Brevet FR2624716A1 — publié le 19890623

La présente invention concerne les appareils et dispositifs de contrtle des organes et des fonctions chez les êtres vivants. Les appareils connus de ce genre sont conçus pour la réception des ondes électriques émises par les organes en fonction. . chaque appareil est spécifique au contrôle d'un seul organe déterminé. . la mise en oeuvre de ces appareils est réservée à des spécialistes et pour seulement des cas pathologiques ou des contrôles ponctuels. . Ces appareils non autonomes sont d'une structure importante t le patient an est dépendant. . ces appareils ne sont pas conçus techniquement pour traduire simultanément tous les incidents de santé et d'origines différentes. . pas d'appareils réalisés à l'usage familial pour la prévention de la mort subite du nouveau-né. Le dispositif selon l'invention consiste an une sangle souple non extensible, du genre ceinture, fermée par une partie élastique de longueur seulement nécessaire à la fixation d'un capteur de déformation du type jauge de contraintes électronique. Cette jauge est reliée à un micro-émetteur qui imet vers un boîtier de contrôle à distance comprenant un récepteur, un signal lumineux et un signal sonore. Lorsque la ceinture subit les efforts d'expansion et de contraction de la cage thoracique, c'est la partie élastique seule de la sangle qui reproduit les contraintes, lesquelles sont captées par la jauge de contraintes et transformées en signaux électriques émis par le microémetteur vere le boitier-récepteur. - Dans le cas ou la ceinture thoracique ne subit plus de contraintes klternatives durant plus de 6 secondes, le signal sonore du boitiercontrôle se met an action. . Le témoin lumineux du boitier-controle permet de visualiser à distance et en permanence les variations respiratoires induites par tout accident ou incident de santé tels que vomissements, pleura, hoquets, navre. En cas de mort subits l'alarme sonore se déclenche après un arrêt de plus de 6 secondes des mouvements respiratoires. De part sa simplicité de mise en oeuvre et sa légèreté, ce dispositif convient particulierement à l'usage familial, notemment pour la prévention de la mort subite du nouveau-né. Le dispositif selon l'invention consiste en une sangle souple non extensible du type ceinture. Cette sangle est fermée par une partie élastique de longueur seulement nécessaire à la pose d'un capteur de déformations du type jauge de contrainte. Lorsque la ceinture subit ies contraintes des mouvements respiratoires, c1 est seulement la partie élastique qui par nature, reproduit mécaniquement les déformations. La jauge de contraintes capte ces déformations et les traduits en signaux électriques qui sont envoyés par le microémetteur vers le boitier-récepteur de contrtle situés à distance; celui-çi contient: - le récepteur - le signal lumineux qui traduit en permanence les fluctuations des signaux électriques. - le signal sonore d'alarme qui se déclenche uniquement lorsque il y a arrat des variations électriques, donc arrêt des mouvements respiratoires. Le dispositif selon l'invention est destiné à la surveillance individuelle et préventive des personnes et notamMent des nouveauxnés dans-tous les services de pédiatrie, et particulièrement à l'usage familial pour la surveillance permanente des nouveaux-nés en prévention de la mort subite du nourrisson. REvENDICATIONS 1. Sangle souple non extensible du genre ceinture, fermée par une partie élastique sur laquelle est adaptée une jauge de contraintes reliée à un micro-émetteur et à distance un boîtier-récepteur de contrle. 2. Dispositif selon la revendication t caractérisé en ce que la fermeture de lasangle est une partie élastique de longueur seulement nécessaire pour recevoir un capteur de déformations ou jauge de contraintes. 3. Dispositif selon la revendication 2 caractérisé en ce que seule la partie élastique,équipée de la jauge de contrainte, reproduit les contraintes subies par la ceinture. 4. Dispositif selon la revendication 3 caractérisé en ce que seuls les mouvements mécaniques de la fermeture élastique agissent sur le capteur de déformation du type jauge de contrainte.