Brevet FR2625560A1 — publié le 19890707

La présente invention concerne un dispositif appelé Indicateur de Qualité Géométrique, utilisable en radiographie industrielle et servant à évaluer les dimens-ions du plus petit défaut plan nocif décelable sur le récepteur d'image radiographique. L'indicateur de Qualité Géométrique est généralement utilisé lors de l'examen radiographique de pièces métalliques et notamment des soudures. Cet indicateur permet de rendre compte globalement des différents facteurs géométriques intervenant sur la possibilité de détecter en radiographie un. défaut plan nocif. Ces différents facteurs sont résumés ainsi - dimension de la source de rayonnement, - distance source film, - épaisseur de la pièce radiographiée, - position de défaut dans l'épaisseur de la pièce, - orientation réelle du défaut plan nocif par rapport à l'orienta tion choisie du faisceau de rayonnement. L'indicateur de Qualité Géométrique est réalisé dans un matériau identique à celui radiographié, ou dans un matériau de même nuance, ou de même absorption des rayonnements ionisants. L'indicateur de Qualité Géométrique se présente généralement sous la forme d'une plaquette de forme carrée, circulaire (ou autres formes) d'épaisseur déterminéeavec deux fentes usinées à 90' ou plus. Il est recommandé de contrôler les dimensions des fentes au projecteur de profil. L'épaisseur;le l'indicateur de Qualité Géométrique et la largeur des fentes sont à déterminer par le Bureau d'Etudes concevant l'ouvrage radiographié (lequel Bureau d'Etudes peut s'appuyer sur un Code). Il est toutefois recommandé de prendre des valeurs s'apparentant au diamètre du dernier trou visible de l'indicateur de qualité d'image Afnor (Norme NF A092L5). (D'une manière générale, la réglementation en vigueur et les Codes de Construction imposent un diamètre de trou visible sur le radiogramme ou sur le récepteur d'image radiographique), soit - pour l'épaisseur : la valeur du diamètre du trou visible où un multiple de cette valeur sans excéder deux fois. - pour la largeur des fentes : un sous multiple de la valeur du diamètre du trou visible (par exemple, il est recommandé de prendre 1/20 à 1/50 de la valeur du diamètre du trou d'indicateur de qualité d'image requis). il est toutefois recommandé de choisir une valeur de largeur de fente supérieure ou égale à cinq microns pour les faibles épaisseurs radiographiées avec un rayonnement de faible énergie ( épaisseurs radiographiées avec un rayonnement de forte énergie ( > 5 mev). Un repérage adéquate, réalisé par gravure permet de déterminer - la nature du matériau de l'indicateur, - l'épaisseur de la plaquette, - la largeur des fentes, - éventuellement l'orientation des fentes par rapport à la surface de la plaquette. Pour la bonne conservation de l'indicateur, celui-ci est placé dans un étui protecteur en matière plastique transparente. Les dessins annexés illustrent l'invention. Les figures 1 et 2 représentent un Indicateur de Qualité Géométrique carré en acier ou carbone. La plaquette (1) est de 25 x 25 mm, épaisseur 1 mm. Les fentes (2) sont de longueur 20 mm, largeur 0,01 mm, perpendiculaires à la surface (pas de 3ème repère). Le repérage (3) (Exemple : F = acier, 1 = épaisseur 1 mm, 10 = fente de largeur 10 microns). Des tolérances existent - épaisseur : + 0,1 mm - largeur des' fentes : jusqu'à 20 microns = + 2 microns au-delà de 20 microns = + 5 microns - orientation des fentes par rapport à la plaquette = + 0,5 degré - autres dimensions : + 0,5 mm REVENDICATIONS Dispositif appelé Indicateur de Qualité Géométrique se présentant sous la forme d'une plaquette (1) généralement métallique 'comportant au moins deux fentes usinées avec précision (2) la traversant et des repérages (3) le caractérisant ; ce dispositif est utilisé en radiographie industrielle. Ce dispositif est généralement réalisé dans le même matériau que celui de la pièce radiographiée. Le dispositif est placé sur la pièce radiographiée généralement du côté entrée du rayonnement. Le récepteur d'image radiographique enregistrant la projection des fentes usinées, il devient alors possible d'évaluer les capacités de la technique radiographique choisie, à détecter des défauts plans nocifs et d'évaluer les limites de cette technique. Ces renseignements sont ensuite utilisés par les Bureaux d'Etudes pour calculer la résistance des ouvrages radiographiés (soudure par exemple), ou leur durée de vie notamment dans le cadre de la théorie de la mécanique de la rupture. Lorsque la plaquette comporte seulement deux fentes, elles sont usinées à 900 comme indiqué sur le croquis(Figure 3). Le nombre de fentes peut être augmenté. L'Indicateur de Qualité Géométrique est utilisable pour l'examen radiographique à l'aide de sources de rayons x ou gamma de toutes énergies, avec des récepteurs d'images pouvant être des films radiographiques, ou bien un dispositif de radioscopie industrielle ou tout autre système permettant d'obtenir une image radiographique à partir de rayonnements ionisants. L'emploi de l'indicateur de Qualité Géométrique implique que la visibilité des fentes de cet indicateur donne l'ordre de grandeur des dimensions des défauts plan nocifs décelables dans la pièce, ou l'ouvrage examiné par radiographie industrielle, et cela en fonction de l'orientation réelle des défauts en comparaison avec les orientations des fentes visibles sur le récepteur d'image radiographique.