Brevet FR2624604A1 — publié le 19890616

CAPTEUR DE MESURE DE PRESSIONS ELEVEES A GRANDE DISTANCE DESCRIPTION La présente invention concerne un capteur pour La mesure de pressions élevées à grande distance. PLus précisément, l'invention concerne un capteur présentant une grande précision, capable de fonctionner sous une température et une pression élevées (de l'ordre de 250 C et quelques centaines de MPa, respectivement), l'endroit o La mesure de pression doit être effectuée étant situé à une distance de un ou plusieurs kilomètres des opérateurs. Un capteur de ce type s'applique particulièrement à l'industrie pétrolière, à L'océanographie pour la mesure de pressions à grande profondeur, à la géologie, ainsi que, dans l'industrie nucléaire, à la mesure de pressions sous des rayonnements intenses devant être effectuée par des opérateurs situés à grande distance. A cet effet, L'invention concerne un capteur de mesure de pression comprenant: - Un tube ayant une extrémité ouverte et une extrémité fermée; - un piston monté coulissant dans le tube pour délimiter avec l'extrémité fermée de ce tube une chambre de volume variable; - un moyen pour assurer une étanchéité entre le tube et le-piston; - une huile compressible contenue dans ladite chambre de volume variable; - un moyen pour mesurer le déplacement du piston relativement au tube. Ainsi, l'utilisation d'un liquide compressible remplace avantageusement les cellules de pression comportant un capteur solide. Elle permet d'éviter l'hystérésis, La fatigue, le fluage, les contraintes, les variations de module d'élasticité des cellules solides utilisées antérieurement. En outre, l'utilisation d'un liquide compressible pour transformer une pression en un déplacement d'un piston permet une amplification directe et simple de La grandeur à mesurer sans qu'il soit nécessaire de recourir à un mécanisme amplificateur comprenant des pièces fonctionnant avec des jeux et des frottements. Le déplacement du piston en réponse à une variation de pression est infiniment reproductible et réversible en raison des propriétés thermodynamiques de l'huile compressible à condition' d'employer cette dernière dans sons domaine de stabilité. En outre, le capteur de l'invention ne nécessite pas d'usinage coûteux ni de traitement thermique et permet une fabrication reproductible. De préférence, les moyens qui permettent la mesure du déplacement du piston relativement au tube comprennent un potentiomètre linéaire comportant une piste reliée au piston et un curseur relié au tube, des fils électriques de connexion reliant le curseur et les extrémités de la piste à des moyens de mesure de la résistance électrique entre le curseur et chacune des extrémités de la piste. D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront encore à la lecture de la description qui suit d'exemples de réalisation donnés à titre illustratif et nullement limitatif, en référence aux figures annexées sur lesquelles: - la figure 1 est une vue en coupe longitudinale d'un premier mode de réalisation d'un capteur conforme à l'invention; - la figure 2 est une vue de détail de la partie inférieure du capteur représenté sur la figure 1 et montrant les disques bilames en position écartée; - la figure 3 est une vue de la partie supérieure d'une variante de réalisation du capteur de pression représenté sur la figure 1; - la figure 4 illustre une variante de réalisation du soufflet représenté sur la figure 3; - la figure 5 illustre des moyens de mesure du 3. déplacement du piston comportant un potentiomètre bobiné; - la figure 6 est un schéma électrique qui illustre le procédé de mesure potentiométrique. Le capteur représenté sur La figure 1 est constitué d'un tube 2 droit, en acier inoxydable rodé, poli intérieurement. IL est fermé à L'une de ses extrémités par un fond plat 4 soudé au tube. IL est ouvert à son autre extrémité. Un piston 6 est monté coulissant à l'intérieur du tube 2. Un joint d'étanchéité torique 9 assure une étanchéité entre La paroi interne du tube 2 et Le piston 6. De préférence, ce joint 9 est un joint de type PTFE- O'RING en silicone recouvert d'une fine petlicule de TéfLon ou de tout joint torique de type Perbunan ou Viton. Avec un joint de cette nature glissant sur un cylindre rodé et glacé intérieurement, on assure un glissement avec un coefficient de frottement très faible, inférieur à 0, 05 qui peut être négligé en raison de La Lubrification apportée par l'huile contenue dans la chambre 8. En outre, le joint n'est pas détérioré par L'huile. Le joint 9 doit seulement assurer une étanchéité à basse pression étant donné que les pressions de part et d'autre des deux faces du piston sont quasiment égales quelte que soit l'importance de la pression à mesurer. Ceci provient du fait que, dés qu'une différence de pression apparait entre la face supérieure et la face inférieure du piston, Le piston 6 se déplace dans' le sens qui permet d'annuler cette différence. De la sorte, la différence de pression entre Les deux faces du piston est limitée à celle. qui provient des frottements internes des différentes pièces du capteur. Etant donné que la réalisation limite des frottements à des valeurs très faibles, il en résulte que cette différence de pression est minime. Ainsi, Le joint 9 est soumis à des efforts très faibles et sa durée de vie est augmentée. SeLon une variante de réalisation représentée sur La figure 3, Le joint torique 9 peut être remplacé par un soufflet 50. Ce soufflet est soudé à son extrémité inférieure 50a à La paroi inférieure du tube 2. A son extrémité-supérieure 50b, iL est raccordé à un disque 52 solidaire d'un cylindre 54 fixé au piston 6. Le soufflet 50 assure l'étanchéité de la chambre 8 tout en permettant le libre coulissement du piston 6 par rapport au tube. Afin de pouvoir souder L'extrémité 50a (extrémité inférieure selon La figure 3) du soufflet 50 sur La paroi interne du tube 2, ce dernier est réalisé en deux parties. On réalise tout d'abord la soudure du soufflet à la partie inférieure puis on rapporte la partie supérieure du tube et on la soude à la partie inférieure. La figure 4 illustre une variante de réalisation du soufflet représentée sur la figure 3. Dans le cas de cette variante, l'extrémité 50a du soufflet 50 est soudée à La partie supérieure du tube 2. Ceci facilite la réalisation dans la mesure o il n'est pas nécessaire de prévoir un tube en deux parties et de les raccorder par un cordon de soudure. Le piston 6 délimite avec l'extrémité fermée du tube une chambre 8 qui est remplie d'un liquide compressible dégazé Ce liquide est par exemple une huile de marque Rhodorsil fabriquée par la Société Rh8ne-Poulenc portant la référence 47V100 (méthylpolysiloxane) ou 710 (méthylphénylpolysiloxane) qui présente des propriétés Lubrifiantes et de stabilité thermique jusqu'à une température de 3000C. Cette huile présente une faible tension de vapeur, une grande inertie chimique et- une compressibilité très importante. En effet, son coefficient moyen de compressibilité adiabatique entre 0 et 4 000 bars est de -11 2 l'ordre de 4,4.10 cm /Dyne, ce qui correspond à une réduction de volume de 20% à 4 000 bars. Le principe de fonctionnement de ce capteur est le suivant: lorsque la pression P du milieu dans lequel le capteur est immergé augmente, cette pression est exercée sur la face supérieure du piston 6. En conséquence, le piston 6 se déplace en se rapprochant du fond 4 et la pression dans la chambre 8 augmente, ce qui comprime l'huile qui y est contenue. Au contraire, si la pression P diminue, le piston s'éloigne du fond 4, ce qui détend L'huile contenue dans la chambre 8. En raison de la nature de l'huile, ilt existe une relation entre la pression à Laquelle cette huile est soumise et son volume. IL est donc possible de déduire La pression de la variation du voLume de la chambre 8, cette variation étant proportionnelle au déplacement du piston 6 à l'intérieur du tube 2. On prévoit donc, conformément à l'invention, des moyens permettant de mesurer le déplacement du piston 6. Selon le mode de réalisation préféré représenté sur la figure 1, le déplacement du piston est mesuré au moyen d'un potentiomètre. Selon une réalisation-possible, le potentiomètre comprend un barreau 10 sur Lequel on a formé une piste métallique 12 de largeur parfaitement constante et deux bagues d'extrémité 14 et 16. Selon une première réalisation, le barreau 10 est en saphir et l'on dépose une couche d.'in23. Selon une autre réalisation, le barreau 10 est en saphir et le dép8t 12 en SnO2. 2' La bague supérieure 14 et La bague inférieure 16 forment les arrivées de courant et sont argentées. A son extrémité supérieure, le barreau 10 est fixé au piston 6, et à son extrémité inférieure à un disque 13 qui coulisse dans le tube 2. Un soufflet 42 relie Le disque 24 au disque 13 de manière à empêcher une rotation de ce disque 24 et par suite une rotation du curseur 18 par rapport à la piste 12. Ainsi, la translation du curseur se fait d'une façon parallèle au déplacement axial de la piste sans rotation ni flexion des pièces support, interdisant tout jeu ou déplacement aléatoire vers l'avant ou vers L'arrière. Cette caractéristique est très importante pour Le suivi fin des fluctuations de pression. Un curseur 18 est apte à se déplacer le Long de La piste 12. A titre d'exemple, Le curseur est un cylindre de 2 mm de diamètre en or rouge à 18 carats. Il est soudé sur une bague qui coulisse Le Long d'une tige 22 disposée parallèlement à L'axe du tube 2. Cette tige est fixée à son extrémité inférieure- à un disque 24. Un galet 26 tournant Librement autour de son axe est fixé à l'extrémité d'un ressort 28 constitué par exemple par une corde à piano qui l'applique contre La tige 22. L'effort du galet 26 est transmis au curseur 18 qui est ainsi appliqué sur La piste 12 avec un effort de l'ordre de 100 g. Etant donné la nature des matériaux qui tdlstituent La piste et le curseur, le coefficient-de frottement de l'un sur. l'autre est de L'ordre de 0,05 et La force transversale nécessaire au déplacement du curseur est très faible, de l'ordre de 5g, départ arrêté. Il va de soi que le potentiomètre décrit, représente seulement un exemple de réalisation. On pourrait en effet utiliser un potentiomètre d'un autre type, par exemple un potentiomètre bobiné (voir figure 5). Le curseur 18 est relié électriquement à un appareil de mesure par l'intermédiaire d'un fil électrique 32 qui comporte un serpentin 32a qui permet d'absorber le déplacement du curseur par rapport au piston. La bague supérieure 14 est reliée par un fil 34 et la bague inférieure 16 par un fil 36. Les conducteurs 32, 34 et 36 constituent les lignes de remontée du capteur et- sont constitués par un câble intégral à gaine inoxydable comportant cinq ou six conducteurs en cuivre isolés par de la magnésie et bouché à sa partie inférieure par un passage spécial étanche. On a représenté sur la figure 6 un schéma électrique qui illustre les moyens permettant de mesurer à une grande distance la position du curseur du potentiomètre. En effet, le capteur de l'invention est destiné à être utilisé à une distance de I à plusieurs kilomètres des opérateurs. Les moyens de mesure de la résistance électrique sont constitués par exemple par un ohmètre à quatre fils raccordé au capteur par des lignes dont la longueur peut atteindre plusieurs kilomètres. Par suite, les résistances en ligne sont très importantes et il est nécessaire de les connaître afin de pouvoir calculer de manière précise La position du curseur et par suite celle du piston 6. Selon un procédé connu, chacun des trois fils 32, 34 et 36 est dédoublé, par exemple après la sortie du piston 6. Le fil 32 qui relie Le curseur à l'appareil de mesure est dédoublé en un fil 32a de résistance R3 et un fil 32b de résistance R4. Le fil 34, qui relie l'appareil de mesure'à la-partie supérieure de la piste du potentiomètre (point a) est dédoublé en un fil 34a et un fil 34b de résistance R1 et R2 respectivement. Le fil 36 qui relie L'extrémité inférieure de la piste du potentiométre (point c} est dédoublé en un fil 36a et un fil 36b de résistance R5 et R6 respectivement. En outre, on a désigné par Rc la résistance de contact du curseur-sur La piste du potentiomètre. RA désigne la résistance de La piste potentiométrique entre le point a et Le- point b de contact du curseur sur La piste du potentiomètre. RB désigne La résistance de La piste du potentiométre entre Le point de contact b du curseur et le point c de la piste. RD est la somme de RA et RB. Les résistances en Ligne entre Le point a et le point o le fil 34 est dédoublé, ainsi que la résistance entre le point c et Le point o La Ligne 36 est dédoublée sont négligeables étant donné que les connexions sont très courtes. Il en va de même en ce qui concerne Le fil 32. En outre, selon une variante simplifiée de ce procédé de mesure, il est possible de ne pas dédoubler le fil 32 et de réaliser la mesure avec cinq fils seulement au lieu de six. L'erreur introduite par cette simplification est en effet minime. La position du curseur par rapport à la piste est parfaitement connue si l'on peut déterminer les résistances RA et RB étant donné que l'on a RA/RB=ab/bc. De manière, connue, on effectue la mesure des résistances suivantes R1 + R2; R3 + R4; R5 + R6; R1 + RA + RB + R5; R1 + RA + RB + R6; R2 + RA + RB + R6; R1 + RA + RC + R3; R1 + RA + RC + R4; R5 + RB + RC + R3. On dispose ainsi d'un système de 9 équations à 9 inconnues. La mesure de ces différentes résistances est effectuée au moyen d'un ohmètre de précision à quatre fils muni d'un système de commutation. Le temps de mesure est inférieur à une seconde. Un microcalculateur permet de résoudre le système d'équations ci-dessus et de déterminer la valeur des résistances RA et RB. Afin d'assurer la précision de la mesure, il est nécessaire d'effectuer une compensation de la dilatation thermique du fluide compressible contenu dans la chambre 8. En effet, lorsque la température augmente, le fluide, par exemple de L'huile, se dilate plus rapidement que les solides qui le contiennent. Ainsi, l'huile de type Rhodorsil mentionnée précédemment présente une augmentation de volume de 20% lorsque sa température passe de 0 C à 2500C. En conséquence, si le capteur de pression est immergé dans un milieu de température éLevée, la dilatation de l'huiLe entraînera un déplacement du piston 6 vers le haut (selon les figures) dont il doit être tenu compte pour la détermination de la pression. Le capteur comporte donc des moyens de compensation de pression. Ces moyens sont constitués par un empilement de disques 40. Comme on peut le voir plus précisément sur la figure 2, chacun des disques 40 est constitué en fait d'un disque 40a et d'un disque 40b réalisés en des matériaux différents présentant des coefficients de dilatation différents. Le disque 40 est obtenu par découpage dans une tôle bilame (SP108 - Metal Imphy, par exemple). En cas d'augmentation de la température, l'un des disques (40a) se dilate plus que l'autre (40b). Le disque 40 est donc contraint de se courber afin d'accommoder cette différence de dilatation. En conséquence, l'épaisseur de l'empilement de disques 40 augmente, comme on peut le voir sur la figure 2. Il en résulte un déplacement vers le haut du disque 24 et par suite de la tige 22, de la bague 20, et par suite du curseur 18. Ainsi, en cas d'augmentation de La température à laquelle est soumis le capteur, l'augmentation de volume de l'huile contenue dans la chambre 8 provoque un éloignement du piston 6 du fond 4, mais, simultanément, le curseur 18 s'éloigne du fond 4 d'une quantité 9 - égale au déplacement du piston 6. La position relative du curseur 18 par rapport à celle du disque reste donc constante, de telle sorte que les variations de température sont automatiquement compensées. Le calcul de la déformation du biLame en fonction de sa sensibilité et du coefficient de VilLarceau sont connus de l'homme du métier et ne seront pas décrits en détail. A titre d'exemple, pour un dispositif de compensation de température comportant trente disques et pour une variation de température de 235oC, le déplacement du curseur pourra être de 10 mm. Ainsi, le capteur de pression de l'invention qui vient d'être décrit présente un faible encombrement et une grande robustesse étant donné qu'il est insensible aux vibrations,' aux surpressions et à La corrosion.- IL n'est pas sensible aux effets thermiques étant donné que ceux-ci sont compensés automatiquement. IL permet d'effectuer des mesures à très grande distance. Il présente une bonne stabilité et il est d'une réalisation simple. Il peut- trouver des applications dans de très nombreux domaines tels que par exemple l'industrie pétrolière, l'océanographie, la géologie ou les mesures sous rayonnements intenses à grande distance. REVENDICATIONS 1. Sonde de mesure de pression, caractérisée en ce qu'elle comprend: - un tube (2) ayant une extrémité ouverte et une extrémité fermée (4); - un piston (6) monté coulissant dans Le tube (2) pour délimiter avec L'extrémité fermée de ce tube une chambre (8) de volume variable; - un moyen (9, 50, 50a, 50b) pour assurer une étanchéité entre le tube (2) et le piston (6); - une huile compressible contenue dans ladite chambre (8) de volume variable; - un moyen (10, 12, 18) pour mesurer le déplacement du piston relativement au tube. 2. Capteur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens pour mesurer le déplacement du piston relativement au tube comprennent un potentiomètre linéaire comportant une piste reliée (12) au piston (6) et un curseur (18) relié au tube (2), des fils électriques de connexion reliant le curseur et les extrémités de la piste à des moyens de mesure de la résistance électrique entre le curseur (18) et chacune des extrémités de la piste (12). 3. Capteur selon la revendication 2, caractérisé en ce que le potentiomètre comprend un barreau en saphir et une piste d'In203 déposée sur le barreau de saphir. 4. Capteur selon la revendication 2, caractérisé en ce que le potentiomètre comprend un barreau en verre et une piste de SnO déposée sur le barreau de verre. 5. Capteur selon la revendication 2, caractérisé en ce que le potentiomètre comporte une piste bobinée. 6. Capt-eur selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, comprenant des moyens de compensation de La dilatation thermique de l'huile compressible, ces moyens étant constitués par une série de disques biLames (40, 40a, 40b) reposant au fond l1 de La chambre, un plateau (24) disposé au-dessus de La série de disques, une tige (22) montée sur Le plateau (24), Le curseur (18) étant monté à une extrémité de La tige (22), un élément élastique (28) appliquant le curseur (18) du potentiomètre. 7. Sonde de mesure de pression, selon L'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que L'huile compressible est de marque Rhodorsil reférence 47V100 ou 47V710.