Brevet FR2634649A1 — publié le 19900202

La présente invention concerne une seringue médicale en matiè re plastique non réutilisable Parallèlement aux risques bien connus d'infections bactérien nes, la necessité de rendre impossible une seconde utilisation des serin ques médicales en matière plastiaue à usage uniaue connait un regain d'ac cuité avec la découverte de la transmission sérique de virus tels celui du SIDAS parbculièrement chez les drogués.L'absence de vaccin ou de théra peutique ayant fait la preuve de son efficacité rend précieux tous les moyens de prévention .M & e si les seingues à usage unique sont en vente libre,et que le drogué a les movensde les acheter,souvent il ne le fera pas; en état de manauessil préferera utiliser une ancienne seringue plutôt que de se déplacer Ceci s'explique très aisément par l'état mental dans lequel il se preuve à ce moment Dans l'état antérieur de la technioue > l'iisaae unique dépend du bon vouloir du manioulatejir qui peut très bien,attitude des plus repré hensiblestutiliser plusieurs fois une même seringue malgrè le risque impor tant d'infection;il lui suffit,pour cela,de remplir de nouveau la seringue comme pour la première utilisation. Techniquement,il peut le refaire autant de fois outil le souhaite. La seringue en matière plastique selon l'invention est conçue telle manière a rendre impossible une réutilisation ;après la fin de la première utilisation,la serinoue devient absolument inefficace.CeDendant, lors du premier remplissage,on peut procéder a tolites les manipulations préparatoires nécessaires, telles qu'ajustage de la quantité de liquide à ardeur dans la serinaue,exotilsion de bulles d'air ,etc ... Cette serinque a sensiblement l'apparence et la taille d'une seringue classique.Dans notre description nous l'étudierons dans la position verticale,aiguille orientée vers le bas . A L'état initial,telle qu'elle est livrée à l'utilisateur,le piston est incomplètement enfoncé dans le corps de la(corps de la) seringue. La tête du piston,plate,est en effet à quelques millimètres du fond et a la-perticularité de comporter un trou occupé par l'extrémité d'une tige d'étancheité issue d'un bouchon (soudé) fermant le haut du corps de la seringue ; ce bouchon laisse passer le manche du pis tôn par un orifice non circulaire (donc pas de rotation) et comporte également de petits trous d'aération autorisant la libre course du piston Dans cette position l'extrémité inférieure de la tige d'étanchéi- té et la face inférieure de la tête du piston sont dans un même plan horizontal Fixé ai fond de la seringiie,on note un diverticule faisant saillie vers le haut , exactement dans le prolonqement de la tige d'étancheité et de même section . Ce diverticule et la tige d'étancheité sont adjacents dans cet état de la seringue ,mais non solidaires. Lorqque le manipulateur commence a aspirer le liquide1 la tête du piston remonte en s'empalant en quelque sorte sur la tige d'étancheité qui ne subit aucune translation dans le sens vertical puisqu'elle est fixée au bouchon soudé à l'orifice supérieur de- la seringue . Notons cependant qu'avec la montée de la tête du piston,la partie de la tige d'étancheité ainsi parcourue à une tendance structurelle calculée à s'arquer vers l'éxtérieur .Remarauons encore que le manipulateur peut opérer tous les ajustages necessaires pour préparer l'injection Ceci fait,il procède à l'injection; la tête du piston redescend et,cette fois ,va jusqu'au fond de la seringue Or,dans ce mouvement > la tête du piston,après avoir parcouru en sens inverse la partie distale de la tige d'étancheité finit par s'empaler sur le diverticule issu du fond de la seringue et qui est exactement aliané sur la tige d'étancheité; ce faisant la tête du piston libère la tige d'étancheité qui,obeissant à sa tendance naturelle structurelle (voulue) s'écarte vers l'éxtérieur La seringue est alors neutralisée Si le manipillateur essaye de l'utiliser une seconde fois il constatera son absolue inefficacité.Ceci est dûsnon pas à un blocage mécanique,mais au fait uue le trou pratiqtlé dans la tête du piston,et qui-était occupé initiatement oar la tige d'étancheité ,est libre définitivement car la tige d'étancheité èst alors dans une position telle qu'il est imDossible de l'y faire réintégrer P ar conséquentsstoute aspiration fera affluer de l'air par ce trounrendant impossible la création d'une pression négative propre à assurer l'aspiration du liquide C'est pour cela que nous avons choisi la terme de tige d'étan cheité;son rôle n'est oas en effet de servir d'ergot ou de cliquet de blocage Une fois la première injection faite et la tige écartêe,ceu im, porte son devenir (qu'elle soit pliée ou détruite),son r le essentiel est En effets terminé;l'important est qu'elle ne peut plus reintégrer le trou dans la tête du piston. Outre son rôle dans l'étancheité (contiquité tige-tête du piston étudiée,matériaux convenablement choisis) ,cette tige devra avoir une rigidité suffisante pour ne pas plover avant la fin de l'injection. A noter que le diverticule du fond de la serinque peut-être remplacé par une structure à base élargie en papule qui,une fois l'injec s tion pratiquée,se trouvera logée une concavité correspondante creusée à la base de la tête du piston et centrée par le trou qui était occupé par l'extrémité de la tige d'étancheité .Ce montaqe,légèrement différent,serait très utile si l'on devait craindre une légère et intempestive rotation de la tête du piston Remarquons que, pour ne pas bloquer prématurement la serinque en préparant l'injection de produits présentés à l'état lyophylisé,il suffit de commencer par aspirer une petite quantité drair qui servira de tampon pendant. la préparation Dans une forme d eréalisation qui constitue une variante.le manche du piston est excentrée,ce qui est très oratiq##e,surtout pour les seringues à lumière étroite (ex: seringues de vaccinationeseringues insuline). AInsi une place plus grande est résevée à la mise en place de la tige d'étancheité avec l'éspace reservé à son expansion en fin d'injection Dans cette forme de réalisation,le manche du piston est plaque contre la paroi. Dans la partie supérieure de la #eringue,l'#space restant est occupé par une pièce massive,en matière plastqieu (soudéeXdont est issue la tige d'étancheité.Des perforations à la pertie supérieure de la seringue assureront le necessaire passage de l'air .Notons également que la pièce en matière A plastique peut être ermplcée par une tige métallique prolongée sur le haut par deux crochets destinés a être implantés dans l'épaisseur de la paroi de la seringue.Un bouchon circulaire (soudé) coiffant le tout. Dans une autre variante de seringue à manche excentré,éqalement très favorable à la miniaturisation tout en étant très économiaue#la tette du piston et le bouchon sont deux pièces en matière plastioueystricte- ment identiquescomportant un canal borgne à trajet horizontal dans l'épais seur de la pièce et un trou vertical traversant la pièce de part en part. En tant que tête du piston cette pièce recoit le segment,plié à l'anale droit,d'une tige métallique,servant de manche du piston ce manche,sur le haut de la seringue,traverse la seconde pièce servant de bouchon3 ceci par le trou vertical libre Au niveau de la pièce servant de tête du piston touiours,Ie trou vertical est occupé par l'extrémité d'une tige métallique qui est la tige d'étancheité fixée en haut dans le canal borne de l'autre pièce (identioue) servant de bouchon et. collée au coprs de la seringile La tige d'étancheité est pliée,elle,selon un angle légèrement inférieur à 90ceci pour donner à l'extrémité inférieure de la tige d'étancheité une tendance nette et permanente à se diriger vers le centre de la serinque (dans notre cas); ceci se concrétisant irréversiblement à la fin de l'injection Remarquons que les deux parties du couple constituées par le piston d'un côté et le "bouchon" + tige d'étancheité" de l'autre ,sont identiquesi occupent la même position l'une par rapport à l'autre;iine seule. petite différence cependant :la tioe servant de manche du piston sera plus lonaue et verra son extrémité supérieure enroulée ou pliée de telle manière à.donner une bonne prise aux doigts du manipulateur (ce matdriel étant a usage unique,il n'v a pas lieu de fignoler cette partie). Notons cependant qu'on aura interêt,tolit en gardant les mêmes pièces en matière plastique standart1 à utiliser des tires métalliques de calibre différent La tige servant de manche du piston sera légèrement plus éoaise se car elle aura a subir des forces de traction et de poussée plus impor tantes lors de la manipulatiofl o La tige métallioue servant de tige d'étancheité sera plus fine car les forces s'exerçant sur elle sont relativement faibles; on prendra garde cependant à choisir un métal de rigidité suffisante,ne faisant pas craindre un ploiement de la tige avant la fin de l'injection (une fois l'injection pratiauée,le sort dala tige d1étancheité,écartée irreverssiblement > imoorte peu ). La pièce en matière plastique bi-valente restera la même quelque soit le rôle (tête de piston ou bouchon) quton lui fera jouer Seulement la tige servant de manche du piston;olus épaisse, rentrera plus forcée dans le canal borgne qlle la tioe d'étancheité ,plus fine D'autre part ,le même trou vertical acceuillera indifférament la tioe -manche ou la tiae d'étancheité En effet,les qualités élastiques (au sens commun) de la matière plastioue peuvent assurer,surtout pour un usage unique ,une bonne adhésivité et glissement pour des tiges de calibres différents (mais pas trop ). Ce modèle est très économique car,avec une tioe d'étancheité assez finenle diverticule du fond de la seringue ne s'impose plus ,donc le co#ps de la serinoue restera classique .D'autre part il n'y a pas lieu de mouler un piston classiquP;il suffit de mouler des pièces standart bi-valPntes,sans problèmes de moulage,étant donnéeS leurs formes assez sommaires. Donc deux pièces identiques,en matière plastique,et deux tiges métalliques ordinaires sont adaptées oar simole#ression et emboitement. avant d'être glissées dans le corps du piston .Collage -soudure du bouchon sur le haut de la seringue et mise en place d'un carré de carton rigide de sécurité terminent une opération très accessible aux techniques d'automatisation . Il est a remarquer aussi qu'il existe de nombreuses variantes en ce qui concerne: r La position du manche du piston ( central ou excentré). * La forme de la section de ce manche (cruciformP,en Y,Pn L, carrée.réctangulaire.etc ... mais jamais circulaire ). * La forme du bouchon soudé (soude dont est issue la tige (cercle complet ou portion de cerle ). Par exemole si le manche a une section cruciforme le bouchon sera simplement un quart de cylindre pilis- que,par les éspaces libres,il n'est pas possible d'atteindre la tige * La hauteur du bouchon :Plus(par)ls hauteur du bouchon est grande (sans gêner le jeu du piston) moisn la tige d'étancheité devra entre longue,ce qui est un facteur favorable à sa rigidité * La nature des matériaux utilisés pour le bouchon et la tige. L'avantage,dans cette invention,est que les pièces peuvent être très sommaires nsans problèmes de moulage aucun ,la tipe ayant un simple rôle d'étancheité.La matière Plastique est toute indiauée Des pièces métalliques sont cependant techniauement utilisables Par exemple :bloc de matière plastique dans lequel plonga une tige de cuivre convenablement orientée Une attention particulière sera apportée aux caractéristiaues phvsiaues de la matière plastique utilisée pour la tiae d'étancheité et la tête du piston ,ceci pour assurer une bonne adhésivité ,tout en permettant le glissement * Les dimensions : il est évident elle la hauteur laissée libre au fond de la seringue à l'état initial (signalée sur le conditionnement) détermine la hauteur du diverticule et l'éoaisseur de la tête du piston Pour éviter la neutralisation prématurée de la seingue avant même son utilisation,on onDeutodans la présentation initiale,prévoir un rectan- le de carton très rigide intercalé dans une fente aménagé dans l'é paisseur du manche fleur du corps de la seringue Dans tous ces modèles aucun problème d'aseptie ne se pose car la tige d'étancheité reste à l'intérieur de la serinaue loin de toute atteinte La seringue selon l'invention est donc facile à fabriquer,sans aucun problème de moulase,et a moindre coût Pour peu que l'on apporte une modification minime au moule du corps de la seringue. Çpour le diver ticule) on peut même ,instantanement,transformer une seringue à usage unique classique en seringue non réutilisable;;il suffit de faire un trou dans la tête du piston et. d'ajouter une seule pièce très sommaire qui est un bouchon prolongé par une tiqe En excentrant le manche du piston et--en utilisant des tiaes fines,on peut aisement fabriquer des modèles à lumière très étroite A la limite on peut très bien se passer du diverticule si le trou pratiqué dans la tête du piston est assez fin jen effet, 1 e rôle du diverticule est d'éviter qu'une qoutte de liquide occup#le trou à la fin de l'injection ; ;par acquis de conscience nous avons choisi plus haut de ne pas considérer cette goutte comme quantité négligeable Les dessins annéxés illustrent l'invention - La figure 1 représente#en coupe lonaitijdinale,#la seringue dans son état initial avant l'utilisation. - L a fiaure 2 montre la seringue remplie de liquide et prête pour l'injection - La figure 3 montre la seringue après l'injection; - La(serinoue) 4 montre l'impossibilité de toute réutilisation de la seringue . - La figure 5 nous montre,en cartouche ,l'intériellr d'un modèle de seringue selon l'invention - La figure 6 représente une variante où le manche du piston est excentré - La figure 7 montre également une variante avec manche du piston excentré et tige d'étancheité métallique - La figure 8 nous montre le modèle ,à manche excentré ,où tête du piston et bouchon sont deux pièces identiques Dans la fabrication det pièces standart bi-valentes encore plus simples,on peut utiliser de longs moules cylendriques bon marché avec ensuite découpage à l'eau sous très haute pression La seringue,représentée en coupe longitudinale sur la fiqure 1 est composée d'un corps (1) au fond duquel un diverticule (2).de quelques millimètres ,est aligné sur la tige d'étancheité (3),laquelle est, à son extrémité supérieure,issue d'un bouchon soudé (4) obturant le haut de la seringue,et à son extrémité inférieure logée dans un trou (5) pratiqué dans la tête du piston Dans cette position,la tige d'étancheité ne peut obéir à sa tendance naturelle à se rapprocher de la paroi de la seringue comme elle le fera une fois échappée du trou (5) comme le montrent les petits dessins dans les- cercles à traits discontinus .Nous pouvons également voir une forme différente de diverticule (6) qui repose sur une base élargie et arrondie destinée à se loger dans la concavité (7) correspon-- dante de la tête du piston .Cette concavité (7) est destinée à canaliser le diverticule vers le trou (5) à la fin de l'injection au cas ou la tête du piston aurait,intempestivement,un certain degré de rotation théoriquement impossible cependant,car le manche du piston est de section non circulaire; la section sera par exemple carrée (8). Le piston est,à l'état initial,en position de retrait de quelques millimbtreswil ne devra pas être enfoncé par le manipulateur au début. Outre l'avertissement figurant sur le conditionnement,le manche du piston sera entravé par un réctangle de carton (9) interdisant la neutralisation prématurée de la seringue par inadvertance ou par un choc toujours possible sur le manche du piston dans le sens de l'injection Des.. trous (10) pratiqués dans le bonichon (4) permettent la circulation de l'air netessaire au jeu du piston Sur la figure 2 nous observons ce qui se passe lorsqu'on aspire le liquide.La tête du piston remonte en s'empalant sur la tige d'étancheité (3) par le trou (5) L'extrémité inférieure de la tige d'étancheité concrétise alors un peu sa tendance à s'écarter vers la paroi de la seringue ;mais cet écart reste reversible pour l'instant .Il est à noter que toute les manipulations préparatoires à l'injection sont possibles telles qu'explusion de bulles d'air ,ajustement de la quantité de liqui de à garder dans la seringue etc .....,TOUT CECI SAns neutralisation de la seringue La figure 3 nous montre l'état de la seringue à la fin de l'injection .La tête du piston rejoint le fond de la seringuez après avoir coulissé autour de la tige d'étancheité (3) la tête du piston finit par s'empaler sur la diverticule (2).La tiqe (3),alors libéréewstécarte vers la paroi de la seringue,comme elle à une tendance permanente à le faire pour reoindre ainsi sa position naturelle .La serinque est désormais unitilisable La fiaure 4 explicite les modalités de neutralisation de la seringue .Ce n'est pas la tige (3) qui est déstinée à faire obstacle à toute réutilisation (bien qu'on puisse lui faire jouer également ce rôle); son rôle principal ,qui était l'étancheité , est désormais terminé;son sort n'à plus aucune importance Sur la figure 4 elle est pliée.Elle aurait pu jouer un rôle de cliquet de blocage si elle était plus solide, elle polirait éqalement faire sauter la tête du piston pré -découpée,mais ceci est secondaire La neutralisation de la seringue vient du fait que la traction sur le Piston lors de la tentative d'une seconde utilisation entrain l'irruption d'air dans le compartiment déstiné au liquide;;cet appel d'air se fait par le trou (5) Donc impossible d'aspirer quoique ce soit en l'absence d'une pression négative d'aspiration .La seringue est bien inutilisable La figure 5 nous montre,en cartouche,un modèle de seringue selon l'invention Ici le manche du piston (11) est de section cruciforme,ce qui permet de mettre en place un bouchon (12) simplifié,occupont seulement un quart de cercle L'aération necessaire à la course du piston est assurée par les trous (13) pratiqués au niveau du manche Le diverticule (2) Tissu du fond de la seringueJest ici de section carrée,comme d'ailleurs la tige (3) dont l'extrémité inférieure présente un très léger renflement (14) déstiné à rendre impossible tin effet ventouse entre la tige et le manche du piston La figure 6 nous montre une forme de réalisation selon une va riante favorable à la fabrication de seringuesà(la)lumière même extrssme- ment étroite .Ici,le manche (15) du piston est excentré ) laissant plus de place pour l'expansion de la tige (3) à la fin de l'injection Cette tige d'étancheité (3) est issue d'une pièce massive (16) en matière plastique dans laquelle est ménaaé un trou (17) d'aération la fin de l'injection verra (18) l'expansion de la tige vers la paroi de la seringue sans possibilité de retour La figure 7 nous montre une variante,avec également un manche ds piston excentré;;mais ici la tige (19) est solidarisée avec le corps de la seringue par deux loncis crochets (20) plantés en (21) dans l'épaisseur même de 1 a paroi Cette tige peut être métallique ou en matière plastique Le bouchon (22) est distinct et vient se souder sur le tout en ménageant un passaae (23)non circulaire,au manche du piston Le bouchon comporte également les nécessaires trous d'aération (24).Remarquons encore que la tige d'étancheité et le bouchon peuvent être une: pièce très sommaire et donc très facile à mouler La figure 8 nous montre un modèle selon une variante caractérisée par le fait que la tête du piston et le bouchon obturant le haut de la seringue sont deus pièces en matière plastique identiques et de moulage facile . Chaque pièce est creusée d'un canal horizontal borgne (25) dont l'entrée apparaît au fond d'une petite logette (26),et d'un trou vertical (27) situé à extrémité d'un sillon qui sera parcouru par l'éxtémité de la tige d'étancheité à la fin de l'injection Lorsque la pièce est utilisée en tant que tête du piston le canal horizontal (25) reçoitwen introduction forcée segment coudé à angle droit de la tige métallique (28) jouant le rôle de manche du piston et passant,sur le haut de la serinaue,par le trou vertical (27) - - de la pièce en matière plastique (identique donc à la tête du piston) bouchant le haut de la seringue ;;la tige se termine alors selon une conformation favorable à la préhension Toujours au niveau de la tête du piston le trou vertical (27) reçoit la tige d'étancheité (29) dont l'éxtrémité coudée supérieure est solidement bloquée dans le canal horizontal (25) de la pièce en matière plastique jouant le rôle de bouchon Notons que la tige d'étancheité est coudée selon un angle inférieur à 900 pour que,lo#squtelle est en place,sa tendance à s'écarter du trou (27) soit permanente et spontanément concrétisée dès que la tête du piston,arrivée au fond de la seringue à la fin de l'injection,la libère Au niveau du corps de la seringuedes trous d'aération (30)permettent le jeu libre du piston O Il est à remarquer que nous venons de voir en même temps la pièce bi-valente dans son rôle de bouchon Cette pièce devra être assez haute pour éviter tout arc-boutement de la tête du piston Ainsi, les deux tiges #métalliques(manche et tiqe d'étancheité) sont adaptées (par leurs extrémités - coudées ) par pression et solidement bloquées dans les canaux horizontaux des pièces en matière plastique tandis - que ,par leurs éxtrémités rectilignes,elles coulissent dans les trous verticaux Le tout est alors introduit dans le corps de la serinque et soudé .La mise en place du carré en carton rigide de sécurité au niveau du manche termine une opération très accessible à l'automatisation automatisation Signalons d'autre part que,pour la clarté de la fiqure 8,les plans contenant le manche d'une part et la tige d'étancheité d'autre part ont été volontairement éloignéssen fait,ils devront être plus proches et toujours de part et d'autre et à éqale distance de l'axe de la seringue; ceci pour préserver le caractère bi-valent de la pièce en matière plastique et assurer un bon quidage de la tête du piston -o- R E V E N D I C A T I O N S -o -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-= 1 - Seringuesmédicale en matière plastique non réutilisable caractérisée en ce que la tête de son piston est ajourée d'un trou (5) dans lequel vient s'arrêter l'éxtrémité d'une tiqe dEtancheité (3) issue d'un bouchon (4) obturant le haut de la seringue et laissant passer le manche à section carrée (8) du piston ainsi que des voies d'aération (io) La tige d'étancheité (3) s'arrête au plan de la face inférieure de la tête du piston Dans la postion initiale la tête du piston est à quelques millimètres du fond de la seringue dont est issu un diverticule (2),de quelques millimètres,situé# dans le prolongement de la tige d'étancheité dont il a la section . Diverticule;(-2) et tige d'étancheité (3) ont des rapports étroits de contiguité et non de continuité. Le diverticule (2) va donc du fond de la seringue au plan de la face inférieure de la tête du piston Carackérisée en ce que la tête du piston ,en remontant lors de l'aspiration,vient s'emoalar sur la tige d'étancheité (3) par le trou (5) La tige (3) à une tendance structurelle,donc permanente, à s'écarter vers la paroi de la serinaue Caractérisée en ce quesslors de l'injPctionJla tête du piston redescend le long de la tige d'étancheité (3) puis quitte celle-ci pour s'empaler sur le diverticule (2) a la fin de l'injection .La tige (3), ainsi libérée,s'écarte alors vers la paroi. Caractérisée en ce qw.e le trou (5),ainsi libéré irreversi blement par la tige (3),constitue une voie d'apoel d'air lorsqu'on tire sur le piston;ainsi est rendue absolument impossible la création d'une pression négative nécessaire à l'aspiration d'un liquide par la seringue Caractérisée en ce que la tige d'étancheité (3) peut,accessoi# remelntconstituer un cliquet de blocage si elle est assez rigide et résistante;;elle peut également faire sauter une tête de piston pré-découpée La vacuité du trou (5) restant le facteur essentiel de la mise hors d'usage de la seringue 2 - Seringue selon la revendication 1 caractérisée en ce que le diverticule a une base dlargie (6)en papule,déstinée à se trouver, à la fin de l'injection,en rapport avec une concavité correspondante (7) creusée à la se de la tête du piston et centrée par le trou (5);;lequel était occuDé,à l'état initialinar l'éxtrémité inférieure de la tiqe d'é- tanchéité (3) 3 - Seringue selon la revendication 1 ou la revendication 2. caractérisée en ce que le manche du piston (11) a une section cruciforme Le bouchon (12) dont est issue la tige d'étancheité (3) est alors constitué par un quart de cylindre soudé à la paroi. 4 - Seringue selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisée en ce que le manche du piston (15) est excentré et ménade plus de place au mouvement d'expansion de la tige (3).Le bouchon est alors une pièce massive (16) (avec trou d'aération 17) occupant le reste de la lumière et prolongé de la tige (3) L'implantion de la base de l'aiguille est alors latéralisée. 5- Seringue selon la revendication 4 caractérisée en ce que la tige d'étancheité (19.Fig 7) est un structure métallique,ou en matière plastique fixée par deux longs crochets (20) plongeant,sur le haut du corps de la seringue,dans l'épaisseur (21)même de la paroi, Le bouchon étant indépendant (22) et soudé sur le tout Il laisse passer le manche (en 23) du piston par un orifié non circulaire;il comporte les necessaires voies d'aération (24). 6 - Seringue selon la revendication 1 caractérisée en ce que ta tête du piston et le bouchon coiffant la seringue sont deux pièces circulairesen matière plastique absolument identiaues.Chaque pièce est plane sur une face et présente sur l'autre face - Une logette (26) au fond de laquelle débute le trajet d'un canal horizontal borqne (25) - Un sillon à l'une des éxtrémités duquel est situé un trou vertical (27). Dans le montage selon la revendication,les deux pièces (tête du piston et bouchon )mettent en regard leurs faces aménagées.Caracté- risée en ce que La pièce du bas jouant le rôle detête de piston est prolongée par une tige métallique (28) dont le segment coudé à 900 est introduitF# position forcée dans le canal horizontal (25)tandis que l'extrémité rectiligne supérieure passe par le trou vertical (27) de la pièce du haut (servant de bouchon) avant de se replier selon une conformation plus favorable à la préhension Caractérisée en ce que la pièce du hautasoudée au corps de la seringue,outre qu'elle voit coulisser,en son trou vertical (27),la tige manche du piston (28)reçoit 5 en introduction forcée dans son canal horizontal (25),l1éxtrémité coudée de la tige d'étancheité (29) dont ltéxtrémité libre inférieure plonge dans le trou vertical (27) de la pièce servant de tête de piston Caractérisée en ce que la tige d'étancheité (29) est coudée, à sapartie supérieure,selon un anale légèrement inférieur à 90 ;ceci Dour donner à cette tiqe une tendance permanente à s'écarter du trou(27) de la tête du pistonne qu'elle fera irréversiblement à la fin de l'in jection O Caractérisée en ce qu'un diverticule peut être fixé au fond de la serinquejdans le prolongement de la tige d'étancheité; ;mais la finesse de celle-ci peut le rendre facultatif Caractérisée en ce que le corps de la seringue est aiou ré#,à sa partie supérieuretde trous (30) d'aération