venant coiffer la base de l'aiguille. 2) Seringue selon 1) caractérisée par le fait que le dispositif de blocage est articulé sur un axe perpendiculaire à l'axe de la seringue. 3) Seringue selon l) ou 2) caractérisée par le fait que le dispositif de verrouillage épouse la forme de la seringue de façon à n'augmenter que faiblement son encombrement durant l'injection.