Brevet FR2630910A1 — publié le 19891110

La présente invention concerne une table de traitement thérapeutique, à possibilités multiples concernant les pathologies rencontrées en : Kinésithérapie, Rééducation, Rhumatologie, Accidents sportifs et du travail. De même, son utilisation peut être envisagée d'une manière fiable dans les clubs de gymnastique ou privés. Cette nouvelle table offre la possibilité de traiter de nombreux désordres physiologiques avec une simplicité remarquable et une efficacité parfaite Elle a la propriété de décom- presser les disques vertébraux, apportant par là les mêmes effets au niveau du rachis lombaire, dorsal ou cervical. Ceci n'est rendu possible cue gr2ce à la sélection programmée des angles posturaux soit en arrêt tête haute - tête basse, ou en mouvement continu de balancier, étant donné Que l'utilisateur reste solidaire du plateau mobile par des fixations tête-pieds, dans une posture de relaxation complète, en décubitus dorsal, sans cassure - physiologiQue. Cette relaxation est augmentée par l'avantage d'une résistance électrique de 24 V, répartie sous l'enveloppe, ce qu permet er chauffant les masses musculaires postérieures de décompresser, redresser, récupérer, de masser. Par sa conceptior, elle permet de traiter certaines atteintes neurologiques, de libérer la ou les racines nerveuses dont les causalités majeures sont dues à un tassement discal, à un déplacement latéral, à une translation ou à une rotation de un ou plusieurs étages vertébraus facilitant ainsi la récupération d'une statique correcte. Elle peut être également utilise pour résorber certaies formes de hernie discale, tant que celle-ci reste bloZue sous le ligament commun postérieur. Dans ce cas, il est possible en déterminant l'angle de déclive correspondant, de lui faire réintégrer la logette du nucléus. De plus, grâce au mouvement continu impulsé mécaniquement, elle provoque un massage visceral dont l'action sera justement appréciée dans la prise en compte des désordres du tube digestif, de l'arbre urinaire, du système vasculaire, des gonades. 'Cette table est constituée d'un ensemble Bâti-Plateau et d'un entraînement suivant le type : Fig. 1 et 2 10 Equipé d'un Moto-réducteur électrique (13) 20 ou équipé d'un système hydraulique Bâti : Il comprend - Deux pieds (1) sous lesquels sont fixés quatre patins(16) réglables par filetage (S.I.-) Fig 1 et 2 - Deux jambages verticaux (2) supportant un plateau (3) articulé par un assemblage AXES (15) et roulements (14) Fig 1-2 - Quarres liens ooliues à 450 (4) consolidant l'ensemble pieds-jambages. Un plateau (3), de dimensions étudiées afin d'accueillir la diversité dimensionnelle des utilisateurs (des plus petites aux plus grandes tailles), comprenant un cadre de construction métallique (5) recouveru d'une partie boiserie (6) surmontée d'une épaisseur de mousse (7) des laquelle est logée une résis- tance électrique (8) 24 V normalisée, le tout recouvert d'une enveloppe en skay (9) (facilité d'entretien et d'hygiène). Fig.1-2 - A chaque extrémité, perpendiculaires au plateau (3) deux ensembles métalliques (10) enveloppés également de boiserie(6) de mousse (7) et de skay (9) servent de support de fixation à une tétière (11) et à deux chevillères (12) en cuir.Ces dernières sont rattachées au support par une chaîne et un mousqueton cadmiés. (27) Fig.1-2 le plateau (3) dans ce type de table à Moto-réducteur, est mû par un ensemble volant-bielle, le volant (18) de @ suffisant, percé de nombreux trous positionnés en spirale en partant de l'axe du Moto-réducteur, est rendu solidaire de l'arbre de scrtie du Moto-réducteur par clavetage et boulons M 80. Fig.1-2 Le nombre de tours-minute du Moto-réducteur a été déterminé en tenant compte des données biologiques de l'être humain. La liaison volant (18) et plateau (3) est assure par une bielle (19) équipée à chaque extrémité d'une part filetée droite et gauche, avec axés, rotules et écrous de blocage. Fig.1-2 Cette bielle (19) par son filetage droite et gauche offre l'avantage d'augmenter l'amplitude angulaire du plateau(3). Ceci peut être obtenu également par la disposition des différents trous en spirale du volant. Fig. 1-2 Sous le plateau (3), une partie métallique (2C) percée de plusieurs trous reçoit par l'Intermédiaire de son ensemble, Axe et rotule, l'autre extrémité de la bielle; donnant ainsi une gamme de réglages supplémentaires de la pente du plateau, Fig.1 Un coffret électrique (21) de type courant comprend un disjoncteur M.A. (22), un interrupteur M.A. (23) et coup par coup, une commande (24) pouvant sélectionner la position : Tête basse - Tête haute mouvement continu; une minuterie (25) offrant un cnois très large des temps d'arrêt dans une position déterminée. Fig.2 Un cordon d'alimentation avec fiche mâle 2+T (26) alimente l1ensemble des organes électriques. Revendication 1) Dispositif d'ensemble mécanique à but thérapeutique, de possibilités multiples et variables, comportant un ensemble bati-plateau mû par un moto-réducteur (13) ou un système hydrau- lieue dans un mouvement de balancier, caractérisé par le fait qu'il est équipé d'une triade fixant l'utilisateur au plateau par a) Une tétière (11) et deux chevillères (12) b) La bielle (19) avec filetages droite et gauche et le plateau (18) percé de nombreux trous en spirale en partant de l'axe menant. c) Enfin le coffret électrique (21) muni d'une commande(24) de sélection posturale . 2) Dispositif selon 12 revendication l,@que le bati comprend : deux pieds (1) quatres patins (16) deux jambages (2) reliant les pieds (1) à l'ensemble d'articulations (14)(15) et plateau (3), ce dernier étant m par la combinaison bielle (19) volant (18). 3) Dispositif selon la revendication l,caractérisé en ce qu'il est pourvu en outre d'une résistance électrique (8) de 24 V répartie sous l'enveloppe d'habillage. 4) Dispositif selon l'une des quelconques revendications précédentes , consiste dans la fixation de l'utilisateur par tétières (11) chevillères (12) au plateau (3) par deux parties métalliques (10), ces dernières donnant un ventail de réglage de fixation dans un plan 5) Dispositif selon l'une des quelconques revendications précédentes, réglage angulaire complémentaire par la pièce (20! fizée sous le plateau (3) aux autres sélections d'inclinaisons soit par la bielle (19) (18).