Brevet FR2628325A1 — publié le 19890915

- DES CRI PT ION La présente invention concerne un boitier en alliage léger ou en acier inoxydable permettant de stériliser à la chaleur des aiguilles d'acupuncture ou d'auriculothérapie ou tout autre aiguille à usage médical. La prévention des maladies infectieuses transmissibles (SIDA, hépatite) par l'aiguille d'acupuncture pose un problème médical majeur à l'acupunc-. teur. Actuellement, l'acupuncteur dispose de trois façons pour stériliser les aiguilles qu'il emploie a) stérilisation des aiguilles en "vrac" dans un stérilisateur ("poupinel" par exemple). b) stérilisation avec un moyen chimique (eau de javel par exemple). c) emploi d'aiguilles à usage unique. La première solution présente deux inconvénients - imprécision du nombre d'aiguilles mise dans le stérilisateur, - manipulation des aiguilles par l'utilisateur après la stérilisation. La deuxième solution présente trois inconvénients - imprécision du nombre d'aiguilles à stériliser, - manipulation de liquide corrosif, - manipulation des aiguilles par l'utilisateur après la stérilisation. Enfin, la troisième solution présente un inconvénient majeur son PRIX de revient. En effet, un patient nécessite la pose de plusieurs aiguilles pour une scéance d'acupuncture et une aiguille d'acupunture à usage unique coûte 0,75 F en moyenne. Dans ces conditions, nous avons mis au point un système permettant de remédier à ces inconvénients. Il comporte en effet un boitier en alliage léger ou en acier inoty- dable présentant vingt et un orifices permettant d'entreposer vingt et une aiguilles métalliques. Ce boitier tient parfaitement dans la main de l'utilisateur. Ensuite, après avoir posé puis retiré les aiguilles du patient, l'utilisateur met le boitier dans le stérilisateur et stérilise les aiguilles à 180 OC pendant deux heures. Les avantages de ce système sont nombreux - stérilisation des aiguilles après chaque utilisation évitant la propagation de maladies infectieuses transmissibles. - facilité d'emplci. L'utilisateur utilise le nombre d'aiguilles nécessaires pour Un traitement et après chaque scéance d'acupuncture, le médecin range soigneusement les aiguilles sans risque d'oubli sur le patient. - faible cent. Il suffit d'acheter un stérilisateur de capacité moyenne (de 19 litres à 50 litres de capacité intérieure) ainsi qu'un nombre de boitiers métalliques correspondant aux besoins d'une demi-journée de travail d'un acupunteur. - l'aiguille étant dans le boitier lors de la sortie du stérilisateur, il n'y a aucun risque de transmission d'infection dé l'utilisateur vers le patient. La figure 1 représente en coupe, le boitier (1) avec un des orifices (2). Le boitier mesure 69 mm de long et a une hauteur de 35 mm. L'orifice a une forme évasée comme le montre la figure. Chaque fut récepteur d'aiguille d'abord droit en partant du socle, de 35 rn. de diamè- tre, présente un rétrécissement situé à quelques millimètres du bord supérieur et se termine par l'orifice supérieur de forme évasée et de diamètra maximum de 35 nsa, poup une bonne tenue de l'aiguille dans son orifice. La figure 2 représente une vue supérieure du boitier (1). La-face a une longueur de 69 mm et une largeur de 30 mm. Il existe trois rangées de sept orifices (2) coniques de 3,5 mm de diamètre chacun. La distance est égale entre chaque orifice. Ce boitier selon l'invention est particulièrement destiné à l'entre p3t et à la stérilisation à chaud d'aiguilles d'acupuncture ou d'auriculothérapie. REVENDICATIONS 1 - Dispositif composé d'un boitier en alliage léger ou en acier inoxydable présentant plusieurs futs permettant d'entreposer et ce stériliser à chaud des aiguilles d'acupuncture ou d'auriculothérapie, caractérisé en ce que chaque fut récepteur d'aiguille d'abord droit en partant du socle, de 3,5 mm de diamètre, présente un rétrécissement situé à quelques millimètres du bord supérieur et se termine par l'orifice supérieur de forme évasée et de diamètre maximum de 35 mm. 2 - Dispositir selon la revendication 1 caractérisé en ce que le boitier est composé de 21 orifices disposés sur 3 rangées et situés à égale distance les uns des autres. X - Dispositit selo. la revendication I ou î caractérisé en ce que le boitier a une longueur ce ta mm, une largeur de 30 aT.. et une t'auteur de 35